Okružní 31, 638 00  Brno  
legmet@cmi.cz  
 +420 545 555 414  
 
  
Manažerské shrnutí pro EK (není součástí tohoto právního předpisu)  
„Snímače průtoku plynu s dýzou“  mohou být  v ČR uváděny na trh a do provozu jako stanovená 
měřidla  podle zákona č. 505/1990 Sb. o metrologii, ve znění pozdějších předpisů. Stanovená měřidla 
jsou podle tohoto zákona měřidla, jejichž typ je uveden v  druhovém seznamu stanovených měřidel 
(vyhl. č. 345/2002 Sb.) a jenž jsou zároveň určena (výrobcem/dovozcem) k  měření s  význ amem 
ochrany veřejného zájmu v  oblastech ochrany spotřebitele, závazkových vztahů, stanovení sankcí, 
poplatků, tarifů a daní, ochrany zdraví, ochrany životního prostředí, bezpečnosti při práci nebo 
ochrany jiných veřejných zájmů chráněných zvláštními právn ími předpisy . Jedná se tedy o obdobný 
účel použití, kterým jsou vymezeny stanovené výrobky – měřidla a váhy s  neautomatickou činností 
podle směrnic 2014/31/EU a 2014/32/EU. Na měřidla, která nejsou uváděny na  trh v  ČR pro výše 
uvedené účely použití, vymeze né zákon em č. 505/1990 Sb., o metrologii , se požadavky tohoto před-
pisu nevztahují. 
Předmětem tohoto notifikovaného předpisu je stanovení metrologických a technických požadavků na 
stanovená  měřidla  uvedeného druhu. Předpis stanovuje dále zkoušky pro účely s chválení typu a ově-
řování  stanovených měřidel uvedeného druhu.  
 (Konec manažerského shrnutí.)  
 
 Vyřizuje: Mgr. Tomáš Hendrych  
 Telefon: 545 555  414 
 
V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A  
 
Český metrologický institut (dále jen „ČMI“), jako orgán věcně a místně příslušný ve věci stanovování 
metrologických a technických požadavků na stanovené měřidlo a stanovování metod zkoušení při schva-
lování typu a při ověřování stanoveného měřidla dle § 14 odst. 1 zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o metrologii“), a dle ustanovení § 172 a následujících zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „SprŘ“), zahájil z  moci úřední dne 
15. 4. 2016 správní řízení dle § 46 SprŘ, a na základě podkladů vydá vá tento:  
 
 
I. 
N Á V R H   O P A T Ř E N Í   O B E C N É   P O V A H Y  
číslo: 0111- OOP -C090 -18 
 
kterým se stanovují metrologické a technické požadavky na stanovená měřidla, včetně metod 
zkoušení při schvalování typu a při ověřování stanovených měřidel:  
„snímače průtoku plynu s dýzou “ Opatření obecné povahy č. 0111- OOP -C090-18 
2 Stanovené technické a metrologické požadavky jsou na úrovni srovnatelné s relevantními požadavky 
evropských norem a uplatňují se na základní provedení snímače průtoku plynu s dýzou. 
 
1   Základní pojmy 
Pro účely tohoto opatření  obecné povahy platí termíny a definice podle  VIM a  VIML1 a následující  
termíny a definice : 
1.1    
měřicí systém pro měření protečeného množství plynu  
sestava jednoho nebo více měřidel (členů měřidel) a často dalších zařízení, sestavená a přizpůsobená 
k poskytování informace o kvalitativních a kvantitativních vlastnostech plynu 
1.2   
snímač průtoku plynu s dýzou  
snímač průtoku plynu založený na principu měření diferenčního tlaku před dýzou a v  jejím hrdle vložený 
definovaným způsobem do potrubí stanovených geometrických parametrů  
1.3    dýza ISA 1932  
primární prvek sestávající z  konvergentní části, kterou je konfuzor se zaobleným profilem , a z válcovi-
tého hrdla  
1.4    Venturiho dýza  
primární prvek sestávající z  konvergentního vstupu, kterým je normalizovaná dýza ISA 1932 spojená 
s válcovitou částí (tzv. hrdlem) a s  rozšiřujícím se kuželovitým úsekem (tzv. difuzorem)  
1.5   odběr tlaku (ve stěně)  
prstencová nebo kruhová dutina vyvrtaná ve stěně potrubí takovým způsobem, že hrana dutiny lícuje 
s vnitřním povrchem potrubí  
1.6    
statický tlak plynu proudícího potrubím  
tlak, který může být změřen připojením tlakoměru na odběr tlaku ve stěně  
1.7    diferenční tlak  
rozdíl mezi (statickými) tlaky měřenými v  odběrech tlaku ve stěně, z  nichž jeden je před dýzou a druhý 
v hrdle dýzy vložené do přímého potrubí, jímž protéká plyn, při uvažování všech rozdílů ve výšce od-
běrů před dýzou a v  jejím hrdle  
                                                      
1    TNI 01 0115 Mezinárodní metrologický slovník  – Základní a všeobecné pojmy a přidružené termíny (VIM)  
a Mezinárodní slovník termínů v  legální metrologii (VIML) jsou součástí sborníku technické harmonizace 
„Terminologie v  oblasti metrologie“ veřej ně dostupného na www.unmz.cz  Opatření obecné povahy č. 0111- OOP -C090-18 
3 1.8    
poměr průměrů β  
poměr průměru ot voru hrdla dýzy k vnitřnímu průměru potrubí před dýzou 
1.9   Reynoldsovo číslo potrubí Re
D  
bezrozměrný parametr vyjadřující poměr mezi setrvačnými silami a třecími silami v  potrubí před dýzou 
1.10    součinitel průtoku C  
součinitel definovaný pro proud nestlačitelné tekutiny; udává poměr skutečného průtoku dýzou k  teore-
tickému průtoku  
1.11    
součinitel expanze  
součinitel charakterizující míru stlačitelnosti uvažované tekutiny  
2   Metrologické požadavky  
Při ověřování se na snímače průtoku plynu s  dýzou uplatňují metrologické požadavky, které byly roz-
hodné pro jejich uvedení do oběhu.  
2.1   Pracovní podm ínky  
Pracovní podmínky stanoví výrobce s  ohledem na rozsah očekávaných teplot okolí při provozu a  s oh-
ledem na  rozsah teplot měřeného plynu. V  případě významných teplotních rozdílů mezi teplotou okolí 
a teplotou proudícího plynu musí být snímač průtoku plynu vhodným způsobem tepelně izolován.  
  dýza ISA 1932:  pro 0,30  ≤ β < 0,44:  7.104 ≤ ReD ≤ 107 
   pro 0,44  ≤ β ≤ 0,80:  2.104 ≤ ReD ≤ 107 
   Venturiho dýza:  pro 0,316 ≤  β ≤ 0,775:  1,5.105 ≤ ReD ≤ 2.106 
2.2   Meze použití  
Snímače průtoku plynu s  dýzou ISA 1932 mohou být použity pouze pro:  
   vnitřní průměr potrubí D : 50 mm až 500 mm 
   poměr průměrů β  (d/D): 0,30 až 0,80  
  drsnost vnitřního povrchu dýzy a potrubí musí vyhovovat stanoveným požadavkům  
Snímače průtoku plynu s  Venturiho dýzou mohou být použity pouze pro:  
   vnitřní průměr potrubí D : 65 mm až 500 mm 
   minimální průměr otvoru hrdla d:  50 mm  
   poměr průměrů β  (d/D): 0,316 až 0,775  
   drsnost vnitřního povrchu dýzy a potrubí musí vyhovovat stanoveným požadavkům  
2.3   Relativní n ejistota součinitele průtoku  dýzy  
Při dodržení všech technických požadavků a požadavků na instalaci v  mezích nevyžadujících navýšení 
relativní nejistoty součinitele průtoku  o přídavné nejistoty  platí pro jednotlivé druhy dýz následující 
relativní nejistoty součinitele průtoku C :  
   dýza ISA 1932:  pro  β  ≤ 0,6:  0,8 %  Opatření obecné povahy č. 0111- OOP -C090-18 
4    pro β  > 0,6: (2β − 0,4) %  
   Venturiho dýza:  pro 0,316 ≤  β ≤ 0,775:  (1,2 + 1,5β4) % 
V případě použití přímých délek  potrubí s  přídavnou nejistotou musí být tato nejistota přičtena k  nejis-
totě součinitele průtoku. Použití přímé délky potrubí zatížené přídavnou nejistotou je omezeno buď jen 
na úsek před dý zou, nebo jen na úsek za dýzou. 
Splnění technických požadavků se zjišťuje při ověřování  jednotlivých částí  snímače průtoku plynu a spl-
nění požadavků na instalaci se zjišťuje v  rámci ověření vyhodnocovací jednotky pro měření protečeného 
množství plynu. 
2.4   Relativní nejistota součinitele expanze  
Při dodržení všech stanovených technických požadavků platí  pro jednotlivé druhy dýz následující rela-
tivní nejisto ty součinitele expanze ε :  
   dýza ISA 1932:  2∆𝑝𝑝
𝑝𝑝1% 
   Venturiho dýza:  (4+100𝛽𝛽8)∆𝑝𝑝
𝑝𝑝1% 
kde Δ p je diferenční tlak a p1 absolutní statický tlak plynu před dýzou. 
Splnění technických požadavků se zjišťuje při ověř ování jednotlivých částí snímače průtoku plynu.  
3   Technické požadavky  
Při ověřování se na snímače průtoku plynu s  dýzou uplatňují technické požadavky, které byly rozhodné 
pro jejich uvedení do oběhu. 
3.1   Konstrukce  
Základní provedení s nímače průtoku plynu s  dýzou zahrnuj e následující části:  
   dýzu (ISA 1932, dýza s  dlouhým poloměrem nebo Venturiho dýzu);  
   odběry tlaku;  
   uklidňovací přímou délku potrubí před dýzou v  celkové minimální délce 10 D, případně, pokud 
to požadavky na instalaci měřicího systému umožňují, délku kratší;  
   uklidňovací přímou délku potrubí za dýzou v  délce minimálně 2D  od přední strany dýzy.  
Konstrukce a zabudov ání dýzy  musí zajistit, aby při provozu pod tlakem protékajícího plynu nedošlo k 
její plastické nebo pružné deformaci, případně aby tato deformace byla pouze ve specifikovaných  me-
zích.  
3.2   Dýza ISA 1932 
Část dýzy uvnitř potrubí  je kruhová a soustředná s  osou potrubí. Dýza se skládá z  konfuzoru se zaoble-
ným profilem a z  válcovitého hrdla. Vlastní profil dýzy ISA 1932 je tvořen:  
   rovinnou vstupní částí A, kolmou k  ose; 
   konvergentní částí (konfuzorem), definovanou dvěma oblouky  o délkách B a C;  
   válcovitým hrdlem E; 
   osazením F (používá se za účelem ochrany hrany G před mechanickým poškozením).  Opatření obecné povahy č. 0111- OOP -C090-18 
5 3.2.1   Rovinná vstupní část A  
Rovinná vstupní část je omezena obvodem kružnice soustředné s  osou otáčení o průměru 1,5d a vnitřní m 
obvodem potrubí o průměru D . 
Je-li d = 2 D/3, radiální šířka této rovinné části je nulová.  
Je-li d > 2 D/3, přední strana dýzy nemá uvnitř potrubí rovinnou vstupní část.  
Povrch přední rovinné vstupní části musí mít  parametr drsnosti Ra  ≤ 10-4 d. 
3.2.2   Konvergentní část dýzy (konfuzor)  
Oblouk B je tangenciální s  rovinnou vstupní částí A, je -li d < 2D/3, přičemž jeho poloměr R1 je roven 
0,2d ± 0,02d pro β < 0,5 a 0,2d ± 0,006d pro β ≥ 0,5. Jeho střed leží 0,2d od vstupní roviny a 0,75d od 
osy. 
Oblouk C je tangenciální s  obloukem B a hrdlem E. Jeho poloměr R 2 je roven d/3 ± 0,033d pro β  < 0,5 
a d/3 ± 0,01d pro β ≥ 0,5. Jeho střed leží ve vzdálenosti d/2 + d/3 = 5 d/6 od osy a ve vzdálenosti 0,3041d  
od rovinné vstupní části A.  
Vstupní konvergentní pr ofil musí splňovat specifické geometrické požadavky. Dva průměry konver-
gentního vstupu ve stejné rovině kolmé na osu se nesmí vzájemně lišit o více než 0,1 % jejich střední 
hodnoty.  
3.2.3   Hrdlo dýzy E  
Hrdlo E má průměr d a délku b n = 0,3d, přičemž prům ěr otvoru dýzy d musí splňovat požadavky uve-
dené v  článku 2.2. 
3.2.3.1   Průměr hrdla  
Velikost průměru otvoru hrdla  d je střední hodnota z měření alespoň čtyř průměrů, rozložených v  oso-
vých rovinách a svírajících navzájem přibližně stejné úhly. 
3.2.3.2   Válcovitost hrdla  
Hrdlo dýzy musí být válcovité, žádný průměr v  žádném průřezu naměřený ve válcové části hrdla se 
nesmí lišit o  více než 0,05 % střední hodnoty průměru. 
3.2.3.3   Výstupní hrana hrdla G  
Výstupní hrana hrdla G musí být ostrá.  
3.2.3.4   Drsno st povrchu hrdla  
Vnitřní p ovrch hrdla dýzy musí mít  parametr drsnosti Ra ≤ 10-4 d. 
3.2.4   Osazení F  
Osazení F musí mít průměr cn rovný alespoň 1,06d a délku menší nebo rovnou 0,03d. Poměr výšky 
osazení ( cn – d)/2 k  jeho osové délce nesmí být větší než 1,2. 
3.2.5   Délka dýzy  
Celková délka dýzy bez osazení F se rovná 0,6041 d  pro 0,3 ≤  β ≤ 2/3 a  
 d



−−+ 5225,025,0 75,04041,02ββ pro 2/3 <  β ≤ 0,8. Opatření obecné povahy č. 0111- OOP -C090-18 
6 3.2.6   Zadní strana dýzy  
Tloušťka stěny dýzy H (vstupní rovinné části) nesmí překročit 0,1D . Žádné další požadavky na zadní 
stranu dýzy nejsou specifikovány.  
3.2.7   Materiál dýzy  
Dýza ISA 1932 smí být vyrobena z  jakéhokoliv materiálu, jehož koeficient délkové roztažnosti je znám, 
za předpokladu, že při pracovních podmínkách bude trvale splňovat všechny relevantní požada vky to-
hoto předpisu.  
3.2.8   Odběry diferenčního tlaku  pro dýzu ISA 1932   
Před dýzou musí být použity koutové odběry tlaku (bodové odběry nebo prstencové štěrbiny). Oba typy 
odběrů mohou být umístěny buď v  potrubí nebo v  jeho přírubách, nebo v  komorových prstencích.  
Odběry tlaku za dýzou mají  být přednostně voleny jako koutové, není -li dalšími relevantními požadavky 
oznámených norem k  tomuto opatření obecné povahy stanoveno jinak. 
Průměr odběrů tlaku musí být menší než 0,13D  a menší než 13 mm. Odběry tlaku musí být kruhové a 
válcovité v  délce nejméně 2,5 násobku vnitřního průměru odběru (měřeno od vnitřní stěny potrubí). Osa 
odběru tlaku musí protínat osu potrubí v  úhlu 90° ± 3°.  
Ostatní technické požadavky na provedení odběrů tlaku jsou specifikovány rele vantními požadavky 
oznámených norem k  tomuto opatření obecné povahy. 
3.3   Venturiho dýza  
Venturiho dýza se s kládá z  konvergentní části se zaobleným profilem, válcovitého hrdla a divergentní 
části (difuzoru). Vlastní p rofil této dýzy je osově symetrický a lze ho charakterizovat:  
   rovinnou vstupní částí A, kolmou k  ose; 
   konvergentní částí (konfuzorem), definovanou dvěma oblouky o délkách B a C;  
   válcovitým hrdlem sestávajícím z  části E a F;  
   divergentní částí (difuzorem).  
3.3.1   Rovinná vstupní část A  
Přední strana Venturiho dýzy je totožná s  dýzou ISA 1932. Rovinná vstupní část je omezena obvodem 
kružnice o průměru 1,5d, jejíž střed leží na ose otáčení , a vnitřním obvodem potrubí o průměru D .  
Je-li d = 2 D/3, radiální šířka této rovinné části  je nulová.  
Je-li d > 2 D/3, přední strana dýzy nemá uvnitř potrubí rovinnou vstupní část.  
Povrch přední rovinné vstupní části musí mít  parametr drsnosti Ra  ≤ 10-4 d. 
3.3.2   Konvergentní část dýzy (konfuzor)  
Oblouk B je tangenciální s  rovinnou vstupní částí A, je -li d < 2D/3, přičemž jeho poloměr R1 je roven 
0,2d ± 0,02d pro β < 0,5 a 0,2d ± 0,006d pro β ≥ 0,5. Jeho střed leží 0,2d  od vstupní roviny a 0,75d od 
axiální osy.  
Oblouk C je tangenciální s  obloukem B a hrdlem E. Jeho poloměr R 2 je roven d/3 ± 0,033d pro β < 0,5 
a d/3 ± 0,01d pro β ≥ 0,5. Jeho střed leží ve vzdálenosti d/2 + d/3 = 5 d/6 od axiální osy a ve vzdálenosti 
0,3041d od rovinné vstupní části A.  
Vstupní konve rgentní profil musí splňovat specifické geometrické požadavky. Dva průměry konver-
gentního vstupu ve stejné rovině kolmé na osu se nesmí vzájemně lišit o více než 0,1 % jejich střední hodnoty.  Opatření obecné povahy č. 0111- OOP -C090-18 
7 3.3.3   Hrdlo dýzy  
Hrdlo dýzy sestává z  části E o délce 0,3 d a z části F o délce 0,4 d až 0,45d. P růměr otvoru dýzy d musí 
splňovat požadavky uvedené v  článku 2.2.  
3.3.3.1   Průměr hrdla   
Velikost průměru otvoru hrdla d je střední hodnota z měření alespoň čtyř průměrů, rozložených v  oso-
vých rovinách a svírajících na vzájem přibližně stejné úhly. 
3.3.3.2   Válcovitost hrdla  
Hrdlo dýzy musí být válcovité, žádný průměr v  žádném průřezu naměřený ve válcové části hrdla se 
nesmí lišit o  více než 0,05 % střední hodnoty průměru. 
3.3.3.3   Drsnost vnitřních povrchů dýzy  
Vnitřn í povrch y Venturiho  dýzy musí mít  parametr drsnosti Ra  ≤ 10-4 d. 
3.3.4   Divergentní část dýzy (difuzor)  
Divergentní část dýzy musí být spojena s válcovou částí hrdla F za odběrem tlaku bez zaoblené části, 
nicméně přechod musí být bez výrobních vad a otřepů. Vrcholový úhel divergentní části (difuzoru) musí 
být menší nebo roven 30°. 
Venturiho dýza se nazývá „z krácená“, pokud je výstupní průměr divergentní části menší než vnitřní 
průměr potrubí D , a „nezkrácená“, pokud se výstupní průměr rovná vnitřnímu průměru potrubí D .  
3.3.5   Materiál dýzy  
Venturiho d ýza smí být vyrobena z  jakéhokoliv materiálu, jehož koefi cient délkové roztažnosti je znám, 
za předpokladu, že při pracovních podmínkách bude trvale splňovat všechny relevantní požadavky to-
hoto předpisu.  
3.3.6   Odběry diferenčního tlaku  pro Venturiho dýzu  
Před dýzou musí být použity koutové odběry tlaku (bodov é odběry nebo prstencové štěrbiny). Oba typy 
odběrů mohou být umístěny buď v  potrubí nebo v  jeho přírubách, nebo v  komorových prstencích.  
Odběry tlaku v hrdle musí obsahovat alespoň čtyři samostatné odběry tlaku zavedené do prstencové 
komory, kruhového odběru  nebo uspořádání odběrů do třech T . Není přípustné používat prstencové 
nebo přerušované štěrbiny. Osy odběrů tlaku musí protínat osu Venturiho dýzy, musí svírat navzájem stejné úhly a musí ležet v  rovině kolmé na osu Venturiho dýzy na pomyslné hranici m ezi částmi E a F 
válcovitého hrdla. Průměr bodových odběrů tlaku v hrdle Venturiho dýzy musí být menší nebo roven 
0,04d a mimo to musí být mezi 2 mm a 10 mm.  
Odběry tlaku musí být kruhové a válcovité v  délce nejméně 2,5 násobku vnitřního průměru odběru (mě-
řeno od vnitřní stěny Venturiho dýzy).  
Ostatní technické požadavky na provedení odběrů tlaku jsou specifikovány relevantními požadavky 
oznámených norem k  tomuto opatření obecné povahy. 
3.4   Přímé délky potrubí před a za dýzou  
3.4.1   Konstrukce  
Minimální přímá délka potrubí před dýzou, která musí být v konkrétní aplikaci dodržena, se stanoví dle 
poměru průměrů β a podle druhu a vzájemného uspořádání alespoň dvou tvarovek umístěných před 
dýzou.  Opatření obecné povahy č. 0111- OOP -C090-18 
8 Přím á délka  potrubí mezi první tvarovkou před dýzou a samotnou dýzou smí být vyrobe na z jednoho 
nebo více kusů, avšak č ást potrubí do délky 2D  před dýzou musí být vyrobena vždy z  jednoho kusu. 
Konstrukce a provedení přímých délek potrubí musí umožňovat provedení zkoušek definovaných 
v článku 5.2.4, případně v  článku 6.2.4.  
3.4.2   Přímost potrubí  
Přímost uklidňovacích minimálních přímých délek potrubí se považuje za vyhovující, pokud odchylka povrchu potrubí od přímé čáry vedené rovnoběžně s  osou potrubí nepřevyšuje 0,4 % jejich délky před  
a za dýzou.  
3.4.3   Střední hodnota vnitřního průměru potrubí  
Střední hodnota vnitřního průměru potrubí D je aritmetickým průměrem z  alespoň dvanácti naměřených 
hodnot průměrů, tj. čtyř průměrů ležících navzájem v  přibližně stejných úhlech v  každém z  minimálně 
tří průřezů rovnoměrně rozložených v  délce 0,5 D před odběrem tlaku na vstupní straně dýzy. Dva 
z těchto průřezů musí ležet v e vzdálenostech 0 D a 0,5D  od předního odběru tlaku a jeden v  rovině svaru 
v případě konstrukce s  přivařovaným hrdlem. Je -li použit komorový odběr, musí se tato hodnota 0,5 D 
měřit od přední hrany komorového prstence.  
3.4.4   Kruhov itost a válcovitost potrubí  
Vnitřní tvar potrubí musí být kruhový v  celé minimální přímé délce potrubí.  
V části přímé délky potrubí do vzdálenosti 2D  před dýzou se nesmí žádný vnitřní průměr potrubí v  žádné 
rovině lišit o více než 0,3 % od střední hodnoty v nitřního průměru D . 
V délce přímého úseku potrubí nad 2D  a do 10D  před dýzou nesmí rozdíl vnitřních průměrů potrubí 
mezi dvěma libovolnými úseky potrubí převýšit 0,3 % střední hodnoty vnitřního průměru D. Současně 
přesah vnitřních průměrů na sebe navazujíc ích částí potrubí, způsobený vychýlením a/nebo změnou 
průměru D, nesmí v  libovolném bodě vnitřního obvodu potrubí převýšit 0,3 % střední hodnoty vnitřního 
průměru D . 
Žádný vnitřní průměr přímé délky potrubí za dýzou se alespoň v  délce 2 D od přední strany dýzy ISA 
1932 nesmí lišit od středního vnitřního průměru D potrubí před dýzou o více než 3  %. U Venturiho dýzy 
nesmí být vnitřní průměr navazujícího potrubí menší než 90 % vnitřního průměru konce její divergentní 
části (difuzoru).   
3.4.5   Kvalita vnitřníh o povrchu potrubí  
Vnitřní povrch potrubí musí být čistý a bez viditelných vad.  
V délce alespoň minimální přímé délky před dýzou stanovené základním provedením snímače průtoku 
plynu (viz článek  3.1) musí vnitřní povrch potrubí splňovat specifikované požadavky na drsnost povrchu 
Ra. 
3.5   Požadavky na instalaci  
Montážní poloha dýzy musí být jednoznačně určena  její konstrukcí nebo musí být schematicky vyzna-
čena přímo na dýze .  Opatření obecné povahy č. 0111- OOP -C090-18 
9 4   Značení měřidla  
4.1   Všeobecně 
Veškeré nápisy a značky musí být za běžných podmínek snadno viditelné, čitelné, nesmazatelné a musí 
být zdrojem informací potřebných pro bezchybnou implementaci snímače průtoku plynu s dýzou do 
měřicího systému protečeného množství plynu ve vazbě na ostatní členy mě řicího systému.  
4.2   Označení  
4.2.1   Označení na dýze  
Na dýze musí být následující informace:  
 a)  výrobní číslo;  
  b)  hodnota vnitřního průměru otvoru hrdla dýzy d 20 vztažená k  referenční teplotě 20  °C; 
  c)  značka schválení typu;  
  d)  vhodné označení pro identifikaci typu a umístění odběrů diferenčního tlaku, jsou- li odběry tlaku 
pevnou součástí konstrukčního provedení dýzy.  
V případech, kdy po zabudování dýz y do potrubí nejsou výše uvedené informace viditelné, musí být 
dýza vybavena také samo statným doplňkovým štítkem s  předmětnými údaji, který bude součástí zabez-
pečení dýzy proti neoprávněné demontáži či výměně. 
V případech, kde by mohlo dojít k nesprávnému zabudování dýzy vůči směru proudění plynu, musí být 
na dýze nezaměnitelným způsobem vy značen směr průtoku. 
4.2.2   Označení snímače průtoku plynu s  dýzou  
Na snímači průtoku plynu s  dýzou musí být následující informace:  
 a)  název výrobce a typ (varianta provedení);  
  b)  výrobní číslo a rok výroby;  
  c)  hodnota vnitřního průměru potrubí D 20 vztažená k  referenční teplotě 20  °C; 
  d)  značka schválení typu;  
  e)  jmenovitá velikost DN / jmenovitý tlak PN;  
  f)  označení směru proudění;  
  g)  vhodné označení pro identifikaci typu a umístění odběrů diferenčního tlaku, jsou- li odběry tlaku 
pevnou součástí konstrukčního provedení přímých délek potrubí;  
  h)  rozsah měřeného průtoku nebo hodnota maximálního průtoku.  
Tyto údaje musí být umístěny na části snímače průtoku plynu nerozebíratelně spojené s přímým potrub-
ním úsekem 0,5D  před dýzou (mont ážní komora, spojovací příruba před dýzou, přímá délka potrubí 
maximálně v  délce 2 D před dýzou). 
Na spojovací přírubě nebo jiném místě přímé délky potrubí za dýzou (maximálně v délce 2D  za dýzou) 
musí být uvedeny tyto údaje : 
 i)  název výrobce;  
  j)  výrobní číslo a rok výroby;  
  k)  značka schválení typu;  
  l)  označení směru proudění (je -li možná záměna při montáži).  
Pokud je přímá délka potrubí před dýzou u základního provedení snímače průtoku plynu sestavena 
z více částí potrubí, pak všechny tyto části mus í být označeny značkou schválení typu. Značkou schvá-
lení typu musí být obecně označeny všechny významné samostatné části snímače průtoku plynu s  dýzou.  Opatření obecné povahy č. 0111- OOP -C090-18 
10 4.3   Označení úředními značkami  
Musí být zajištěna vhodná místa pro umístění značky schválení typu a úřední značky (úředních značek).   
Musí být umožněno zabezpečení dýzy proti neoprávněné demontáži či výměně. 
5   Schvalování typu měřidla  
Proces schvalování typu snímače průtoku plynu s  dýzou zahrnuje následující zkoušky a  činnosti:  
 a)  vnější prohlídka;  
  b)  kontrola geometrických parametrů.  
5.1   Vnější prohlídka  
Při vnější prohlídce se kontrolují:  
   úplnost předepsané technické dokumentace;  
   shoda metrologických a technických charakteristik specifikovaných výrobcem v  dokumentaci 
s technickými a me trologickými požadavky tohoto předpisu, uvedenými v  kapitolách 2 a 3;  
   dýza, odběry tlaku a přímé délky potrubí z  hlediska případného mechanického poškození, či pří-
padných stop koroze neslučitelných s  dalším zkoušením; a 
   určí se místa pro vyznačení základních geometrických parametrů snímače průtoku plynu s dýzou 
a místa pro umístění úředních značek. 
5.2   Kontrola geometrických parametrů  
5.2.1   Zkušební vybavení  
Při kontrole geometrických parametrů musí být používáno odpovídající vybavení s platnou metrologic-
kou návazností.  
5.2.2   Referenční teplota okolí pro zkoušky  
5.2.2.1   Dýza  
Teplota okolí při zkoušce musí být v  intervalu (18 až 22)  °C a změny teploty okolí nesmí po dobu 
zkoušky překročit 2 °C.  
5.2.2.2   Přímé délky potrubí  
Potrubí ≤ DN  300:  Teplota okolí při zkoušce musí být v intervalu (15 až 25)  °C a změny teploty okolí 
nesmí po dobu měření překročit 2 °C.  
Potrubí >  DN 300:  Teplota okolí při zkoušce musí být v intervalu (10 až 30)  °C a změny teploty okolí 
nesmí po dobu zkoušky překročit 5 ° C. 
5.2.3   Kontrola geome trických parametrů dýzy  
Hodnota vnitřního průměru otvoru hrdla dýzy d20 musí být stanovena v  souladu s požadavkem článku 
3.2.3.1, resp. 3.3.3.1 a musí být vztažena k  referenční teplotě 20  °C. 
5.2.3.1   Kontrola geometrických parametrů dýzy ISA 1932  
U dýzy ISA 1932 se dále kontrolují následující geometrické parametry:  
   provedení a drsnost povrchu přední rovinné vstupní části (viz článek 3.2.1);  
  tvar vstupního konvergentního profilu (viz článek 3.2.2);  Opatření obecné povahy č. 0111- OOP -C090-18 
11    délka hrdla dýzy (viz článek 3.2.3);  
   válcovitost hrdla dýzy (viz článek 3.2.3.2);  
    ostrost výstupní hrany hrdla (viz článek 3.2.3.3);  
   drsnost vnitřního povrchu hrdla (viz článek 3.2.3.4);  
   provedení osazení na výstupní straně hrdla (viz článek 3.2.4);  
   celková délka dýzy (viz článek 3.2.5);  
   tloušťka stěny dýzy (viz článek 3.2.6).  
5.2.3.2   Kontrola geometrických parametrů Venturiho dýzy 
U Venturiho dýzy se dále kontrolují následující geometrické parametry:  
   provedení a drsnost povrchu přední rovinné vstupní části (viz článek 3.3.1);  
   tvar vstupního konvergentního profilu (viz článek 3.3.2);  
   délka hrdla dýzy (viz článek 3.3.3);  
   válcovitost hrdla dýzy (viz článek 3.3.3.2);  
   drsnost vnitřního povrchu hrdla dýzy (viz článek 3.3.3.3);  
   provedení a vrcholový úhel divergentní části dýzy (viz článek 3.3.4).  
5.2.4   Kontrola geometrických parametrů přímých délek potrubí  
Hodnota středního vnitřního průměru potrubí D20 musí být stanovena v  souladu s požadavkem článku 
3.4.3 a  musí být vzt ažena k  referenční teplotě 20 °C.  
U přímých délek potrubí se kontrolují následující geometrické parametry:  
   přímost potrubí (viz článek 3.4.2);  
   střední hodnota vnitřního průměru potrubí (viz článek 3.4.3);  
   kruhovitost a válcovitost potrubí (viz článek 3.4.4);  
   drsnost vnitřního povrchu potrubí (viz článek 3.4.5).  
5.2.5   Kontrola geometrických parametrů odběrů diferenčního tlaku  
Zjišťuje se splnění požadavků na odběry diferenčního tlaku v závislosti na druhu dýzy podle  článku 
3.2.8 (ISA 1932) , resp. 3.3.6 (Venturiho dýza)  a specifikace výrobce.  
6   Prvotní ověření  
Při prvotním ověřování snímačů průtoku plynu s dýzou a jeho částí se provádějí tyto zkoušky a činnosti:  
 a)  vizuální prohlídka;  
  b)  zkouška metrologických charakteristik;  
 c)  vyznačení základních geometrických parametrů na příslušné části snímače průtoku plynu s dýzou. 
6.1   Vizuální prohlídka  
Při vizuální prohlídce se kontroluje, zda:  
   provedení snímače průtoku plynu s  dýzou je shodné se schváleným typem;  
    dýza, odběry  tlaku a přímé délky potrubí nejsou mechanicky poškozeny, či zda nenesou stopy 
koroze neslučitelné s  dalším zkoušením;  
    označení, nápisy a jejich provedení odpovídají údajům a požadavkům uvedeným v  certifikátu 
schválení typu měřidla.  Opatření obecné povahy č. 0111- OOP -C090-18 
12 Pokud snímač průtoku plynu s  dýzou nevyhoví požadavkům vnější prohlídky, dále se nezkouší. 
6.2   Kontrola geometrických parametrů  
6.2.1   Zkušební vybavení  
Při kontrole geometrických parametrů musí být používáno odpovídající vybavení s platnou metrologic-
kou návazností.  
6.2.2   Referenční teplota okolí pro zkoušky  
Pro zkoušení platí požadavky na teplotu okolí podle článku 5.2.2.  
6.2.3   Kontrola geometrických parametrů dýzy  
Hodnota vnitřního průměru otvoru hrdla dýzy d20 musí být stanovena v  souladu s požada vkem článku 
3.2.3.1, resp. 3.3.3.1 a musí být vztažena k  referenční teplotě 20  °C. 
6.2.3.1   Kontrola geometrických parametrů dýzy ISA 1932  
Při prvotním ověřování dýzy ISA 1932 se dále kontrolují následující geometrické parametry:  
    provedení a drsnost povrchu přední rovinné vstupní části (viz článek 3.2.1);  
    tvar vstupního konvergentního profilu (viz článek 3.2.2);  
    délka hrdla dýzy (viz článek 3.2.3);  
   válcovitost hrdla dýzy (viz článek 3.2.3.2);  
    ostrost výstupní hrany hrdla (viz článek  3.2.3.3), není -li akceptována pouze vizuální kontrola;  
   drsnost vnitřního povrchu hrdla (viz článek 3.2.3.4);  
    provedení osazení na výstupní straně hrdla (viz článek 3.2.4);  
   celková délka dýzy (viz článek 3.2.5);  
    tloušťka stěny dýzy (viz č lánek 3.2.6).  
6.2.3.2   Kontrola geometrických parametrů Venturiho dýzy 
Při prvotním ověřování Venturiho dýzy se dále kontrolují následující geometrické parametry:  
   provedení a drsnost povrchu přední rovinné vstupní části (viz článek 3.3.1);  
    tvar vstupního konvergentního profilu (viz článek 3.3.2);  
    délka hrdla dýzy (viz článek 3.3.3);  
    válcovitost hrdla dýzy (viz článek 3.3.3.2);  
    drsnost vnitřního povrchu hrdla dýzy (viz článek 3.3.3.3);  
    provedení a vrcholový úhel divergentní čás ti dýzy (viz článek 3.3.4).  
6.2.4   Kontrola geometrických parametrů přímých délek potrubí  
Hodnota středního vnitřního průměru potrubí D20 musí být stanovena v  souladu s požadavkem článku 
3.4.3 a musí být vztažena k  referenční teplotě 20 °C.  
   přímost potrubí (viz článek 3.4.2);  
    kruhovitost a válcovitost potrubí (viz článek 3.4.4);  
    drsnost vnitřního povrchu potrubí (viz článek 3.4.5).  
6.2.5   Kontrola geometrických parametrů odběrů diferenčního tlaku  
Při prvotním ověřování se zjišťuje splnění  požadavků na odběry diferenčního tlaku v  závislosti na druhu 
dýzy podle článku 3.2.8 (ISA 1932), resp. 3.3.6 (Venturiho dýza)  a specifikace výrobce.  Opatření obecné povahy č. 0111- OOP -C090-18 
13 6.2.6   Vyznačení základních geometrických parametrů na měřidlo  
Výsledná hodnota vnitřního průměru otvoru hrdla dýzy  d20 stanovená podle článku 6.2.3 musí být vy-
značena čitelným a nesmazatelným způsobem na vhodném místě dýzy v souladu s  článkem 4.2.1. 
Výsledná hodnota vnitřního průměru potrubí D20 stanovená podle článku 6.2.4 musí být vyznačena či-
telným a nesmazatelným způsobem na vhodném místě snímače průtoku plynu v  souladu s  článkem 
4.2.2.  
7   Následné ověření  
Postup následného ověřování dýzy je shodný s  postupem při prvotním ověřování dle článku 6.2.3.  
Následné ověřování přímých délek potrubí snímače průtoku plynu s  dýzou se neprovádí.  
Trvalé plnění pracovních podmínek včetně udržování odpovídajícího stavu a čistoty vnitřního povrchu 
potrubí zajišťuje uživatel měřidla. Za tímto účelem uživatel m ěřidla provádí nebo zajišťuje provedení 
vizuální kontroly stavu vnitřního povrchu potrubí v  intervalech zohledňujících provozní podmínky 
a druh měřeného plynného média. Tato kontrola musí být provedena také vždy před instalací dýzy.  
8   Přezkoušení měřidl a 
Při přezkušování měřidel podle § 11a zákona o metrologii na žádost osoby, která může být dotčena jeho 
nesprávným měřením, se postupuje dle kapitoly 6. P oslední vět a článku 6.1 se nepoužije .  
9   Oznámené normy  
ČMI oznámí pro účely specifikace metrologick ých a technických požadavků na měřidla a pro účely 
specifikace metod zkoušení při schvalování jejich typu a ověřování, vyplývajících z  tohoto opatření 
obecné povahy, české technické normy, další technické normy nebo technické dokumenty mezinárod-ních popřípadě zahraničních organizací, nebo jiné technické dokumenty obsahující podrobnější tech-
nické požadavky (dále jen „oznámené normy“). Seznam těchto oznámených norem s  přiřazením k  pří-
slušnému opatření oznámí ČMI společně s  opatřením obecné povahy veřejně dost upným způsobem (na 
webových stránkách www.cmi.cz
). 
Splnění oznámených norem nebo splnění jejich částí se považuje v  rozsahu a za podmínek stanovených 
tímto opatřením obecné povahy za splnění těch požadavků stanovených tímt o opatřením, k  nimž se tyto 
normy nebo jejich části vztahují.  
Shoda s oznámenou normou je jedním ze způsobů, jak prokázat splnění požadavků.  Tyto požadavky 
mohou být splněny i jiným technickým řešením garantujícím stejnou nebo vyšší úroveň ochrany opráv-
něných zájmů.  
II. 
O D Ů V  O D N Ě N Í  
ČMI vydává podle § 14 odst. 1 písmeno j) zákona o metrologii k provedení § 6 odst. 2, § 9 odst. 1 a 9  
a § 11a odst. 3 zákona o metrologii toto opatření obecné povahy, kterým se stanovují metrologické  
a technick é požadavky na stanovená měřidla a zkoušky při schvalování typu a při ověřování stanove-
ných měřidel – „snímače průtoku plynu s dýzou“ a metody zkoušení při schvalování typu a při ověřování 
těchto stanovených měřidel.  
Vyhláška č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající 
schválení typu, ve znění pozdějších předpisů, zařazuje v příloze Druhový seznam stanovených měřidel Opatření obecné povahy č. 0111- OOP -C090-18 
14 uvedený druh měřidel pod položkou 1.3.11 c ) mezi měřidla pod léhající schvalování typu a povinnému 
ověřování.  
Tento předpis (Opatření obecné povahy) bude oznámen v souladu se směrnicí Evropského parlamentu 
a Rady (EU) č. 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických 
předpis ů a předpisů pro služby informační společnosti.  
III. 
P O U Č E N Í  
V souladu s  ustanovením § 172 odst. l SprŘ ve spojení s  ustanovením § 39 odst.  l SprŘ stanovuje ČMI 
lhůtu pro uplatnění připomínek do 30 dnů od data vyvěšení na úřední desce. K připomínkám podaným 
po této lhůtě se nepřihlíží.  
Dotčené osoby se tímto vyzývají k  uplatnění připomínek k  tomuto návrhu opatření obecné povahy. 
S ohledem na ustanovení § 172 odst. 4 SprŘ se připomínky podávají v  písemné podobě.  
Dle ustanovení § 174 odst. l SprŘ ve sp ojení s  ustanovením § 37 odst. l SprŘ musí být patrno, kdo při-
pomínky činí, vůči kterému opatření obecné povahy směřují, v  čem je spatřován rozpor s právními před-
pisy nebo nesprávnost opatření obecné povahy, musí obsahovat podpis osoby, která je činí.  
Do podkladů návrhu opatření obecné povahy je možné nahlédnout u Českého metrologického institutu, 
Úsek pro legální metrologii, Okružní 31, 638 00 Brno, a to po telefonické dohodě.  
Tento návrh opatření obecné povahy bude zveřejněn po dobu 15 dnů.  
 
  Český metr ologický institut  
   generální ředitel