MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y CO MERCIO  
 
RESOLUCIÓN   NÚMERO 37 337     DE 2022  
15 de Junio de 2022  
   
Por la cual se modifica el Capítulo Séptimo del Título VI de la Circular Única de la 
Superintendencia de Industria y Comercio  
REPUBLICA DE COLOMBIA
I
 
 
EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO  
 
En ejercicio de facultades legales, en especial, las que confieren la Ley 1480 de 2011 y los 
Decretos 4886 de 2011 y 1074 de 2015, y  
 
 
CONSIDERANDO  
 
Que el artículo 78 de la Constitución Política, prevé  que: “[l]a ley regulará el control de calidad 
de bienes y servicios ofrecidos y prestados a la comunidad, así como la información que debe 
suministrarse al público en su comercialización. Serán responsables, de acuerdo con la ley, 
quienes en la producción y en la comercialización de bienes y servicios, atenten contra la 
salud, la seguridad y el adecuado aprovisionamiento a consumidores y usuarios ”. 
 
Que el artículo 334 de la Constitución Po lítica faculta al Estado para intervenir por mandato 
de la ley en la producción, distribución, utilización y consumo de los bienes para racionalizar 
la economía con el fin de obtener el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, los 
beneficios d el desarrollo y la prevención de un ambiente sano , entre otros . 
 
Que el artículo 3 de la Ley 155 de 1959 dispone que: “[e]l Gobierno intervendrá en la fijación 
de normas sobre pesas y medidas, calidad, empaque y clasificación de los productos, materias 
primas y artículos o mercancías con miras a defender el interés de los consumidores y de los 
productores de materias primas ”. 
 
Que mediante el Decreto 1074 de 2015, Decreto Único del Sector Comercio, Industria y 
Turismo, se organizó el Subsistema Nacional de la Calidad, en lo que se refiere a las 
actividades de normalización, reglamentación técnica, acreditación, evaluación de la 
conformidad, metrología, vigilancia y control.  
 
Que mediante el Decreto 1595 de 2015 se adicionó y modificó el Capítulo 7 del Tít ulo 1 de la 
Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1074 de 2015, en lo concerniente  a las disposiciones relativas 
al Subsistema Nacional de la Calidad.  
 
Que mediante el Decreto 1468 de 2020 se modificaron las Secciones 2, 5 y 6 del Capítulo 7 
del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1074 de 2015, particularmente en lo 
relacionado a las buenas prácticas de regulación.  
 
Que el artículo 2.2.1.7.14.21 del Decreto 1074 de 2015  señala que , “[t]odos los equipos, 
aparatos, medios o sistemas que sirvan como instrumentos de medida o tengan como finalidad 
la actividad de medir, pesar o contar y que sean utilizados en el comercio, en la salud, en la 
                                            
1 Modificado por el Decreto 1595 de 2015 , que expidió las normas relativas al Subsistema Nacion al de la Calidad 
y modificó el Capítulo 7 y la Sección 1 del Capítulo 1 de la Parte 2 del L ibro 2 del Decreto 1074 de 2015 , Decreto 
Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo.  
 RESOLUCIÓN   NÚMERO __ 37337___  DE 2022             HOJA No. __ 2_____   
 
Por la cual se modifica el Capítulo Séptimo del Título VI de la Circular Única  de la Superintendencia de 
Industria y Comercio   
 
seguridad o en la protección del medio ambiente o po r razones de interés público, protección 
al consumidor o lealtad en las prácticas comerciales, deberán cumplir las disposiciones y los 
requisitos establecidos en el presente capítulo y con los reglamentos técnicos metrológicos 
que para tal efecto expida la  Superintendencia de Industria y Comercio y, en su defecto, con 
las recomendaciones de la Organización Internacional de la Metrología Legal (OIML) para 
cada tipo de instrumento ”. 
 
Que el artículo 2.2.1.7.14.32 del Decreto 1074 de 2015, establece que: “[e]n especial, están 
sujetos al cumplimiento de lo establecido en el presente capítulo los instrumentos de medida 
que sirvan para medir, pesar o contar y que tengan como finalidad, entre otras:  
  
1. Realizar  transacciones  comerciales  o determinar  el precio  de servicios ”. 
 
Que el artículo 2.2.1.7.14.1 del Decreto 1074 de 2015 , precisa que “[l]a Superintendencia de 
Industria y Comercio es la Entidad competente para instruir y expedir reglamentos técnicos 
metrológicos para instrumentos de medición sujetos a contro l metrológico  (…) 
 
La Superintendencia de Industria y Comercio podrá además implementar las herramientas 
tecnológicas o informáticas que considere necesarias para asegurar el adecuado control 
metrológico e instruirá la forma en que los productores, importa dores, reparadores y 
responsables de los instrumentos de medición, reportarán información al sistema (…) 
 
La Superintendencia de Industria y Comercio reglamentará las condiciones y los requisitos de 
operación de los Organismos Autorizados de Verificación M etrológica y Organismos 
Evaluadores de la Conformidad que actúen frente a los instrumentos de medición”.  
 
Que en el numeral 2 del artículo 2.2.1.7.14.4. del Decreto 1074 de 2015, modificado por el 
artículo 3 del Decreto 1595 de 2015, se dispone que: “[t]oda persona que use o mantenga un 
instrumento de medición que sea usado en cualquiera de las actividades relacionadas con el 
presente capítulo será responsable del buen funcionamiento y de la conservación del 
instrumento de medición, en cuanto a sus caract erísticas metrológicas obligatorias y a la 
confiabilidad de sus mediciones, así como del cumplimiento del reglamento técnico 
metrológico correspondiente. Igualmente deberá permitir la realización de las verificaciones 
periódicas establecidas en el reglamen to técnico o las que se hagan después de una 
reparación o modificación del instrumento, a su costa, permitiendo el acceso al instrumento 
de medición y a los documentos pertinentes ”. 
 
Que de conformidad con lo ordenado en los numerales 4 1, 42, 44, 45, 48 y 49 del artículo 1 
del Decreto 4886 de 2011, le corresponde a la Superintendencia de Industria y Comercio, 
entre otras funciones, respectivamente: “[o]rganizar e instruir la forma en que funcionará la 
metrología legal en Colombia ”; “[e]jercer funciones de c ontrol metrológico de carácter 
obligatorio en el orden nacional ”; “[e]stablecer el procedimiento e instruir la forma en que se 
hará la aprobación de modelo para los instrumentos de medida que cuenten con la respectiva 
aprobación de modelo ”; “[e]jercer el c ontrol sobre pesas directamente o en coordinación con 
las autoridades del orden territorial ”; “[f]ijar las tolerancias permisibles para efectos del control 
metrológico” ; y “[e]xpedir la reglamentación para la operación de la metrología legal”.  
 
Que mediante Resolución 77507 de 201 6, esta Superintendencia  expidió el reglamento 
técnico metrológico  aplicable a surtidores, dispensadores y/o medidores de combustibles 
líquidos, el cual fue modificad o mediante Resolución 67760 de 2018.  
 
Que la Recomendaci ón OIML R -117 “ Dynamic measuring systems for liquids other t han water, 
Part 1 Metrological and technical requirements ” fue actualizada en el año 2019 , y esta 
                                            
2 Ibíde m. RESOLUCIÓN   NÚMERO __ 37337___  DE 2022             HOJA No. __ 3_____   
 
Por la cual se modifica el Capítulo Séptimo del Título VI de la Circular Única  de la Superintendencia de 
Industria y Comercio   
 
corresponde a la norma internacional que sirve  de fundamento para la  reglamentación  técnica 
aplicable a surtidores, adoptada mediante Resoluciones 77507 de 2016 y 67760 de 2018 . 
 
Que en consecuencia con lo anterior, mediante Resolución 73133 del 11 de noviembre de 
2021, la Superintendencia de Industria y Comercio extendió la vigencia de la Resolución 
77507 de 2016, modificada mediante Resolución 67760 de 2018,  mientras se adopta  la 
modificación del reglamento técnico.  
 
Que el parágrafo 2 del artículo 2.2.1.7.5.4 del Decreto 1074 de 2015, establece que , la 
realización de Análisis de Impacto Normativo e x ante (simple o completo) , es obligatoria para 
la expedición, modificación  o derogación  de los reglamentos técnicos.  
 
Que la Superintendencia de Industria y Comercio realizó un Análisis de Impacto Normativo ex 
ante simple , del reglamento metrológico aplicable a surtidores, dispensadores y/o medidores 
de combustibles líquidos  contenido en la s Resoluci ones  77507 de 201 6 y 67760 de 2018 , 
habiéndose identificado la necesidad de efectuar  cambios específicos en la regulación , 
encaminad os a hacer menos gravosa la situación de los regulados, aclarar disposiciones de 
la reglamentación  y, por ende, incrementar  su grado de cumplimiento . 
 
Que el referido Análisis de Impacto Normativo fue revisado por el Departamento Nacional de 
Planeación (DNP), entidad que emitió concepto favorable.  
 
Que de acuerdo con el artículo 2.2.1.7.5.6 del Decreto 1074 de 2015, modificado por el 
Decre to 1468 de 2020, el concepto previo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo , 
solo debe realizarse cuando se trate de un Análisis de Impacto Normativo ex ante completo;  
por lo que en el caso concreto dicho concepto no aplica.  
 
Que de acuerdo con el parágrafo 1 del artículo 2.2.1.7.5.5 del Decreto 1074 de 20 15, no se 
debe realizar notificación o consulta pública internacional cuando la modificación del 
reglamento técnico haga menos gravosa la situación para los regulados, conform e a los 
términos definidos en el mismo Decreto. Para  el caso concreto , el Análisis de Impacto 
Normativo  simple elaborado , permitió evidenciar que las modificaciones propuestas hacen 
menos gravosa la situación para los sujetos obligados, por lo que no proce de realizar 
notificación o consulta pública internacional.  
 
Que además de lo anterior es preciso manifestar que , mediante radicado interno 21-513168  
el Superintendente Delegado para la Protección de la Competencia de esta Entidad , rindió 
concepto previo de  abogacía de la competencia, manifestando que “ no encuentra elementos 
que despierten preocupaciones en relación con la incidencia que pueda tener el Proyecto de 
regulación sobre la libre competencia económica en los mercados involucrados ”. 
 
Que en cumplimi ento de  lo dispuesto en la etapa 3 d el artículo 2.2.1.7.5. 4 y el artículo 
2.2.1.7.5.5 del Decreto 1074 de 2015 , la presente resolución fue publicad a en la página web 
de la Superintendencia de Industria y Comercio para surtir el término de consulta entre 3 y el 
17 de diciembre de  2021, y entre el 9 y 23 de abril  de 2022 . 
 
RESUELVE  
 
ARTÍCULO 1. Modificar el Capítulo Séptimo del Título VI “Metrología Legal” de la Circular 
Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, el cual quedará así:  
 
CAPÍTULO SÉPTIMO. REGLAMENTO TÉCNICO METROLÓGICO APLICABLE A 
SURTIDORES, DISPENSADORES Y/O MEDIDORES DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS  
 RESOLUCIÓN   NÚMERO __ 37337___  DE 2022             HOJA No. __ 4_____   
 
Por la cual se modifica el Capítulo Séptimo del Título VI de la Circular Única  de la Superintendencia de 
Industria y Comercio   
 
7.1. Objeto.  El presente reglamento técnico tiene por objeto prevenir la inducción a error a los 
consumidores y usuarios en general, asegurando la calidad de las mediciones que proveen 
los surtidores, dispensadores y/o medidores de combustibles líquidos . 
 
Para cumplir este objetivo, el presente reglamento fija los requisitos  técnicos, metrológicos y 
administrativos que deben cumplir los surtidores, dispensadores y/o medidores de 
combustibles líquidos, establece el procedimiento de evaluación de la conformidad, define las 
obligaciones para fabricantes e importadores y dispone el procedimiento de verificación 
metrológica para los medidores de combustibles líquidos que son utilizados en estaciones de 
servicio (EDS)  automotriz ,  fluvial  y marítima  públicas . 
 
7.2. Ámbito de aplicación. El presente reglamento técnico es aplicable a los surtidores, 
dispensadores y/o medidores de combustibles líquidos, utilizados para determinar la cantidad 
(volumen) que se expende y comercializa en las estaciones de servicio (EDS) automotriz , 
fluvial  y marítima  públicas de acuerdo con las definiciones  previstas en los artículos 
2.2.1.1.2.2.1.4 y 2.2.1.1.2.2.1.5 del Decreto 1073 de 2015 Decreto Único Reglamentario del 
Sector Administrativo de Minas y Energía , o la s norma s que lo modifique n. 
 
Los requisitos técnicos, metrológicos y administrativos de este reglamento técnico son 
aplicables a los surtidores, dispensadores y/o medidores de combustibles líquidos que son 
utilizados para determinar la cantidad (volumen) de combustibles líquidos que se comercializa 
en las estaciones de servicio (EDS) del país , y cuya partida arancelaria se define a 
continuación:  
 
Ítem 
No. Partida No.  Descripción Arancelaria  Productos  
1 8413110000  Bombas para líquidos, 
incluso con dispositivo 
medidor incorporado.  
 Bombas con dispositivo medidor 
incorporado o concebidas para 
llevarlo.  
 
Bombas para distribución de 
carburantes o lubricantes, de los 
tipos utilizados en gasolineras, 
estaciones de servicio o garajes.  
 
Parágrafo primero. El presente reglamento técnico no aplica para productos que, a pesar de 
encontrarse incluidos en la subpartida arancelaria descrita atrás, no son surtidores, 
dispensadores y/o medidores de combustibles líquidos de los indicados en el  presente  
numeral. No obstante, si un medidor de combustibles líquidos ingresa al p aís bajo una partida 
arancelaria distinta de aquella descrita en este numeral, está sujeto al cumplimiento de las 
disposiciones contempladas en este reglamento.  
 
Con independencia de la clasificación o no del producto en la partida arancelaria, están 
somet idos a control metrológico todos aquellos surtidores, dispensadores y/o medidores de 
combustibles líquidos que sean utilizados para determinar la cantidad (volumen) del 
combustible líquido que se expende en las estaciones de servicio  automotriz , fluvial  y marítima  
públicas de acuerdo con las definiciones previstas en los artículos 2.2.1.1.2.2.1.4 y 
2.2.1.1.2.2.1.5 del Decreto 1073 de 2015.  
 
Parágrafo segundo. Excepción de demostración de conformidad. Sin perjuicio de lo 
dispuesto en este numeral, podrán ing resar al mercado nacional medidores de combustible s 
líquidos de producción extranjera sin demostrar conformidad, cuando vayan a ser objeto de 
certificación en el país por parte de un organismo evaluador de la conformidad -OEC -, siempre 
que se haya celebrad o un contrato entre el importador y el OEC para ese propósito.  El número RESOLUCIÓN   NÚMERO __ 37337___  DE 2022             HOJA No. __ 5_____   
 
Por la cual se modifica el Capítulo Séptimo del Título VI de la Circular Única  de la Superintendencia de 
Industria y Comercio   
 
de medidores de combustible líquido permitido será el que se señale en el contrato suscrito 
entre el importador y el OEC.  
 
Así mismo se deberá dar observancia a lo dispuesto en el art ículo 2.2.1.7.5.16 del Decreto 
1595 de 2015 o las normas que lo modifiquen o sustituyan.  
 
7.3. Definiciones. Para efectos de la aplicación e interpretación del presente reglamento 
técnico metrológico se deberán tener en cuenta las definiciones incluidas en  el artículo 
2.2.1.7.2.1 del Decreto 1074 de 2015  con sus modificaciones y adiciones , y aquellas 
contenidas en el numeral 3.3 del Capítulo Tercero del Título VI de la Circular Única de la SIC 
que le sean aplicables.  Adicionalmente, se deberán considerar la s siguientes definiciones:  
 
- Calculador. Parte del contador que recibe las señales del transductor o de los 
transductores de medición y, en su caso, de unos instrumentos de medición asociados, e 
indica los resultados de la medición.  
 
- Cantidad de medida mínima (CMM). La cantidad de medida mínima de líquido para la 
cual la medición es aceptable por el medidor de combustible desde el punto de vista 
metrológico.  
 
- Condiciones base de funcionamiento. Corresponde a los valores específicos de las 
condiciones en que la cantidad de líquido medida es convertida (ejemplo temperatura base 
y presión del líquido medido).  
 
Esta definición, que hace referencia al volumen de líquido medido o indicado por un 
instrumento; no debe confundirse con condicione s nominales de funcionamiento o 
condiciones de referencia que aplican a magnitudes de influencia.  
 
- Contador . Instrumento concebido para medir de forma continuada, memorizar e indicar, en 
las condiciones de medición, la cantidad de líquido que pasa a través  del transductor de 
medición en un circuito cerrado y a plena carga.  
 
- Dispositivo de autoservicio: Un dispositivo específico que forma parte de una modalidad 
de autoservicio y que permite a uno o varios sistemas de medición funcionar dentro de dicha 
modali dad de autoservicio.  
 
- Indicación directa: La indicación en volumen correspondiente a la cantidad sujeta a 
medición que el contador es capaz de medir físicamente.  
 
Nota:  la indicación directa puede convertirse en una indicación a otra cantidad por medio 
de un dispositivo de conversión.  
 
- Instrumento de medida asociado. Un instrumento conectado al calculador para medir 
determinadas magnitudes que son características del líquido, con objeto de efectuar una 
corrección o conversión.  
 
- Intervalo del caudal del líquido. El intervalo entre el caudal mínimo (Q min) y el caudal 
máximo (Q max). 
 
- Medidor de combustible. Es un sistema de medida concebido para aprovisionar de 
combustible a vehículos automotores y  pequeñas embarcaciones. Se llama surtidor cuando 
en su interior se encuentra el motor y la bomba que hacen que el combustible llegue desde 
el tanque subterráneo o de superficie hasta la pistola que despacha. Se llama dispensador RESOLUCIÓN   NÚMERO __ 37337___  DE 2022             HOJA No. __ 6_____   
 
Por la cual se modifica el Capítulo Séptimo del Título VI de la Circular Única  de la Superintendencia de 
Industria y Comercio   
 
cuando la bomba y el motor  están sumergidos en el tanque subterráneo desde donde se 
impulsa el combustible hacia la pistola que despacha.  
 
Siempre que en la presente reglamentación se haga referencia a surtidor, dispensador y/o 
medidor de combustibles líquidos, o simplemente medido r, se está haciendo referencia a 
los surtidores, dispensadores de combustibles líquidos que se utiliza para expender 
combustibles líquidos en las estaciones de servicio automotriz , fluvial  y marítima  del país 
directamente al consumidor o usuario  que están sujetos a control metrológico.  
 
- Medidor de combustible interrumpible.  Un medidor de combustible se considera 
interrumpible cuando el flujo de l líquido puede pararse fácil y rápidamente . 
 
- Modalidad de autoservicio. Una modalidad que permite al cliente usar un medidor de 
combustible directamente para su uso particular.  
 
- Organismo notificado. Es una organización designada por un Estado miembro de la UE 
(o por otros países en virtud de acuerdos específicos) para evaluar la conformidad de 
determinados productos antes de su puesta en el mercado.  
 
Estos organismos están facultados para llevar a cabo tareas relacionadas con los 
procedimientos de evaluación de la conformidad establecidos en la legislación aplicable 
cuando se requiera la intervención de un tercero.  
 
- Sistema de medida. Sistema que incluye el propio contador y todos los dispositivos 
necesarios para garantizar una medición correcta, o  destinados a facilitar las operaciones 
de medición.  
 
7.4. Unidades de medida. Los surtidores, dispensadores y/o medidores de combustibles 
líquidos que se encuentren en operación a la entrada en vigencia de la presente 
reglamentación, podrán continuar proveyendo sus resultados de medida en Galones (gal). No 
obstante, p ara efectos de la demostración de la conformidad de este tipo de instrumentos de 
medición producidos o importados al país  a la fecha de entrada en vigencia de este reglamento 
técnico metrológico , se deben realizar las pruebas y ensayos señalados en el Anexo  1 
utilizando como unidad de medida el Litro (l, L), y el medidor a ensayar debe permitir el ajuste 
de la indicación del resultado de medida al menos en Litros (l, L)  y en galones (gal), teniendo 
en cuenta la siguiente conversión : 
 
1 Galón (U.S) (gal)  =3,785 412 E+00 Li tros (L)  
 
7.5. Medidores de combustible s líquidos  nuevos  
 
7.5.1 Requisitos generales   
 
7.5.1. 1 Condiciones nominales de funcionamiento. Las condiciones nominales de 
funcionamiento de l medidor de combustible son definidas por el productor o importador por 
las siguientes características:  
 
- Cantidad de medida mínima, CMM;  
- Intervalo del caudal de líquido delimitado por el caudal mínimo Qmin y caudal máximo Qmax; 
Nombre o tipo de líquido, o sus características relevantes cuando la indicación del nombre 
o tipo del líquido no es suficiente para caracterizar el líquido.  El rango de presión del líquido 
limitado por la presión mínima del líquido Pmin y presión máxima del líquido Pmax; 
- El rango de temperatura limitado por la temperatura mínima del líquido Tmin y la 
temperatura máxima del líquido Tmax; RESOLUCIÓN   NÚMERO __ 37337___  DE 2022             HOJA No. __ 7_____   
 
Por la cual se modifica el Capítulo Séptimo del Título VI de la Circular Única  de la Superintendencia de 
Industria y Comercio   
 
- El rango del número de Raynold (si aplica) que cuando es indicado por el medidor no es 
necesario especificar el intervalo de caudal del lí quido;  
- Niveles de gravedad que corresponden a condiciones climáticas, de electricidad y 
condiciones mecánicas del ambiente bajo las cuales el medidor está construido para ser 
expuesto; y,  
- El valor nominal de la tensión alterna de alimentación, límites de t ensión continua de 
alimentación o ambos . 
 
El medidor debe ser utilizado exclusivamente para medir líquidos que se encuentren dentro 
de las condiciones nominales de funcionamiento especificadas en el certificado de examen de 
modelo. Del mismo modo, las cond iciones nominales de funcionamiento para un medidor, 
están determinadas por las condiciones nominales de funcionamiento de cada uno de sus 
elementos constitutivos (contador, dispositivo de eliminación de gases, etc).  
 
7.5.1.2. Cantidad de medida mínima . La cantidad de medida mínima (CMM) del medidor 
deberá corresponder a la fórmula 1 X 10n, 2 X 10n o 5 X 10n de L, donde n es un número 
entero positivo o negativo o cero.  
 
La CMM debe satisfacer las condiciones de uso del medidor. En casos especiales el sistema 
de medición no debe ser utilizado para medir cantidades menores a la CMM.  
 
La CMM de un medidor no debe ser inferior a la CMM más grande de cualquiera de sus 
elementos constitutivos como por ejemplo medidor(es), extractor de gases, extractor de gas es 
especiales, etc.  
 
7.5.1.3. Intervalo del caudal del líquido. El intervalo del caudal del líquido de un medidor de 
combustible deberá estar dentro del intervalo del caudal del líquido de cada uno de sus 
elementos constitutivos.  
 
El intervalo del caudal del líquido deberá satisfacer las condiciones de uso del medidor de 
combustible. El medidor deberá ser diseñado para que el intervalo del caudal del líquido opere 
dentro de los límites de Qmin y Qmax, excepto al comienzo de la medic ión o durante las 
interrupciones.  
 
La relación entre Qmin y Qmax para el medidor del combustible debe ser al menos de 10:1.  
 
Si dos o más contadores son montados en paralelo en un mismo medidor, los límites del 
intervalo del caudal ( Qmin y Qmax) de los diferentes contadores deberán ser considerados, 
especialmente la suma de sus límites de caudal del líquido para verificar el cumplimiento de 
la disposición contemplada en el párrafo anterior.  
 
7.5.1.4. Errores máximos permitidos (EMP ).  Para cantidades igu al o mayores a 0,5 gal o 2 
L, los errores máximos permitidos, positivos o negativos, en indicaciones de cantidad, son los 
siguientes:  
 
Tabla No. 1.  
 Línea  EMP Clase de 
precisión 0,53 
A(i) 0,5%  
B(ii) 0,3%  
                                            
3 Clasificación adoptada de la Recomendación de la Organización Internacional de la Metrología Legal -OIML R -
117-1 edición 2019,  “Dynamic measuring systems for liquids other tan water Parte 1: Metrological and technical 
requirements”  páginas 20 a 23.  
 RESOLUCIÓN   NÚMERO __ 37337___  DE 2022             HOJA No. __ 8_____   
 
Por la cual se modifica el Capítulo Séptimo del Título VI de la Circular Única  de la Superintendencia de 
Industria y Comercio   
 
C (igual a línea A – 
línea B  0,2%  
 
(i) EMP aplicable en la verificación metrológica de medidores de combustible en servicio 
que opera en condiciones nominales de funcionamiento.  
(ii) EMP aplicable para efectos de expedir certificado de examen de modelo, y certificado 
de conformidad de medidores de combu stible.  
 
Para cantidades inferiores a 0,5 gal o 2 L, los máximos errores permisibles, positivos o 
negativos, en indicación de cantidad, son los que se indican a continuación.  
 
Tabla No. 2.  
 
Cantidad medida  Error máximo permitido en galones  
De 0,2 a 0,5 gal  Valor fijado en la Tabla 1 aplicado a 0,5 gal  
De 0,1 a 0,2 gal  2 veces el valor fijado en la Tabla 1 aplicado a CMM para cálculos 
Emin 
De 0,05 a 0,1 gal  2 veces el valor fijado en la Tabla 1 aplicado a 0,1 gal  
De 0,02 a 0,05 gal  4 veces el valor fijado en la Tabla 1 aplicado a CMM para cálculos 
Emin 
Menos de 0,02 gal  4 veces el valor fijado en la Tabla 1 aplicado a 0,02 gal  
 
Cantidad medida  Error máximo permitido en litros  
De 1 a 2 L  Valor fijado en la Tabla 1, aplicado a 2 L  
De 0,4 a 1 L  2 veces el valor fijado en la Tabla 1 aplicado a CMM para cálculos 
Emin  
De 0,2 a 0,4 L  2 veces el valor fijado en la Tabla 1 aplicado a 0,4 L  
De 0,1 a 0,2 L  
  4 veces el valor fijado en la Tabla 1 aplicado a CMM para cálculos 
Emin  
Menos de 0,1 L  4 veces el valor fijado en la Tabla 1 aplicado a 0,1 L  
 
Las reglas expresadas en las líneas A y B de la tabla No. 1, aplican para la determinación de 
los máximos errores permitidos expresados en la tabla No. 2.  
 
Sin importar cuál es la ca ntidad medida, la magnitud de EMP está dada por el valor absoluto 
positivo del EMP expresado en la tabla No. 1 o tabla No. 2, o en la desviación de la cantidad 
mínima especificada (E min). 
 
Para cantidades de medida mínimas mayores o iguales a 0,5 gal, la desviación de la cantidad 
mínima especificada (E min) es igual a:  
 
- Fórmula para sistemas de medición:  
 
Emin = (2 CMM) x (A/100)  
CMM = Cantidad de medida mínima (volumen)  
A = el valor numérico expresado en la línea A de la tabla 1.  
 
Para cantidades de medida  mínimas inferiores a 0,5 gal, E min es igual a 2 veces el valor 
expresado en la Tabla No. 2 en relación con la línea A de la tabla No. 1.  
 
Una falla significativa es aquella que es superior a cualquiera de estos valores:  
 
- Un quinto del valor absoluto del E MP para la cantidad medida; o  RESOLUCIÓN   NÚMERO __ 37337___  DE 2022             HOJA No. __ 9_____   
 
Por la cual se modifica el Capítulo Séptimo del Título VI de la Circular Única  de la Superintendencia de 
Industria y Comercio   
 
 
- la desviación de la cantidad mínima especificada (E min) del medidor de combustible.  
 
7.5.1.5. Dispositivo de eliminación de aire o gases. Salvo que el medidor de combustibles 
que se pretenda ingresar al mercado nacional sea u n dispensador, el medidor de combustible 
deberá incorporar un dispositivo que contribuya a la apropiada eliminación de aire o gases no 
disueltos que puedan estar presentes en el combustible antes de ingresar al contador del 
medidor.  
 
El dispositivo de elim inación de aire o gases deberá ser ajustado a las condiciones de 
suministro del combustible de tal manera que el efecto que produce la influencia del aire o de 
los gases en el resultado de medición, no exceda de 0,5% de la cantidad medida.  
 
Los dispositivos de eliminación de gases se instalarán de conformidad con las instrucciones 
del fabricante.  
 
7.5.1.6. Indicaciones.  La cantidad de combustible líquido que se expende (volumen) deberá 
ser indicada en el dispositivo de indicación del medidor en g alones (gal), debiéndose reflejar 
la cantidad exacta expendida en decimales de ser necesario  (al menos 2 cifras decimales) . 
 
El nombre de la unidad de medida o su símbolo deberá aparecer inmediatamente después de 
la indicación.  
 
7.5.1.6.1. Dispositivo indicador. El medidor deberá estar provisto de un dispositivo indicador 
que proporcione la cantidad de combustible medido en las condiciones de medición 
establecidas.  
 
Si el medidor posee varios dispositivos indicadores de resultados de me dida, cada uno de 
ellos está sujeto al cumplimiento de las disposiciones contenidas en esta norma.  
 
Sin importar si el dispositivo indicador es mecánico o digital, la lectura de las indicaciones en 
el medidor debe ser precisa, fácil e inequívoca sin import ar la posición en la que el dispositivo 
indicador entre en reposo.  El signo decimal debe aparecer claramente.  
 
7.5.1.6.1.1. Puesta a cero del indicador de cantidad. Un dispositivo indicador de cantidad 
debe contar con un dispositivo auxiliar para poner la  indicación en cero, ya sea por operación 
manual o mediante un sistema automático.  
 
Una vez ha iniciado la operación de puesta a cero, no debe ser posible que el dispositivo 
indicador de cantidad muestre un resultado diferente al de la medición hecha hasta  que se 
complete la operación de puesta a cero.  
 
Los dispositivos indicadores en los medidores de combustible no deben tener la capacidad de 
reiniciarse a cero durante la medición.  
 
En dispositivos indicadores análogos, la indicación residual después del reinicio a cero no 
deberá ser mayor que la mitad de la desviación de cantidad mínima especificada.  
 
En dispositivos indicadores digitales, la indicación de cantidad después del reinicio a cero será 
cero.  
 
7.5.1.6.1.2. Dispositivo indicador de precio. El indicador del medidor de combustible deberá 
estar complementado por un dispositivo indicador de precio o importe que debe mostrar la RESOLUCIÓN   NÚMERO __ 37337___  DE 2022             HOJA No. __ 10_____   
 
Por la cual se modifica el Capítulo Séptimo del Título VI de la Circular Única  de la Superintendencia de 
Industria y Comercio   
 
unidad de precio antes de la dispensación del combustible y el importe total a pagar después 
de dispensado el mismo.  
 
La indicación de unidad de precio o importe deberá ser ajustable. Los cambios en el precio 
unitario pueden llevarse a cabo directa o indirectamente en el medidor o mediante dispositivos 
auxiliares, caso en el cual deben transcurrir al menos cinco (5) segundo s entre la indicación 
de un nuevo precio unitario y el comienzo de la nueva operación de medición. Sin embargo, 
el precio unitario indicado al comienzo de la dispensación debe ser el mismo durante toda la 
transacción. Un nuevo precio unitario sólo será efe ctivo al momento de una nueva operación 
de medición.  
 
La diferencia entre el precio indicado y el precio calculado con el precio unitario y la cantidad 
indicada no debe superar la desviación de precio mínimo especificado.  
 
Los dispositivos de puesta en ce ro del dispositivo indicador de precio y el dispositivo indicador 
de cantidad serán diseñados de tal manera que la puesta en cero de cualquiera de estos 
dispositivos indicadores involucre automáticamente la puesta en cero del otro.  
 
El medidor de combustib le que tenga incorporado un dispositivo indicador de precio, puede 
contar con un dispositivo de preajuste del precio, y bajo este supuesto, deberá ser diseñado 
de tal forma que detenga el flujo de combustible líquido cuando la cantidad entregada 
correspond a al precio predeterminado.  
 
7.5.1.7. Dispositivo de almacenamiento de información. El medidor de combustible debe 
estar provisto de un dispositivo de almacenamiento de información donde se guardará registro 
de los resultados de medición o de las transacci ones comerciales realizadas de tal forma que 
provea evidencia de estas circunstancias.  
 
El dispositivo utilizado para acceder a la información almacenada se considera parte integral 
del dispositivo de almacenamiento de información.  
 
El dispositivo de almacenamiento de información deberá ser diseñado y construido de tal 
forma que en condiciones de uso normales no sea posible alterar o modificar los datos 
almacenados. Del mismo modo, la información memorizada debe ser protegida contra 
cambios intencional es o no intencionales mediante la implementación de herramientas de 
software.  
 
7.5.1.8. Dispositivo de preajuste. Los dispositivos de preajuste con botones o medios 
similares para predeterminar cantidades fijas están permitidos, siempre y cuando estas 
cantidades fijas sean iguales a un número entero de unidades de volumen.  
 
Los dispositivos de preajuste se deben instalar de tal manera que la repetición de una cantidad 
seleccionada no requiera una nueva configuración de los controles.  
 
Durante la medición, l a indicación de la cantidad seleccionada debe permanecer sin 
alteraciones o regresar progresivamente a cero. Sin embargo, para un dispositivo electrónico 
de preajuste se acepta indicar el valor predeterminado en el dispositivo indicador de cantidad 
o preci o mediante una operación especial con la restricción de que este valor debe ser 
remplazado por cero en la indicación de cantidad o precio antes de que la operación de 
medición pueda comenzar.  
 
Las cantidades predeterminadas y las cantidades mostradas por el dispositivo indicador de 
cantidad deben expresarse en la misma unidad. Esta unidad (o su símbolo) debe estar 
marcado en el mecanismo de preajuste.  RESOLUCIÓN   NÚMERO __ 37337___  DE 2022             HOJA No. __ 11_____   
 
Por la cual se modifica el Capítulo Séptimo del Título VI de la Circular Única  de la Superintendencia de 
Industria y Comercio   
 
 
7.5.1.9. Medidor equipado con dispositivos electrónicos. El medidor que se haya equipado 
con dispositivos  electrónicos  deberá ser diseñado y producido de tal forma que se aseguren 
sus funciones metrológicas y no se excedan los EMP bajo condiciones nominales de 
operación.  
 
7.5.1.9.1. Dispositivo de suministro de energía. El medidor de combustible deberá estar 
equipado con un dispositivo que se active automáticamente para asegurar  las funciones de 
medición durante la interrupción de la fuente de energía principal, al menos durante quince 
(15) minutos continuos, o bien estar  equipados con un medio que permita salvaguardar y 
visualizar los datos que se obtienen de una medición actual, para permitir concluir la 
transacción en curso más adelante o su terminación a elección del consumidor  o usuario . 
 
Igualmente deberán incorporar  un medio de interrupción del flujo de líquido cuando se 
presente una interrupción en el suministro de la fuente principal de energía eléctrica.  
 
7.5.1.9.2. Dispositivo de verificación. El medidor de combustible deberá incorporar un 
dispositivo de verifica ción con capacidad de detectar errores en la generación, transmisión, 
procesamiento y/o indicación de datos que arroje la medición.  
 
En medidores de combustibles interrumpibles, este dispositivo podrá funcionar bien mediante: 
(i) una alarma visible o audib le que llame la atención del operador y/o titular del medidor de 
combustible, (ii) parando únicamente el dispositivo defectuoso cuando el sistema de medición 
sigue cumpliendo con los demás requisitos establecidos en este reglamento técnico, o, (ii) 
detenci ón del flujo de combustible que se expende.  
 
El dispositivo de verificación deberá ser diseñado y fabricado de tal manera que verifique la 
presencia del medidor, su correcta operación y la exactitud de la transmisión de datos.  
 
Cuando las señales generadas  por el medidor sean pulsos, el dispositivo de verificación 
deberá detectar las fallas significativas y tomar las acciones correspondientes.  
 
Para efectos de la certificación del examen de modelo, el organismo evaluador de la 
conformidad respectivo deberá verificar el correcto funcionamiento de este dispositivo bien 
sea (i) mediante la desconexión del transductor, (ii) interrumpiendo uno de los generadores 
de pulsos del sensor o ( iii) interrumpiendo el suministro de energía del transductor.  
 
Cuando el medid or de combustible sea electromagnético, porque la amplitud de las señales 
generadas por el medidor es proporcional al caudal de combustible del mismo, se utiliza el 
siguiente procedimiento de verificación:  
 
Una señal simulada con forma similar a la señal de la medición se ingresa a la entrada del 
dispositivo secundario, representando un caudal entre los caudales mínimos y máximos del 
contador. Los dispositivos de verificación deben verificar el dispositivo primario y secundario. 
Se revisa el valor digital equivalente para verificar que se encuentre dentro de los límites 
predeterminados establecidos por el fabricante y en consistencia con los errores máximos 
permitidos.  
 
Para otras tecnologías, se deben desarrollar los dispositivos de verificación que sumini stren 
niveles equivalentes de seguridad.  
 RESOLUCIÓN   NÚMERO __ 37337___  DE 2022             HOJA No. __ 12_____   
 
Por la cual se modifica el Capítulo Séptimo del Título VI de la Circular Única  de la Superintendencia de 
Industria y Comercio   
 
7.5.1.10. Marcado de medidores. Cada medidor de combustibles líquidos que sea fabricado 
o importado al país deberá llevar adherida, en un lugar visible del mismo, la siguiente 
información:  
 
a) Número del certificado de examen de modelo;  
b) Identificación del fabricante, marca o razón social;  
c) Año de fabricación;  
d) Número de serie; y,  
e) Condiciones nominales de funcionamiento del medidor, del contador y del dispositivo de 
eliminación de gases (si aplica).  
 
Esta información deb erá ser posicionada en una o varias placas adheridas al medidor de 
combustible que garantice que en condiciones normales de uso no sea posible removerla.  
 
De la anterior información, al menos la cantidad de medida mínima deberá ser visible en todo 
momento en condiciones normales de uso del medidor.  
 
La información a la que se hace referencia en el presente numeral no debe ser confundida 
con aquella información sobre condiciones de seguridad, particularmente los límites de presión 
y atmósferas explosivas.  
 
Parágrafo. Los medidores de combustibles líquidos que se encuentren en funcionamiento a 
la entrada en vigencia de la presente reglamentación que no posean adherida al instrumento 
la información que aquí se exige, serán objeto de regularización por parte del  OAVM 
designado y este llevará a cabo el levantamiento de dicha información, incorporando en SIMEL 
como mínimo la información que se relaciona en el  ítem (i) del numeral 7.6.2.2.2.1 . 
 
7.5.1.11. Fijación de precintos en el medidor de combustible. Una vez el  medidor de 
combustible haya superado satisfactoriamente la fase de evaluación de la conformidad en los 
términos señalados en el presente reglamento, el productor o importador deberá precintar 
todas aquellas partes o componentes que no puedan ser materialm ente protegidas de 
cualquier otra manera, proveyendo una medida de seguridad contra cualquier tipo de 
operación que pueda afectar la precisión de las medidas que se obtienen. Para ello, se 
deberán utilizar precintos que, sin importar el material del que es tén hechos, sean lo 
suficientemente durables y que dejen evidencia de su alteración o manipulación si existe.  
 
En todos los casos, los precintos que se utilicen deben ser funcionales y de fácil acceso.  
 
Igualmente, se deberán fijar precintos para restringir el acceso al cambio de parámetros que 
participan en la determinación de los resultados de medición.  
 
El medidor deberá ser diseñado y producido de tal forma que si se desmonta o desensambla 
no sea posible alterar la precisión de las mediciones q ue provee, y particularmente, 
restringiendo el acceso a los parámetros que se encuentran sellados o precintados como a 
cualquier otro medio de ajuste.  
 
En cada precinto de seguridad deberá fijarse un código de barras que cumpla con el estándar 
de captura de información establecido en la norma internacional ISO/IEC 18004:2015, 
incluyendo identificadores de aplicación y Función 1. La información que debe contener el 
código de barras es la siguiente: a) Identificación única, global e in equívoca del fabricante y/o 
importador, de trece (13) números, que no sea asignado de forma unilateral, y b) Número 
serial del precinto de seguridad, compuesto por una codificación alfanumérica que combine 
máximo veinte (20) caracteres escogidos por el pro ductor y/o importador.  
 RESOLUCIÓN   NÚMERO __ 37337___  DE 2022             HOJA No. __ 13_____   
 
Por la cual se modifica el Capítulo Séptimo del Título VI de la Circular Única  de la Superintendencia de 
Industria y Comercio   
 
El productor y/o importador deberá documentar el proceso de colocación de precintos 
respectivo mediante un esquema que hará parte de la documentación técnica del medidor.  
 
7.5.1.11.1. Precintado de dispositivos electrónicos. Si el m edidor de combustible cuenta 
con un dispositivo mediante el cual se tiene acceso al cambio de parámetros que participan 
en la determinación de los resultados de medición sin que estén protegidos mecánicamente 
por medio de precintos, cualquiera sea el esque ma de protección que se adopte deberá 
cumplir lo siguiente:  
 
(i) El acceso al dispositivo por medio del cual se ajustan parámetros para determinar los 
resultados de la medición, sólo deberá otorgarse a personal autorizado mediante la 
asignación de un nombre de  usuario y contraseña, y después de cambiar los parámetros 
de determinación de resultados, asegurándose de que el medidor vuelva a ser puesto en 
servicio bajo condiciones de precintado sin ninguna restricción; o  
 
(ii) Reconociendo acceso sin ninguna restricción  al dispositivo de ajuste de parámetros para 
determinar los resultados de medición, pero que, después de cambiar los parámetros de 
determinación de resultados, el medidor solo podrá ser puesto en servicio por parte de una 
persona autorizada, mediante el in greso de un nombre de usuario y contraseña.  
 
La clave de acceso que se reconozca a la persona autorizada, deberá ser susceptible de ser 
modificada.  
 
Tratándose de medidores de combustible puesto s en servicio bajo la modalidad de 
autoservicio, no basta el uso de la clave de acceso, caso en el cual se deberá implementar un 
precinto mecánico como puede ser una tapa que proteja el switch o llave de encendido.  
 
Cuando el acceso a la determinación de los parámetros de medición se obtiene por medio 
software en modo de configuración (modo que permite la modificación de esos parámetros), 
el medidor en cuestión no debe ser operado o al menos deberá indicar claramente que se 
encuentra en modo de configuraci ón y deberá permanecer en ese estado hasta que el medidor 
sea puesto en servicio bajo condiciones de precintado.  
 
7.5.1.11.1.1. Registro de los cambios de parámetros. Para efectos de permitir la 
identificación de cambios de parámetros de determinación de r esultados de medición, el 
dispositivo de acceso a esos parámetros deberá guardar registro de las veces en que se ha 
tenido acceso al mismo, fecha en que se cambiaron los parámetros, los nuevos valores 
ingresados y la identificación de quién efectuó la inte rvención.  
 
El dispositivo de ajuste de parámetros deberá permitir recuperar el registro de la última 
intervención efectuada en el medidor dentro de los dos (2) años anteriores, sin perjuicio de 
que pueda registrar intervenciones anteriores, a menos que par a guardar la última deba borrar 
de su memoria las anteriores.  
 
7.5.2 Requisitos específicos . Cuando sea instalado el medidor, la relación entre Qmin y Qmax 
para el medidor de combustible podrá ser inferior a 10:1 y no menor de 5:1.  
 
Cuando el medidor inclu ye su propia bomba, inmediatamente se debe instalar un dispositivo 
de eliminación de gases corriente arriba de la entrada del medidor.  
 
Si el medidor cuenta con un sistema de bombeo remoto, el fabricante / importador debe 
garantizar que no exista riesgo de  ingreso de aire o de liberación de gases. En tal caso, se 
deberá proveer de detector de nivel de aire o liberación de gases en el tanque de 
almacenamiento que permita evitar automáticamente la dispensación de combustibles cuando RESOLUCIÓN   NÚMERO __ 37337___  DE 2022             HOJA No. __ 14_____   
 
Por la cual se modifica el Capítulo Séptimo del Título VI de la Circular Única  de la Superintendencia de 
Industria y Comercio   
 
se llegue al nivel mínimo del tanque de almacenamiento. En todo caso, cuando se coloca un 
indicador de gases, éste no debe tener ningún dispositivo de ventilación.  
 
El medidor de combustibles debe estar equipado con un dispositivo para reiniciar desde cero 
el dispositivo que indica  la cantidad (volumen). Si estos sistemas incluyen también un 
dispositivo de indicación de precio o importe a pagar por parte del usuario , dicho dispositivo 
debe contar con un mecanismo para reiniciarse desde cero.  
 
El medidor debe ser construido de tal forma que únicamente se puede utilizar una pistola del 
medidor durante la dispensación de combustible, y después de haber reemplazado la pistola, 
sólo se podrá efectuar el siguiente abastecimiento hasta que el dispositivo indicador se haya 
reiniciado a cer o. Cuando se puedan usar dos o más pistolas simultáneamente o 
alternadamente, y después de que las pistolas utilizadas han sido reemplazadas, el siguiente 
abastecimiento debe quedar impedido hasta que el dispositivo indicador se haya reiniciado al 
cero. Sin embargo, cuando se utiliza una bomba manual auxiliar este requisito no aplica.  
 
Si el medidor de combustible posee un caudal máximo Qmax no mayor a 3,6 m3/h, su cantidad 
de medida mínima (CMM) no podrá superar 5 L (1,3 gal).  
 
Si el medidor de combustible s posee un dispositivo de impresión de los resultados de medida 
y precio a pagar, debe ser construido de tal forma que evite automáticamente continuar 
dispensando combustible hasta que se haya hecho el reinicio de este dispositivo a cero. Sin 
embargo, la o peración de impresión no debe cambiar la cantidad indicada en el dispositivo 
indicador.  
 
El medidor de combustible deberá ser construido de tal forma que la dispensación de 
combustible sea interrumpible.  
 
Además de los requisitos del numeral 7.5.1.9.1., los medidores de combustibles líquidos que 
incorporen elementos electrónicos deben ser diseñados de manera que la duración mínima 
de funcionamiento de la pantalla será:  
 
- Por lo menos 15 minutos continua y automáticamente después de un fallo en el suministr o 
principal de energía; o  
- Un total de 5 minutos en uno o varios periodos controlados manualmente durante una hora 
después del fallo.  
 
Para efectos de ensayar el cumplimiento del requisito anterior, se deberá suministrar energía 
eléctrica de manera constant e al menos durante doce (12) horas antes de cortar el suministro 
de energía.  
 
El medidor de combustible que incorpore elementos electrónicos debe ser diseñado y 
construido de modo tal que no se pueda continuar con un abastecimiento o dispensación de 
combus tible que ha sido interrumpido, sino después de que se haya reestablecido el 
suministro de la corriente eléctrica si la falla del suministro duró más de  quince  (15) segundos.  
 
Si varios medidores de combustible tienen un dispositivo indicador común, no deb e ser posible 
usar más de un (1) medidor simultáneamente.  
 
El medidor de combustible deberá incorporar un dispositivo de chequeo que para cada 
dispensación de combustible verifique si las instrucciones memorizadas por el instrumento y 
los datos son correct os, como también que el proceso de transferencia y almacenamiento de 
los datos de medición relevantes es efectuado correctamente.  
 RESOLUCIÓN   NÚMERO __ 37337___  DE 2022             HOJA No. __ 15_____   
 
Por la cual se modifica el Capítulo Séptimo del Título VI de la Circular Única  de la Superintendencia de 
Industria y Comercio   
 
Si el medidor de combustible posee filtros, estos no deberán afectar la precisión de la medición 
ni la operación del medidor.  
 
Si el medidor utiliza medios para la recuperación de vapores, estos no deberán influir en la 
precisión de las mediciones superando los EMP.  
 
El medidor de combustible que incorpore un dispositivo indicador electrónico, deberá poseer 
un mecanismo de expir ación que termine la transacción, es decir, que ordene reiniciar el 
medidor desde cero antes de iniciar el abastecimiento, siempre que haya trascurrido un 
periodo de inactividad de más de ciento veinte (120) segundos durante la transacción.  
 
7.5.3. Demostración de la conformidad. La conformidad de los medidores de combustibles  
líquidos  de producción nacional y extranjera con los requisitos definidos en el presente 
reglamento técnico, se demostrará mediante un (i) certificado de examen de modelo del  
instrumento emitido en cumplimiento de los requisitos establecidos en el numeral 7. 5.3.1 
(certificación de tipo o aprobación de modelo) , y (ii) una declaración de conformidad del 
productor o importador del medidor de combustible individualmente considerad o, emitida en 
cumplimiento de los requisitos previstos en el numeral 7. 5.3.2 de esta  resolución.  
 
7.5.3.1. Requisitos para la expedición del certificado de examen de modelo.  
 
La certificación de tipo  deberá ser emitid a bajo el esquema de certificación 1A definido en la 
norma ISO/IEC 17067:2013, con alcance al presente reglamento técnico o sus normas 
equivalentes  definidas en el numeral 7.5.3.4 , (i) por parte de un organismo de certificación de 
producto acreditado ante e l Organismo Nacional de Acreditación de Colombia -ONAC - bajo la 
norma ISO/IEC 17065:2012 con alcance al presente reglamento técnico metrológico, o (ii) por 
parte de un organismo evaluador de la conformidad reconocido en el marco de los acuerdos 
de reconoci miento multilateral de los que haga parte el ONAC, siempre y cuando el país 
emisor acepte los certificados colombianos para productos nacionales, o (iii) por parte de un 
organismo notificado.  
 
También se podrá demostrar conformidad con  certifica ciones de t ipo emitido s por autoridad es 
emisora s de certificados de conformidad en el marco del sistema de certificación de la OIML.  
 
Adicionalmente se permite demostrar la conformidad del modelo del instrumento, mediante la 
aprobación de modelo emitida por una Autoridad de Metrología Legal de un país con base en 
los ensayos efectuados por parte de un Instituto Nacional de Metrología -INM- cuyas 
capacidades de calibración y medición (CMC4) en la magnitud relacionada con el instrumento 
de medición, hayan sido publ icadas ante la Oficina Internacional de Pesas y Medidas5. 
 
La certificación de tipo y la aprobación de  modelo estará n vigente s mientras el productor no 
modifique ninguna de las características y/o propiedades del instrumento que fueron 
evaluadas. En caso d e que se efectúe cualquier modificación, se deberá volver a certificar el 
modelo del medidor de combustible.  
 
7.5.3.1.1. Ensayos y exámenes para la expedición del certificado de examen de modelo. 
Para efectos de expedir el certificado de conformidad de mod elo, se deberán efectuar los 
ensayos establecidos en los numerales 3 y 4 del Anexo 1 de la presente resolución bajo las 
condiciones allí establecidas en laboratorios acreditados ante el Organismo Nacional de 
Acreditación de Colombia -ONAC - bajo la norma IS O/IEC 17025:20 17 cuyo alcance de 
acreditación corresponda al ensayo respectivo; o practicar las pruebas y ensayos previstos en 
las normas equivalentes al presente reglamento técnico metrológico en laboratorios 
                                            
          4  Calibration and Measurements Capabilities –CMC.  
            5 Bureau International des Poids et Mesures -BIPM.  RESOLUCIÓN   NÚMERO __ 37337___  DE 2022             HOJA No. __ 16_____   
 
Por la cual se modifica el Capítulo Séptimo del Título VI de la Circular Única  de la Superintendencia de 
Industria y Comercio   
 
extranjeros siempre que ostenten acreditación vigente bajo la norma ISO/IEC 17025:20 17 
emitida por un miembro signatario del acuerdo de reconocimiento mutuo del International 
Laboratory Acreditation Cooperation –ILAC.  
 
7.5.3.2. Requisitos para la expedición de la declaración de conformidad de los 
medi dores de combustibles individualmente considerados. Con la declaración de 
conformidad del medidor de combustibles líquidos, el productor o importador garantiza la 
conformidad del instrumento individualmente considerado con el modelo certificado. Esta 
decla ración debe ser expedida de conformidad con los requisitos establecidos en la norma 
internacional ISO/IEC 17050:2004, utilizando el modelo de declaración de conformidad 
incluido en el Anexo No. 2 de esta resolución, y debe ir acompañada del informe de resu ltados 
de los ensayos que se señalan en el numeral 7. 5.3.2 .1. 
 
La declaración de conformidad debe identificar individualmente cada instrumento con número 
de serial.  
 
7.5.3.2.1. Ensayos y exámenes para la expedición de la declaración de conformidad del 
medidor de combustible. Para efectos de expedir la declaración de conformidad del medidor 
de combustible, se deberán efectuar, en al menos el diez por ciento (10%) de los medidores 
que ingresan al mercado nacional con el mismo certificado de tipo o aprobación de modelo, 
los ensayos establecidos en los numerales 3.2 y 3.3 del Anexo 1 de la presente resolución 
bajo las condiciones allí establecidas, (i) en uno o más laboratorios de pru ebas y ensayos y/o 
de calibración, acreditados en la magnitud caudal ante el Organismo Nacional de Acreditación 
de Colombia –ONAC - bajo la norma ISO/IEC 17025:20 17 cuyo alcance de acreditación 
corresponda a medidores de flujo con características metrológic as similares a las de los 
surtidores y/o dispensadores de combustibles líquidos o (ii) en laboratorios extranjeros 
siempre que ostenten acreditación vigente bajo la norma ISO/IEC 17025:20 17 emitida por un 
miembro signatario del acuerdo de reconocimiento mu tuo del International Laboratory 
Acreditation Cooperation –ILAC.  
 
Parágrafo. En la ausencia de laboratorios de ensayo en el territorio nacional acreditados para 
adelantar los ensayos propuestos en los numerales 3.2 y 3.3 del Anexo 1 de la presente 
resolución , bajo las condiciones allí establecidas, se podrá efectuar una calibración para los 
medidores de combustibles líquidos, que cumpla con los siguientes requisitos:  
 
a) Debe realizarse : (i) en laboratorios de calibración acreditados ante el Organismo Nacional 
de Acreditación de Colombia – ONAC , bajo la norma ISO/IEC 17025:20 17, o; (ii) en 
laboratorios extranjeros siempre que ostenten acreditación vigente bajo la norma ISO/IEC 
17025:20 17 emitida por un miembro signatario del acuerdo de reconocimiento mutuo del 
“International Laboratory Acreditation Cooperation – ILAC ”, o; (iii) en el Instituto Nacional de 
Metrología de Colombia , o; (iv) en un Instituto Nacional de Metrología – INM, cuyas 
capacidades de calibración y medición (CMC )6, en la magnitud relacionada con el 
instrumento de medición, hayan sido publicadas ante la Oficina Internacional de Pesas y 
Medidas7. 
b) Se deberá efectuar en un caudal entre el mínimo (Qmin) y el máximo (Qmax) que e s capaz 
de suministrar el medidor de combustible líquido, utilizando como medio de comparación 
un recipiente volumétrico con capacidad nominal igual a 20 L. Así mismo se deberá efectuar 
al caudal mínimo (Qmin) que es capaz de suministrar el medidor de comb ustible líquido, 
utilizando como medio de comparación un recipiente volumétrico con capacidad nominal 
igual a 2 L.  
 
En ambos caudales, el error más la incertidumbre no podrá super ar el ± 0,3%.  
                                            
6 Calibration and Measurements Capabilities – CMC.  
7 Bureau International des Poids et Mesures – BIPM.  RESOLUCIÓN   NÚMERO __ 37337___  DE 2022             HOJA No. __ 17_____   
 
Por la cual se modifica el Capítulo Séptimo del Título VI de la Circular Única  de la Superintendencia de 
Industria y Comercio   
 
 
7.5.3.3. Disposición transitoria. Mientras no  exista al menos un (1) organismo de 
certificación acreditado ante el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia -ONAC - 
cuyo alcance de certificación corresponda al presente reglamento técnico metrológico, se 
aceptará, como medio para demostrar la conf ormidad del surtidor, dispensador y/o medidor 
de combustibles con los requisitos establecidos en esta norma, la declaración de conformidad 
del productor y/o importador expedida de conformidad con los requisitos establecidos en la 
norma internacional ISO/IE C 17050:2004, utilizando el modelo de declaración de conformidad 
incluido en el Anexo No. 2 de este reglamento técnico . 
 
Esta declaración debe estar soportada sobre la base de haberse observado las reglas y 
efectuado los ensayos señalados en los numerales 3 y 4 del Anexo 1 de esta resolución, por 
parte de uno o varios laboratorios de pruebas y ensayos y/o de calibración, acreditados en la 
magnitud caudal ante el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia -ONAC - bajo la 
norma ISO/IEC 17025:20 17 cuyo alca nce de acreditación corresponda a medidores de flujo 
con características metrológicas similares a la de los surtidores y/o dispensadores de 
combustibles líquidos, y que tenga la capacidad de realizar los ensayos respectivos; o por 
parte de un laboratorio e xtranjero que practique las pruebas y ensayos previstos en las normas 
equivalentes a este reglamento técnico definidas en el numeral 7. 5.3.4 , siempre que ostenten 
acreditación vigente bajo la norma ISO/IEC 17025:20 17 emitida por un miembro signatario del 
acuerdo de reconocimiento mutuo del International Laboratory Acreditation Cooperation –
ILAC.  
 
Parágrafo. El productor  e importador que haya demostrado la conformidad de sus surtidores, 
dispensadores y/o medidores de c ombustibles líquidos bajo lo dispuesto en este numeral, no 
tendrá que demostrar nuevamente la conformidad de sus instrumentos así ya se haya 
acreditado el primer organismo de certificación ante el ONAC.  
 
El certificado de conformidad de modelo previsto en este reglamento técnico como medio para 
la evaluación de la conformidad según lo señalado en el numeral 7. 5.3., sólo será exigible 
transcurridos tres (3) meses de haberse acreditado el primer organismo de certificación de 
producto con alcance al presente r eglamento técnico por parte del ONAC.  
 
7.5.3.4  Normas equivalentes para demostrar conformidad de medidores combustible 
nuevos. Se consideran equivalentes al presente reglamento técnico las siguientes normas 
internacionales:  
 
a) Recomendación de la Organización Internacional de la Metrología Legal –OIML R -117-1 
Edición 2019 “dynamic measuring systems for liquids other tan water, Part 1 Metrological 
and technical requirements” ; 
b) Anexo MI -005 de la Directiva 2014/32/UE del Parlamento  Europeo y del Consejo del 26 de 
febrero de 2014 relativa a “SISTEMAS PARA LA MEDICIÓN CONTINUA Y DINÁMICA DE 
CANTIDADES DE LÍQUIDOS DISTINTOS DEL AGUA” ; 
c) La sección 3.30 del Manual No. 44 sobre “Liquid -Measuring Devices” adoptado por la 10 6 
Conferencia Nacional de Pesas y Medidas de 20 21, publicado por el Instituto Nacional de 
Estándares y Tecnología de los Estados Unidos de América (NIST por sus siglas en inglés) 
del año 202 2. 
d) Norma Oficial Mexicana NOM -005-SCFI -2017, Instrumentos de medici ón - Sistema para 
medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos con un gasto máximo de 
250 L/min - Especificaciones, métodos de prueba y de verificación, publicada el 10 de 
octubre de 2018.  
 RESOLUCIÓN   NÚMERO __ 37337___  DE 2022             HOJA No. __ 18_____   
 
Por la cual se modifica el Capítulo Séptimo del Título VI de la Circular Única  de la Superintendencia de 
Industria y Comercio   
 
7.5.4. Obligaciones del productor e importador. Son obligaciones del productor y/o 
importador  de instrumentos nuevos , en relación con el cumplimiento del presente reglamento 
técnico las siguientes:  
 
7.5.4.1. Introducir al mercado nacional únicamente medidores de combustibles que se 
encuentren conformes con los requisitos establecidos en el presente reglamento técnico;  
 
7.5.4.2. Fijar un código de barras a cada medidor de combustibles el cual deberá cumplir con 
el estándar de captura de información establecido en la norma internacional ISO /IEC 
15417:2007 . Los datos que debe contener el código de barras son los siguientes:  
 
a) identificación única, global e inequívoca del medidor de combustibles que varíe 
dependiendo de las condiciones nominales de funcionamiento, de trece (13) números.  
b) Número serial alfanumérico de veinte (20) dígitos.  
 
7.5.4.3. Elaborar y preparar la documentación técnica necesaria para efectos de evaluar la 
conformidad de medidores de combustibles;  
 
7.5.4.4. Elaborar la declaración de conformidad a que se refiere los numerales 7. 5.3. y 7.5.3.2.  
del presente reglamento técnico según corresponda, bajo los parámetros establecidos en la 
norma ISO/IEC 17050:2004;  
 
7.5.4.5. Conservar copia de la documentación técnica que soporta la demostración de la 
conformidad , por el término que se establece para la conservación de los papeles de comercio 
previsto en el artículo 60 del Código de Comercio, contado a partir de la fecha de introducción 
al mercado del medidor de combustibles;  
 
7.5.4.6. Identificar los medidores de combustibles que son in troducidos al mercado nacional, 
en su cubierta exterior, con su nombre comercial o marca, dirección física y electrónica y 
teléfono de contacto;  
 
7.5.4.7. Entregar al titular del medidor de combustibles las instrucciones de operación y 
manual de uso en cas tellano, como también copia de los certificados y declaraciones de 
conformidad obtenidos para efectos de demostrar la conformidad de sus instrumentos;  
 
7.5.4.8. Tomar las medidas correctivas necesarias para recoger o retirar del mercado aquellos 
medidores de combustibles respecto de los cuales se tenga motivos para pensar que no están 
conformes con los requisitos establecidos en el presente reglamento técnico metrológico;  
 
7.5.4.9. Permitir a la Superintendencia de Industria y Comercio el acceso a toda clas e de 
información y documentación que sea necesaria para efectos de demostrar la conformidad de 
los medidores de combustibles que introdujo al mercado; y  
 
7.5.4.10. Previo a la importación o puesta en circulación, si es fabricado  en el país, el 
importador o productor de un medidor de combustible líquido deberá registrar en el Sistema 
de Información de Metrología Legal (SIMEL ) el modelo y características metrológicas de dicho 
instrumento de medición, adjuntando los siguientes docum entos:  
 
a) Certificado de examen de tipo o aprobación de modelo;  
b) Manual de instalación y de uso del modelo de surtidor, dispensador y/o medidor de 
combustibles líquidos registrado en español; y,  
c) Esquema de precintos del medidor de combustibles líquidos donde se especifique el lugar 
de instalación de los mismos, sus características, codificación y ubicación . 
 RESOLUCIÓN   NÚMERO __ 37337___  DE 2022             HOJA No. __ 19_____   
 
Por la cual se modifica el Capítulo Séptimo del Título VI de la Circular Única  de la Superintendencia de 
Industria y Comercio   
 
Parágrafo. La Superintendencia de Industria y Comercio podrá retirar el registro del tipo o 
modelo del medidor de combustibles líquidos respecto del cual no se incorporen al SIMEL 
cualquiera de los documentos señalados en el presente numeral.  
 
7.5.4.11. Todo importador de medidor es de combustible s líquido s debe presentar y adjuntar 
los documentos mencionados en el numeral 7. 5.4.10  a la licencia  de importación que se 
presente a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE).  
 
Así mismo, se deberá indicar en dich a licencia  de importación el número de registro en el 
SIMEL del tipo o modelo de los surtidores, dispensadores y/o medidores d e combustibles 
líquido s objeto de importación.  
 
7.5.5 Prohibición de comercialización y uso del medidor de combustibles. Los medidores 
de combustibles sujetos a control metrológico que no superen la evaluación de la conformidad 
en los términos establecidos  en esta reglamentación técnica, no podrán ser comercializados 
ni utilizados dentro del territorio nacional en estaciones de servicio  automotriz , fluvial  y 
marítima  públicas de acuerdo con las definiciones previstas en los artículos 2.2.1.1.2.2.1.4 y 
2.2.1 .1.2.2.1.5 del Decreto 1073 de 2015 , o la s norma s que lo modifique n. Tampoco podrán 
ser comercializados, importados ni utilizados dentro del territorio nacional, aquellos medidores 
cuya información descrita en el numeral 7. 5.4.10.  no haya sido incorporada a SIMEL de 
manera completa.  
 
Quedará retirado del servicio y por tanto no podrá ser utilizado en ninguna de las actividades 
sujetas a control metrológico y deberá ser dado de baja en SIMEL , aquel surtidor o 
dispensador que haya sido puesto en servicio con posterioridad a la entrada en vigencia de 
este reglamento técnico y no haya demostrado su conformidad en los términos señalados en 
el numeral 7. 5.3. 
 
7.6. Medidores de combustibles líquidos en servicio  
 
7.6.1. Requisitos generales . Los titulares de medidores de combustibles líquidos que se 
utilicen en estaciones de servicio automotriz , fluvial  y marítima públicas  deben mantenerlos 
ajustados en todo momento , es decir, son responsables del buen funcionamiento y de la 
conservación del medidor, en cuanto  a sus características metrológicas obligatorias y a la 
confiabilidad de sus mediciones.  
 
7.6.2.  Control metrológico legal  
 
7.6.2.1 . Inspección metrológica  
 
La Superintendencia de Industria y Comercio y las alcaldías vigilarán el cumplimiento de los 
requisitos metrológicos aplicables a medidores de combustibles líquidos en servicio, según el 
procedimiento de verificación metrológica establecido en el numeral 7.6.2.2.2 . del presente 
reglamento técnico.  El incumplimiento de los requisitos metrológicos dará lugar a la imposición 
de sancion es según el artículo 61 de la Ley 1480 de 2011 , así como de las medidas 
administrativas que corresponda n, según el artículo 59 de la mencionada Ley.  
 
7.6.2.2 . Verificación metrológica  
 
El control metrológico también se ejercerá a través de Organismos Autorizados de Verificación 
Metrológica (OAVM ), los cuales son organismos evaluadores de la conformidad acreditados 
por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC) y designados por la 
Superintendencia de Industria y Comercio de acuerdo al procedimiento de selección objetiva 
que se adopte para tal fin . Los  OAVM verificarán los medidores en la fase de instrumentos de RESOLUCIÓN   NÚMERO __ 37337___  DE 2022             HOJA No. __ 20_____   
 
Por la cual se modifica el Capítulo Séptimo del Título VI de la Circular Única  de la Superintendencia de 
Industria y Comercio   
 
medición en  servicio . Sus obligaciones, regiones autorizadas para el ejercicio de sus funciones 
e instrumentos de medición autorizados para verificar, serán señalados en el acto 
administrativo d e autorización que expida esa Superintendencia.  
 
Parágrafo  1. La designación administrativa de que trata el presente numeral  se entiende sin 
perjuicio de las facultades inspección, vigilancia y control a cargo de  la Superintendencia de 
Industria y Comercio  y las Alcaldías Municipales en materia de control metrológico, entidades 
que ejercerán sus  funciones en cualquier momento y luga r dentro del marco de sus 
competencias.  
 
Las actividades de verificación metrológica se realizan después de que el OAVM haya cr eado 
la tarjeta de control metrológico (TCM) del medidor de combustibles en el SIMEL.  
 
Todo titular de medidores de combustibles líquidos que se encuentren en servicio deberá 
permitir y sufragar de manera anticipada el costo de la verificación metrológica de sus 
instrumentos por parte del Organismo Autorizado de Verificación Metrológica –OAVM 
designado.  
 
7.6.2.2.1. Ciclo de verificación  metrológic a 
 
El ciclo de verificación metrológica  está compuesto por los procedimientos de regularización, 
de verificación  metrológica periódica y de verificación metrológica de después de reparación 
o modificación , los cuales  constan de la realización de un examen administrativo y de un 
examen técnico de carácter metrológico mediante la ejecución de los ensayos que se señala n 
más adelante. También incluye la actividad de reparación. En este ciclo intervienen los OAVM, 
reparadores, técnicos reparadores, y titulares de medidores de combustibles líquidos.  
 
7.6.2.2.1.1. Regularización  
 
Se denomina regularización a la primera ver ificación metrológica de un medidor de 
combustibles líquidos que se encontraba en servicio al 15 de noviembre de 2016.  
 
El procedimiento de regularización se debe llevar a cabo por el OAVM , dentro del término que 
se determine en la convocatoria pública de designación.  
 
En el procedimiento de regularización, y siempre que el resultado sea conforme , el OAVM 
debe precintar los medidores en los puntos definidos por el mismo organismo, los cuale s como 
mínimo deberán ser los que se indican en el numeral 7.6. 2.2.3.4 . 
 
Durante la regularización , el verificador debe hacer el plano del esquema de precintos y 
registrarlo en el SIMEL junto con el número de serie de cada precinto colocado para 
complement ar el acta de verificación correspondiente. Cuando se requiera, en posteriores 
verificaciones se debe actualizar el esquema de precintos.  
 
Únicamente se podrá modificar el número de serie de los precintos como consecuencia de la 
realización de un procedimi ento de verificación metrológica de después de reparación o  
verificación periódica.  
 
Cuando el procedimiento de verificación metrológica con fines de regularización arroje 
resultado NO CONFORME, el OAVM no tendrá que precintar el medidor de combu stibles 
líquidos. Sin embargo, el titular deberá realizar la reparación del surtidor a través de un 
reparador inscrito en SIMEL, o retirar el surtidor. Lo anterior, en un término de 30 días 
calendario desde el momento en que no se supere la regularización, dentro del cual el titular 
deberá informar al OAVM el evento en que se decida el retiro del instrumento.  RESOLUCIÓN   NÚMERO __ 37337___  DE 2022             HOJA No. __ 21_____   
 
Por la cual se modifica el Capítulo Séptimo del Título VI de la Circular Única  de la Superintendencia de 
Industria y Comercio   
 
 
7.6.2.2.1.2 . Verificación metrológica periódica  
 
La verificación metrológica periódica se realiza con la finalidad de comprobar y confirmar que 
los me didores de combustibles líquidos mantienen las características esenciales, 
metrológicas, técnicas y administrativas desde su última verificación metrológica . 
 
Sin perjuicio de la obligación del titular del instrumento de medición de mantenerlo ajustado 
metrológicamente en todo momento, la verificación metrológica periódica de los medidores de 
combustibles líquidos  se realiza cada año, es decir, cada verificación periódica se debe 
realizar al cabo de doce (12) meses.  
 
No obstante, el OAVM podrá efectuar la verificación metrológica periódica de los medidores 
de combustible líquido entre el mes once (11) o hasta el mes trece (13) contados a partir de 
la fecha en la que se practicó la última verificación metrológica.  
 
Cuando con posterioridad a la regularizació n o a la verificación periódica se han puesto en 
funcionamiento nuevos medidores de combustibles o remplazado alguno de ellos en la misma 
EDS, estos podrán  ser verificados junto con los demás en la siguiente visita de verificación 
metrológica periódica del  OAVM. En este evento el OAVM debe crear la TCM por cada 
medidor de combustibles líquidos en el SIMEL y para ello , el titular está obligado a presentar 
al verificador que realiza la visita, la factura de compraventa del medidor de combustibles, 
junto con l os documentos que demuestran la conformidad del mismo frente al reglamento 
técnico de acuerdo con lo previsto en el numeral 7. 5.3. 
 
Parágrafo. La primera verificación metrológica de los medidores de combustibles nuevos  que 
hayan demostrado la conformidad s egún lo establecido en el numeral 7.5.3 , es decir, aquellos 
que ingresar on al mercado nacional con posterioridad a la entrada en vigencia del reglamento 
técnico, será realizada bajo el mismo procedimiento de verificación metrológica  señalado en 
el numeral 7.6.2.2.2. , y el precintado se realizará conforme lo estipulado en el numeral 
7.6.2.2.3.4 , siempre que el resultado sea conforme . 
 
7.6.2.2.1.3 . Reparación  
 
Cuando con ocasión de una regularización, verificación periódica, o por iniciativa del titular, un 
medidor de combustibles líquidos deba ser sometido a reparación, dicha actividad deberá ser 
realizada por un reparador registrado en SIMEL, siguiendo los deb eres y obligaciones 
determinados en el numeral 7.6.2.2.7 . 
 
Si el reparador rompe precintos para ajustar o modificar el medidor de combustibles líquidos, 
deberá colocar sus precintos en los mismos puntos en que los removió.  
 
Los medidores de combustibles lí quidos que han sido reparados o modificados podrán ser 
utilizados de nuevo, únicamente cuando el reparador que los intervenga haya registrado dicha 
reparación en el SIMEL y retirado la etiqueta de no conformidad de que trata el numeral 
7.6.2.2.6 . 
 
La reparación que se realice luego del resultado NO CONFORME del procedimiento de 
regularización, en el cual el OAVM no precinta el medidor de combustibles líquidos , deberá 
ser realizada por un reparador inscrito en SIMEL. Este será el único evento en el que se podrán 
cargar reparaciones en SIMEL sin la ruptura de precintos.  
 
7.6.2.2.1.4 . Verificación metrológica después de reparación  
 RESOLUCIÓN   NÚMERO __ 37337___  DE 2022             HOJA No. __ 22_____   
 
Por la cual se modifica el Capítulo Séptimo del Título VI de la Circular Única  de la Superintendencia de 
Industria y Comercio   
 
Verificación que se realiza después de una reparación o modificación en la que se requirió 
rotura de precintos, con el objeto de comprobar que el medidor de combustibles líquidos 
conserva las características metrológicas que le son aplicables conforme a su diseño y a su 
reglamentación técnica específica.  
 
Siempre que se efectúe una reparación o modificación a un medidor de combus tibles líquidos 
que implique la rotura de precintos de seguridad, el OAVM debe realizar una verificación 
metrológica después de reparación , y debe registrar dicho procedimiento en el SIMEL.  
 
La verificación metrológica que se efectúa después de una reparación o modificación  
únicamente afecta el medidor de combustibles líquidos y la(s) manguera(s) que se hayan 
requerido reparar o modificar.  
 
En esta verificación el OAVM debe colocar sus precint os encima de los puestos por el 
reparador, luego de haber verificado las condiciones de la reparación y el adecuado 
funcionamiento del medidor.  
 
Parágrafo. Cuando en una misma estación de servicio (EDS) estén siendo utilizados dos (2) 
o más medidores de combustibles líquidos y uno de ellos requiera ser reparado o modificado 
dentro de los seis (6) meses siguientes a la verificación periódica  o regularización , la siguiente 
verificación metrológica al medidor reparado se realizará al mismo tiempo de los demás 
medidores de combustibles de la EDS, en el plazo para la realización de verificación periódica ; 
y, en caso de que la reparación se haya realizado entre los meses siete (7) a doce (12) de la 
última verificación periódica o regularización , el medidor verificado después de reparación 
volverá a ser verificado por el OAVM transcurrido un año más el periodo restante, para que 
coincida con la siguiente fecha de veri ficación periódica . 
 
Ejemplo: Todos los medidores de combustibles líquidos de una EDS son verificados 
metrológicamente por el OAVM el día 2 de enero de 2018, y todos aprueban el procedimiento 
realizado con una periodicidad para la siguiente verificación de  un (1) año contado a partir de 
esa fecha; con posterioridad, el día 2 de octubre de 2018 el titular de los instrumentos solicita 
a un reparador inscrito en SIMEL el ajuste y reparación de cuatro (4) de ellos, siendo 
verificados por el OAVM después de la r eparación efectuada , el 28 de  octubre  de 2018.  Estos 
instrumentos de medición vuelven a ser verificados por el OAVM, como parte de la verificación 
metrológica periódica que les corresponde, el día 2 de enero de 2020.  
 
 
7.6.2.2.2 . Procedimiento de verificación  metrológica . Este procedimiento es aplicable a 
todo tipo de medidores de combustibles líquidos en servicio, sujetos a control metrológico en 
los términos establecidos en esta Resolución , en las etapas de regularización, verificación 
periódica y verificación después de reparación . 
 
7.6.2.2.2.1 . Examen Administrativo . Consiste en la identificación del medidor de combustible 
y la comprobación de que reúne los requisitos para estar válidamente en servicio, tomando 
como base la información aportada por el OAVM en la tarjeta de control metrológico –TCM de 
SIMEL. Igualmente, mediante este examen se comprobará que el medidor superó 
satisfactoriamente la evaluación de la conformidad o que fue sometido a regularización con 
los marcados correspondientes.  
 
A excepción de los medidores de combustibles líquidos que se encuentren en operación al 15 
de noviembre de 2016 , si el OAVM encuentra que un medidor de combustibles líquidos sujeto 
a control metrológico ingresó al mercado nacional sin demostrar satisfactoriamente su 
conformidad con el presente reglamento técnico, informará a la Superintendencia de Industria RESOLUCIÓN   NÚMERO __ 37337___  DE 2022             HOJA No. __ 23_____   
 
Por la cual se modifica el Capítulo Séptimo del Título VI de la Circular Única  de la Superintendencia de 
Industria y Comercio   
 
y Comer cio quien podrá inhabilitarlo para el servicio de manera preventiva e iniciar la 
investigación administrativa a que haya lugar.  
 
Aquellos medidores de combustibles líquidos que se encuentren en operación a la fecha de 
entrada en vigencia de este reglamento  técnico, serán sometidos a regularización por parte 
del OAVM en la zona geográfica donde opera el instrumento, quien verificará que el medidor 
provee mediciones dentro de los errores máximos permitidos en este reglamento técnico.  
 
Asimismo,  se debe compro bar, por cada medidor, los datos de identificación del mismo en la 
tarjeta de control metrológico en SIMEL, y en caso de estar incompletos o incorrectos deberán 
ser actualizados por parte del OAVM.  
 
i. Comprobación de la placa de características y de los datos contenidos en la tarjeta 
de control metrológico del surtidor, dispe nsador o medidor de combustible. El OAVM 
deberá comprobar y /o complementar si faltaran, los datos contenidos en la TCM del medidor 
de combustibles líquidos en el SIMEL. Tales datos s on: 
 
a) Titular del medidor de combustibles;  
b) Marca;  
c) Modelo;  
d) Número de serie del medidor de combustibles; y,  
e) Condiciones nominales de funcionamiento del medidor de combustibles.  
 
La placa de características que debe poseer el medidor de combustibles líquidos debe cumplir 
los requisitos e inscripciones exigibles que le sean aplicables conforme a su TCM. En cualquier 
caso, si faltara la placa de características el OAVM se la debe colocar.  
 
También se debe comprobar si las marcas e inscripciones corresponden con las que figuran 
en la documentación que demuestra la conformidad del medidor frente a esta norma.  
 
ii. Comprobación de la marca de regularización . La regularización es el procedimiento que 
lleva a cabo el Organismo Autorizado de Verificación Metrológica -OAVM, con el objeto de 
establecer si un surtidor, dispensador y/o medidor de combustible que se encuentra en uso al 
15 de noviembre de 2016 , se ajusta a los requisitos dispuestos en este reglamento técnico 
pese a que no se evaluó la conformidad de dicho ins trumento de medición de manera previa 
a su entrada al mercado o puesta en servicio.  
 
Para efectos de regularizar un medidor de combustibles el OAVM deberá realizar el examen 
técnico previsto en el numeral 7.6.2.2.2.2.  y 7.6.2.2.2.3.  de este reglamento técnico, y en caso 
de superar satisfactoriamente las pruebas allí descritas, éste deberá : (i) incorporar en SIMEL 
la información que se señala en el  ítem (i) del  numeral 7.6.2.2.2.1.  del presente reglamento 
técnico, (ii) precintar el instrumento en todas a quellas partes, electrónicas o no, que puedan 
afectar la determinación de los resultados de medición de combustible que se dispensa, y (iii) 
adherir una etiqueta al instrumento con las siguientes características:  
 
 
Superintendencia de Industria y Comercio  
Regularización NII _______  
 
Fecha: AA/MM/DD  
 
Razón Social del OAVM: _ ______  
 
Medidor de combustible regularizado  RESOLUCIÓN   NÚMERO __ 37337___  DE 2022             HOJA No. __ 24_____   
 
Por la cual se modifica el Capítulo Séptimo del Título VI de la Circular Única  de la Superintendencia de 
Industria y Comercio   
 
 
La etiqueta debe estar confeccionada con un material resistente a los agentes externos, tanto 
atmosféricos, como abrasivos y a los impactos. Será de tipo adhesivo y autodestructiva al 
desprendimiento. Tendrá forma rectangular y fondo blanco , y sus dimensiones son sesenta 
(60) x setenta (70) milímetros, debiéndose mantener dichas proporciones para otros tamaños.   
 
La realización de este procedim iento implica el pago de la tarifa asociada a  la actividad  de 
verificación metrológica a cargo  del OAVM, y deberá ser asumida por el titular del medidor  de 
combustibles . 
 
Parágrafo . El medidor de combustible que se encuentre en uso a la fecha de entrada en 
vigencia al 15 de noviembre de 2016 , que no logre ser regularizado por no estar conforme con 
los requisitos establecidos en este reglamento técnico y que no sea reparable, no podrá ser 
utilizado en ninguna de las actividades sujetas a control metrológico y deberá ser dado de baja 
en SIMEL.  
 
iii. Verificación de precintos . El OAVM deberá verificar la  correspondencia en número, 
codificación y posición de los precintos del medidor de co mbustibles con los que fueron 
registrados en la documentación obtenida por el productor y/o importador para efectos de 
demostrar la conformidad del mismo o la consignada  en el esquema de precintos. Del mismo 
modo , si el medidor de combustibles ha sido objeto de reparación o modificación por parte de 
un reparador en los términos señalados en el presente reglamento técnico, el OAVM deberá 
verificar en número y posición los precintos que fueron colocados por este últi mo, de acuerdo 
con la información del procedimiento de reparación o modificación consignada en SIMEL.  
 
Si el OAVM encuentra precintos rotos se entiende  no supera do el ensayo administrativo , sin 
perjuicio de las facultades en cabeza de esta Superintendencia  y de las Alcaldías Municipales  
para adelantar la investigación administrativa que considere n pertinente.  
 
Igualmente, el OAVM debe verificar (i) la integridad de los precintos tirando ligeramente de los 
alambres y de los propios precintos, como también (ii) comprobar que son funcionales.  
 
iv Comprobación de precintos . El OAVM debe comprobar que los precintos que son exigidos 
en la presente reglamentación garanticen la integridad del instrumento frente a 
manipulaciones y que coincidan con los especificados en el examen de modelo o en el 
documento de regularización,  así como el número del precinto.  
 
En el caso de existir precintos electrónicos se tomará nota del número correlativo de control  y 
se comprobará si dicho número ha cambiado entre una verificación metrológica y otra. Se 
presume que si el número correlativo ha cambiado es porque  se efectuó una reparación  o 
modificación  en el surtidor y/o dispensador de combustible, por lo tanto,  se validará en el 
SIMEL el respectivo cargue de la reparación.  
 
7.6.2.2.2.2.  Examen técnico . Consiste en la obtención de los errores en el volumen, indicados 
por el medidor de combustible.  
 
i. Equipos a utilizar para la realización de los ensayos . Para la realización de las pruebas 
y ensayos que componen el procedimiento de verificación metrológica, el OAVM deberá 
disponer de los siguientes instrumentos:  
 
a)  Recipientes volumétricos de vidrio, metálicos o hechos de fibra de carbono, graduados con 
trazo múltip le y debidamente calibrados por laboratorios de calibración acreditados ante el 
Organismo Nacional de Acreditación de Colombia - ONAC o calibrados por el Instituto 
Nacional de Metrología - INM, máximo cada dos (2) años con trazabilidad a patrones RESOLUCIÓN   NÚMERO __ 37337___  DE 2022             HOJA No. __ 25_____   
 
Por la cual se modifica el Capítulo Séptimo del Título VI de la Circular Única  de la Superintendencia de 
Industria y Comercio   
 
nacionale s, con capacidades nominales de 5 galones y 0,5 galones o 20 L y 2 L para el SI. 
La incertidumbre de dicha calibración no podrá exceder 1/3 del error máximo permitido 
aplicable. Se deberán aplicar correcciones si el error de calibración más la incertidumbr e 
de calibración es mayor 1 x 10 -3 en prehumedecido en valor relativo. En caso de aplicar 
correcciones, la incertidumbre de medida debe ser menor a dicho valor. El recipiente 
volumétrico tiene que estar graduado en porcentajes de 0,05 % (resolución) de su 
capacidad nominal y contar con un int ervalo -rango de medición de ±1 %, o mayor, de su 
capacidad nominal. Se deberá disponer de los siguientes recipientes volumétricos:  
 
i. Recipiente volumétrico 5 gal o 20 L.  
ii. Recipiente volumétrico 0,5 gal o 2 L.  
 
b)  Termómetros debidamente calibrados con trazabilidad a patrones nacionales, por 
laboratorios de calibración acreditados ante el Organismo Nacional de Acreditación de 
Colombia – ONAC o  calibrados  por el Instituto Nacional de Metrología - INM, máximo cada 
dos (2) años, que se utilizarán para medir  la temperatura del líquido de ensayo y la 
temperatura ambiente en el momento  del ensayo, con sondas de inmersión. El termómetro 
debe tener una exactitud de un mínimo de 0,5ºC.  
 
ii. Condiciones previas para la realización de los ensayos . Los ensayos se deberán 
realizar en condiciones estables, a la temperatura normal de funcionamiento del medidor en 
su lugar de instalación.  
 
Se consideran condiciones estables cuando la variación máxima de la temperatura ambiental 
durante el ensayo es inferior a 10ºC y la  diferencia entre la temperatura del líquido en el 
recipiente volumétrico y la temperatura a la que se ha calibrado dicho recipiente volumétrico 
es inferior, en valor absoluto, a 10ºC.  
 
Las pruebas se deben realizar siempre buscando el salto del escalón de l medidor.  
 
No se deberá realizar rodajes previos de cada manguera.  
 
Los ensayos se deben comenzar por el caudal máximo y terminar con el suministro mínimo al 
caudal mínimo.  
 
De no cumplirse las condiciones de estabilidad no se llevará a cabo la verificaci ón. 
 
Aclaraciones para la utilización del recipiente volumétrico patrón . Se considerará 
escurrido el recipiente volumétrico transcurridos 30 segundos a partir de la interrupción del 
caudal continuo.  
 
Asegurar una nivelación adecuada.  
 
7.6.2.2.2.3.  Ensayos  
 
i. Ensayo de exactitud a caudal máximo Q max. Este ensayo tiene por objeto determinar el 
error del medidor al caudal principal de utilización.  
 
El ensayo se deberá efectuar al caudal máximo Q max que es capaz de suministrar el medidor 
y se deberá utilizar como medio de comparación, un recipiente volumétrico con capacidad 
nominal igual a 5 gal o 20 L.  
 
El ensayo se ejecutará en condiciones normales de uso y de acuerdo con las siguientes fases:  
 RESOLUCIÓN   NÚMERO __ 37337___  DE 2022             HOJA No. __ 26_____   
 
Por la cual se modifica el Capítulo Séptimo del Título VI de la Circular Única  de la Superintendencia de 
Industria y Comercio   
 
- Se pone a cero el indicador;  
- Se escurre la pistola;  
- Se vierte combustible en el recipiente volumétrico al caudal máximo permitido por la pistola, 
al volumen correspondiente a la capacidad nominal de la vasija utilizada; y,  
- Se calcula el error.  
 
 
𝑒𝑠=𝑉𝑖𝑛𝑑−(𝑉𝑝𝐾)
𝑉𝑝𝐾×100 
 
es:    Error medidor %  
Vind:   Volumen indicado por el medidor.  
Vp:   Volumen medido por el recipiente volumétrico.  
K:  Factor de correcc ión del recipiente volumétrico.  
𝐾=1
1+𝑒𝑝 
 
𝑒𝑝=𝑉𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜 −𝑉𝑐𝑎𝑙𝑖𝑏𝑟𝑎𝑐𝑖 ó𝑛
 𝑉𝑐𝑎 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑎𝑐𝑖 ó𝑛 
 
ep:  Error del recipiente volumétrico patrón en tanto por uno.  
Vindicado :  Volumen indicado por el recipiente volumétrico.  
vcalibración : Volumen real indicado en el certificado de calibración.  
 
El error máximo permitido para este ensayo  es: ± 0,5 %.  
 
En la práctica, si las indicaciones del medidor son exactas en 5 gal o 20 L y como el recipiente 
volumétrico esta graduado en porcentaje de error del medidor, el error es el siguiente:  
 
𝑒𝑠=−𝐿𝑚+𝐸𝑝 
 
es: Error medidor %  
Lm: Lectura obtenida en recipiente %  
Ep: Error del recipiente %  (ep x 100)  
 
ii. Ensayo de exactitud a caudal mínimo Q min. Este ensayo tiene por objeto determinar el 
error del medidor al caudal mínimo de utilización.  
 
El ensayo se deberá efectuar al caudal mínimo Q min que es capaz de suministrar el medidor y 
se deberá utilizar como medio de comparación, un recipiente volumétrico con capacidad 
nominal igual a 0,5 gal o 2 L.  
𝑒𝑠=𝑉𝑖𝑛𝑑−(𝑉𝑝𝐾)
𝑉𝑝𝐾×100 
 
es:    Error medidor %  
Vind:   Volumen indicado por el medidor.  
Vp:   Volumen medido por el recipiente volumétrico.  
K:  Factor de corrección del recipiente volumétrico.  
 
𝐾=1
1+𝑒𝑝 
 RESOLUCIÓN   NÚMERO __ 37337___  DE 2022             HOJA No. __ 27_____   
 
Por la cual se modifica el Capítulo Séptimo del Título VI de la Circular Única  de la Superintendencia de 
Industria y Comercio   
 
𝑒𝑝=𝑉𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜 −𝑉𝑐𝑎𝑙𝑖𝑏𝑟𝑎𝑐𝑖 ó𝑛
 𝑉𝑐𝑎𝑙𝑖𝑏𝑟𝑎𝑐𝑖 ó𝑛 
 
ep:  Error del recipiente volumétrico patrón en tanto por uno.  
Vindicado :  Volumen indicado por el recipiente volumétrico.  
vcalibración : Volumen real indicado en el certificado de calibración.  
 
 
El error máximo permitido para este ensayo es: ± 1 %.  
 
En la práctica, si las indicaciones del medidor son exactas en 0,5 ga l o 2 L y como el recipiente 
volumétrico esta graduado en porcentaje de error del medidor, el error es el siguiente:  
 
es    = -Lm + Ep  
es:   Error medidor %  
Lm: Lectura obtenida en recipiente %  
Ep: Error del recipiente %  (ep x 100)  
 
iii. Ensayos de funcionamiento general  
 
a) Control de precio unitario . En cualquiera de los ensayos anteriormente descritos, se 
tomará nota del precio indicado por el medidor o dispensador y se multiplicará el volumen 
indicado por el precio unitario. Luego se resta el resultado anterior del precio indicado. El 
error máximo permitido en valor absoluto debe ser igual al precio del 1% del suministro 
mínimo en 2 L o 0,5 gal  o del suministro máximo en 20 L o 5 gal . Ensayo a efectuar, al 
menos durante el ensayo de una manguer a. 
b) Control d el dispositivo de puesta a cero. Para la realización de este ensayo, se 
descuelga la pistola y se verifica que los indicadores de volumen y precio se sitúen 
correctamente en cero.  
 
Durante el suministro de combustibles no será posible activar e l dispositivo de puesta cero, y 
en tal caso el suministro se deberá iniciar previa puesta a cero de medidor de combustible.  
 
Error máximo permitido EMP del dispositivo de puesta a cero . Si el medidor de 
combustible cuenta con indicador discontinuo, el erro r máximo permitido es igual a 0%.  
 
Si el medidor de combustible cuenta con indicador continuo, el error máximo permitido es 0,5% 
del suministro mínimo en 2 L o 0,5 gal.  
 
7.6.2.2.3. Precintos de seguridad  
 
7.6.2.2.3.1. Requisitos mínimos. Los precintos que sean utilizados por el OAVM y los 
reparadores de medidores de combustibles en el ejercicio de sus funciones, deberán ser de  
dos (2) clases: (i) De tipo cable con cierre rotativo hechos de policarbonato o resina; y (ii) de 
tipo etiqueta de papel o material plástico autoadhesivo.  
 
Asimismo, deberán como mínimo cumplir los siguientes requisitos:  
 
a) Debe ser durable y resistente a ruptura accidental, a los agentes externos tanto 
atmosféricos como abrasivos y a los impactos;  
b) Su diseño debe garantizar que sólo pueda ser utilizado una vez;  
c) Debe destruirse en sus partes esenciales cuando se abra o altere, o que de cualquier forma 
deje rastro del acceso al surtidor, dispensador y/o medidor de combustible precintado;  
d) Debe ser lo suficientemente complejo para evitar la duplicación, y si ello no fuere posible, la 
numeración no deberá ser reproducida en un periodo inferior a cuatro (4) años;  RESOLUCIÓN   NÚMERO __ 37337___  DE 2022             HOJA No. __ 28_____   
 
Por la cual se modifica el Capítulo Séptimo del Título VI de la Circular Única  de la Superintendencia de 
Industria y Comercio   
 
e) Debe poseer un código QR que permita su captura de información a través de cualquier dispositivo 
electrónico que cuente con la aplicación adecuada para ello.  La información mínima que debe 
contener el código QR es la siguiente:  (i) identificación única, global e inequívoca del OAVM , de 
mínimo trece (13) números,  y; (ii) n úmero serial del precinto de seguridad asignado en orden 
consecutivo, compuesto por una codificación alfanumérica que combine máximo veinte (20) 
caracteres escogidos por el OAVM.  
 
Parágrafo. Se exceptúan del cumplimiento del  requisito señalado en  el ítem (i) del literal e), los 
precintos de seguridad que utilicen los reparadores. No obstante, dichos precintos deberán 
poseer un número serial asignado en orden consecutivo, compuesto por una codificación 
alfanumérica que combine máximo veinte (20) caracteres, escogidos por el r eparador.  
 
7.6.2.2.3.2. Registro de precintos de seguridad. El OAVM debe registrar en SIMEL la serie 
de numeración de los precintos de seguridad que utilizará en el ejercicio de sus funciones.  
 
7.6.2.2.3.3. Responsabilidad en uso de los precintos. Cuando el medidor de combustible 
incorpore precintos de dispositivos electrónicos como son la asignación de nombre de usuario 
y contraseña para efectos de ajustar los parámetros de determinación de los resultados de 
medición del instrumento, su titular es respons able por la custodia e integridad del precinto 
electrónico. Del mismo modo, el titular del instrumento también es responsable de la integridad 
de los precintos que fueron puestos por el fabricante del medidor, o por el OAVM o reparador 
en ejercicios de sus  respectivas funciones. Asimismo, tanto OAVM como reparadores son 
responsables de la custodia de los precintos que utilizan en el ejercicio de sus funciones.  
 
7.6.2.2.3.4. Imposición  de precintos. El OAVM debe colocar los precintos de seguridad en 
el medid or de combustibles líquidos en el procedimiento  de regularización, en todas las 
verificaciones después de reparación o modificación , y en la primera verificación metrológica 
periódica de un instrumento nuevo que haya demostrado la conformidad de acuerdo a los 
requisitos del numeral 7.5.3, siempre que el resultado en cada caso sea conforme.  
 
Todo surtidor, dispensador y/o medidor de combustibles deberá estar precintado en los puntos 
que se hayan definido en la fase de la evaluación de la conformidad , y en ca so de efectuado 
un procedimiento de regularización, el OAVM deberá precintar al menos los siguientes 
elementos del medidor de combustible líquido:  
 
a) Medidor: tornillo de regulación y tapas;  
b) Emisor de impulsos y totalizador mecánico /electromecánico;  
c) Memoria  Eprom  o memoria flash ; 
d) Pantalla de datos medidos;  
e) Interfaces (conexiones emisor, de baja etc.);  
f) Computador;  
g) Emisor de impulsos al chasis;  
h) Caja de conexiones ; y, 
i) Separador de gases . 
 
Además de los elementos mencionados atrás, el OAVM podrá precintar otros  elementos del 
medidor de combustible cuando lo considere necesario para garantizar los resultados de 
medida, siempre y cuando presente una justificación técnica al respecto.  
 
7.6.2.2.4. Documentación del procedimiento de verificación metrológica .  
 
El OAV M debe documentar a través del Sistema de Información de Metrología Legal –SIMEL 
de la Superintendencia de Industria y Comercio, la totalidad del procedimiento de verificación 
metrológica adelantado por cada surtidor, dispensador y/o medidor de combustible s líquidos.  
 RESOLUCIÓN   NÚMERO __ 37337___  DE 2022             HOJA No. __ 29_____   
 
Por la cual se modifica el Capítulo Séptimo del Título VI de la Circular Única  de la Superintendencia de 
Industria y Comercio   
 
En el acta  de verificación metrológica se deberán anotar los resultados de los ensayos 
descritos en este reglamento técnico , indicando así mismo el error máximo permitido en cada 
uno de ellos.  
 
Adicionalmente, el OAVM  deberá incorporar en SIMEL todas las pruebas documentales que 
resulten de la visita de verificación efectuada , tales como  copia del acta de verificación  
metrológica firmada  tanto por el verificador metrológico como por la persona quien atiende la 
visita  y fotografías de los establecimientos de comercio visitados, los instrumentos de medición 
verificados y de sus placas de características, donde conste el número serial de cada uno, los 
precintos instalados, cada uno de los ensayo s efectuados y sus resultado s, la medición de 
temperatura en cada caso , y todas las demás que resulten ser conducentes y/o pertinentes.  
 
El OAVM debe sincronizar en línea el acta de verificación metrológica con el SIMEL máximo 
al día calendario siguiente de haber realizado la visita de verificación.  
 
7.6.2.2.5.  Superación de la verificación metrológica . Cuando se hayan superado todas las 
fases de la verificación metrológica a que haya lugar, o el error sea a favor del consumidor  o 
usuario , se adherirá en lugar visible del surtidor o dispensador de combustible y la manguera 
verificada, o en algún elemento de la instalación que lo soporta, la “Etiqueta de verificación” 
cuyas características, formato y contenido serán los siguientes : 
 
SUPERINTE NDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO1  
CONTROL METROLÓGICO  
  
Capítulo Séptimo del Título VI de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio  
NII2:  
Nombre del OAVM3: 
 Resultado de la Verificación5: 
Código del OAVM4: CONFORME  
 
Fecha de Verificación6: 
 Fecha próxima verificación8  
 
Firma del Verificador7: 
 DÍA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 29 30 31  
MES  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
AÑO  2022  2023  2024  2025  2026   2027  2028  2029  2030  2031   2032  2033  
 
Descripción de los campos:  
 
1. Encabezado.  La etiqueta de marcado de conformidad metrológica siempre deberá llevar 
como encabezado el texto “SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO”, y a 
renglón seguido “CONTROL METROLÓGICO” en mayúscula.  
 
2. NII. Hace referencia al número de identificación alfanumérico del medidor de combustibles 
registrado en SIMEL (número NII número de identificación del instrumento). Este número de 
identificación lo obtiene el OAVM al momento de crear la tarjeta de control metrológico del 
medidor necesaria para efectuar el su control metrológico posterior.  
 
3. Nombre del OAVM. Este campo contiene el nombre o razón social del OAVM  que efectuó 
la verificación del medidor de combustibles.  
 RESOLUCIÓN   NÚMERO __ 37337___  DE 2022             HOJA No. __ 30_____   
 
Por la cual se modifica el Capítulo Séptimo del Título VI de la Circular Única  de la Superintendencia de 
Industria y Comercio   
 
4. Código del OAVM. Corresponde al número de identificación alfanumérico que fue asignado 
al OAVM una vez autorizado y designado por la Superintendencia de Industria y Comercio. 
Este número se encuentra registrado en SIMEL.  
 
5. Resultado de la Verificación. Este campo siempre deberá contener la pala bra 
“CONFORME”  en color verde.  
 
6. Fecha de verificación: Corresponde a la fecha exacta en que se efectuó la verificación 
metrológica del medidor de combustible, la cual deberá ser  fijada de la siguiente manera:  
 
Año / Mes / Día  
 
7. Firma del verificador. En la parte inferior izquierda de la etiqueta, deberá fijarse la firma 
del verificador al servicio del OAVM que efectuó el procedimiento correspondiente.  
 
8. Fecha próxima verificación.  Corresponde a la fecha límite en la cual se deberá practicar 
una nueva veri ficación metrológica periódica por parte del OAVM. En este campo, se deberán 
perforar las casillas correspondientes al día, mes y año de la siguiente visita de verificación.  
 
Características de la Etiqueta. La etiqueta de marcado de conformidad del medidor  de 
combustibles debe estar confeccionada con un material resistente a los agentes externos, 
tanto atmosféricos como abrasivos y a los impactos. Será de tipo adhesivo y autodestructiva 
al desprendimiento; debe tener forma rectangular, fondo de color amaril lo y sus dimensiones 
deben ser suficientemente grandes para permitir que los consumidores y usuarios del 
instrumento se informen sobre su conformidad con el presente reglamento técnico.  
 
Cuando un instrumento de medición se componga de un grupo de disposit ivos que funcionen 
conjuntamente y que no tenga la condición de subconjuntos, el marcado se situará en el 
dispositivo principal del instrumento.  
 
7.6.2.2.6 No superación de la verificación metrológica . Cuando un surtidor, dispensador o 
medidor de combustibles líquidos no supere la verificación metrológica llevada a cabo por los 
OAVM , bien sea porque provee mediciones por fuera de los errores máximos permitidos en 
contra del consumidor  o usuario , o se evidencie manipulaciones o rotura de precintos, dicho 
medidor de combustibles deberá ser puesto fuera de servicio hasta que se subsanen las 
deficiencias encontradas , previa orden administrativa impartida por esta Entidad y no tendrá 
que ser precintado por el OAVM.  
 
Así mismo , quedará en fuera  de servicio, aquel surtidor, dispensador y/o medidor de 
combustibles líquidos que no sea posible precintar en concordancia con lo establecido en el 
numeral 7.6.2.2.3.4 del presente reglamento técnico.  
 
El OAVM debe entregar al titular del medidor de combustibles líquidos el acta de verificación 
metrológica  al titular del medidor dentro de los dos (2) días  hábiles siguientes a la ejecución 
de la  verificación, en la cual  consten las no conformidades encontradas y los resultados de las 
pruebas y los ensa yos efectuados.  El acta debe ser impresa o entregada digitalmente , y debe 
estar  firmada por el verificador metrológico y por quien atendió la visita. En caso de que la 
persona que atiende la visita se niegue a firmar el acta, se dejará constancia de dicha 
circunstancia en el documento.  
 
La Superintendencia de Industria y Comercio podrá  impartir orden administrativa  de 
suspensión de uso del medidor de combustible, sin  perjuicio de la investigación administrativa 
que haya lugar por el incumplimiento del presente reglamento técnico.  
 RESOLUCIÓN   NÚMERO __ 37337___  DE 2022             HOJA No. __ 31_____   
 
Por la cual se modifica el Capítulo Séptimo del Título VI de la Circular Única  de la Superintendencia de 
Industria y Comercio   
 
Cada manguera  del surtidor o dispensador de combustibles líquidos que no haya superado la 
verificación metrológica dispuesta en este reglamento técnico metrológico,  deberá llevar 
adherida una etiqueta fijada en un lugar visibl e del instrumento o en algún elemento de su 
instalación, cuyas características, formato y contenido, serán los siguientes:  
 
 
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO  
 
CONTROL METROLÓGICO1 
 
Capítulo Séptimo del Título VI de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio  
NII2:  
Nombre del OAVM3: Resultado de la Verificación5: 
 
 
NO CONFORME  
 Código del OAVM4: 
Fecha de Verificación6: 
Firma o Sello7: 
 
Descripción de los campos:  
 
1. Encabezado. La etiqueta siempre deberá llevar como encabezado el texto 
“SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO” , y a renglón seguido “CONTROL 
METROLÓGICO” en mayúscula.  
 
2. NII. Hace referencia al número de identificación alfanumérico del medidor de combustibles 
regis trado en el SIMEL de la Superintendencia de Industria y Comercio, al momento de crear 
la tarjeta de control metrológico necesaria para efectuar el control metrológico posterior.  
 
3. Nombre del OAVM. Este campo contiene el nombre o razón social de OAVM que ef ectuó 
la verificación del medidor de combustibles.  
 
4. Código del OAVM. Corresponde al número de identificación alfanumérico que fue asignado 
al OAVM una vez autorizado y designado por la Superintendencia de Industria y Comercio. 
Este número se encuentra reg istrado en SIMEL.  
 
5. Resultado de la Verificación. Éste campo siempre deberá contener la palabra “NO 
CONFORME” . 
 
6. Fecha de verificación: Corresponde a la fecha exacta en que se efectuó la verificación 
metrológica del medidor de combustibles, la cual deberá ser fijada de la siguiente manera:  
 
 
Año / Mes / Día  
 
7. Firma o sello. En la parte inferior izquierda de la etiqueta, deberá fijarse la firma del 
verificador del Organismo Autorizado de Verificación Metrológica que efectuó el procedimiento 
correspondiente.  
 
Características de la Etiqueta. La etiqueta de marcado de no conformidad del medidor de 
combustibles debe estar confeccionada con un material resistente a los agentes externos, RESOLUCIÓN   NÚMERO __ 37337___  DE 2022             HOJA No. __ 32_____   
 
Por la cual se modifica el Capítulo Séptimo del Título VI de la Circular Única  de la Superintendencia de 
Industria y Comercio   
 
tanto atmosféricos como abrasivos y a los impactos. Será de tipo adhesivo y a utodestructiva 
al desprendimiento; debe tener forma rectangular, fondo de color rojo y sus dimensiones 
deben ser suficientemente grandes para permitir que los consumidores y usuarios del medidor 
se informen sobre su no conformidad con el presente reglament o técnico.  
 
Cuando un instrumento de medición conste de un grupo de dispositivos que funcionen 
conjuntamente y que no tenga la condición de subconjuntos, el marcado se situará en el 
dispositivo principal del instrumento.  
 
Se deberán mantener las proporciones de la fuente y tamaño de la etiqueta dependiendo del 
surtidor, dispensador o medidor de combustibles en el cual deba fijarse la etiqueta.  
 
7.6.2.2.7. Reparadores . Las reparaciones o modificaciones de los medidores de combustibles 
que impliquen  la rotura de precintos, deben  ser realizadas por una persona natural o jurídica 
inscrita como reparador en el registro de reparadores de SIMEL de la Superintendencia de 
Industria y Comercio, conforme a lo establecido en el numeral 3. 7 del Capítulo Tercero  del 
Título VI de la Circular Única de la SIC.  
 
Las reparaci ones de los surtidores  que no superen la verificación metrológica  en fase de 
regularización  deben ser realizadas por reparadores inscritos en SIMEL.  
 
Los titulares de los medidores de combustibles  líquidos , deben realizar las reparaciones ya 
sea de manera preventiva o como consecuencia de la no superación de la verificación 
metrológica , a través de un reparador que se encuentre inscrito en SIMEL.  
 
Para efectos de las reparaciones que se propone lle var a cabo, el reparador que se inscriba 
en SIMEL deberá precisar, en ese mismo registro, la información que se detalla a continuación.  
 
7.6.2.2. 7.1. Información de carácter administrativo y técnico . En la inscripción se deberá 
incorporar esta información:  
 
a) Nombre y apellido de la persona natural o razón social de la persona jurídica;  
b) Número de identificación (C.C. o N.I.T);  
c) Domicilio principal y secundarios donde realiza sus actividades de reparación o 
modificación de surtidores, dispensadores y/o medidore s de combustibles líquidos;  
d) La(s) marca(s), modelo(s) y tipo(s) de medidor(es) que repara, precisando sus 
características fundamentales;  
e) Indicación de la experiencia y conocimientos que posee en la reparación de surtidores, 
dispensadores y/o medidores de combustibles líquidos . 
 
Adicionalmente, el reparador deberá registrar en el SIMEL los técnicos reparadores quienes 
son los responsables de registrar la reparación en el sistema; indicando:  
 
a) Nombre y apellido de la persona;  
b) Número de identificación (C .C.); 
c) Domicilio principal;  
d) Anexar todos los documentos que sirvan de soporte para demostrar su idoneidad, 
capacidad, experticia y experiencia en la reparación de surtidores  de combustible  líquido.  
 
Una vez inscrito, SIMEL le asignará un número de identificación.  La codificación de los 
precintos que ponga el reparador inscrito deberá iniciar con el número de identificación que le 
asignó SIMEL seguido de caracteres alfanuméricos que al ser unidos no excedan veinte (20) 
caracteres . No puede  haber prec intos con codificación repetida.  
 RESOLUCIÓN   NÚMERO __ 37337___  DE 2022             HOJA No. __ 33_____   
 
Por la cual se modifica el Capítulo Séptimo del Título VI de la Circular Única  de la Superintendencia de 
Industria y Comercio   
 
7.6.2.2. 7.2. Actuaciones de los reparadores . Cualquier intervención de un medidor de 
combustibles líquidos que implique el remplazo o sustitución de una de sus piezas, siempre 
que para acceder a ella se haya tenido que romper un precinto, está supeditada a que los 
reparadores actúen dentro del alcance del tipo o modelo certificado o aprobado, de manera 
que las piezas remplazadas o sustituidas sean compatibles con el tipo o modelo cuya 
evaluación de conformidad ha sido de mostrada frente a este reglamento técnico.  
 
Quien desempeñándose como reparador haya intervenido un medidor de combustible líquido 
para repararlo o ajustarlo y con ello haya tenido que remover precintos de seguridad , una vez 
comprobado su correcto funciona miento y que sus mediciones se hagan dentro de los errores 
máximos permitidos (EMP), deberá (i) dar de alta el instrumento en el SIMEL, (ii) retirar la 
etiqueta de no superación de la verificación metrológica de que trata el numeral 7.6.2.2.6    
cuando haya  lugar a ello y (iii) colocar nuevamente los precintos que haya tenido que levantar 
para llevar a cabo la reparación o  ajuste . 
 
Una vez reparado o modificado el medidor de combustibles líquidos de manera satisfactoria, 
el reparador deberá registrar la act uación adelantada en el SIMEL indicando la naturaleza de 
la reparación, los elementos sustituidos (si aplica), la fecha de la actuación, y todo lo 
establecido en el numeral 2.2.4 del Anexo de l Capítulo Tercero del Título VI de la Circular 
Única  de la SIC . Desde el SIMEL se generará una alerta al OAVM para que efectúe la 
verificación metrológica  de después de reparación , sin perjuicio de que el titular pueda utilizar 
el instrumento a partir de ese momento.  
 
El reparador deberá poseer  las herramientas y equip os idóneos y necesarios que le permitan 
desarrollar adecuadamente  su labor, presentando el certificado de calibración correspondiente 
de acuerdo con la frecuencia que señale el fabricante y con errores que no superen los 
máximos permitidos en la Recomendac ión OIML aplicable.    
 
Si la actuación de un reparador en un medidor de combustibles líquidos no implica la rotura 
de precintos, esta operación no estará sujeta a posterior verificación por parte del OAVM , 
excepto cuando  la reparación se realice como conse cuencia del resultado NO CONFORME 
de un procedimiento de regularización, caso en el que el reparador inscrito en SIMEL debe 
realizar la reparación aún s in la r uptura  de precintos, y el OAVM debe rá realizar la verificación 
para completar la regularización . 
 
Parágrafo. Con independencia del registro del procedimiento efectuado por el reparador en 
SIMEL, éste deberá conservar la documentación necesaria que soporte las reparaciones 
realizadas, por el mismo término que se establece para la conservación de los papeles 
comerciales previsto en el artículo 60 del Código de Comercio, contado a partir de la 
reparación efectuada.  
 
7.6.2.2. 7.3. Régimen de responsabilidad de los reparadores . Los reparadores son 
responsables del cumplimiento de sus obligaciones dentro de l marco establecido en est e 
Capítulo y en el Capítulo Tercero del presente Título . 
 
Con independencia de la imposición de sanciones administrativas a las que haya lugar, si 
después de verificar la información incorporada en SIMEL por parte del reparador se establece 
su falsedad o inexactitud, la Superintendencia de Industria y Comercio po drá adoptar medidas 
tendientes a proteger los derechos de los consumidores  en el marco de la Ley 1480 de 2011.  
 
7.7 Autoridad de inspección, vigilancia y control. La Superintendencia de Industria y 
Comercio es la autoridad de inspección, vigilancia y contr ol para verificar el cumplimiento del 
presente reglamento técnico , de conformidad a lo señalado en la Ley 1480 de 2011  y los RESOLUCIÓN   NÚMERO __ 37337___  DE 2022             HOJA No. __ 34_____   
 
Por la cual se modifica el Capítulo Séptimo del Título VI de la Circular Única  de la Superintendencia de 
Industria y Comercio   
 
Decreto s 4886 de 2011,  1073 de 2015 y 1074 de 2015 , modificado por el Decreto 1595 de 
2015 o las normas que los modifiquen o sustit uyan .  
 
Bajo este entendido, la Superintendencia de Industria y Comercio  podrá impartir  las medidas 
necesarias para evitar que se c ause daño o perjuicio a los consumidores e imponer las 
sanciones a que haya lugar, en el caso de incumplimiento del presente reglamento técnico 
metrológico  y, así mismo,  a través de la Dirección de Investigaciones para el Control y 
Verificación de Reglamentos Técnicos y Metrología Legal,  ejercerá inspección, vigilancia y 
control sobre los Organismos Autorizados de Verificación Metrológica  - OAVM  designados.  
 
Las alcaldías municipales también ejercerán facultades de control metrológico en su 
jurisdicción, según lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley 1480 de 2011.  
 
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, ejercerá inspección, control y 
vigilancia del cumplimiento del presente reglamento técnico metrológico en la fase de 
evaluación de la conformidad.  
 
7.8. Régimen sancionatorio . La inobservancia a lo dispuesto en el presente reglamento 
técnico, dará lugar a la imposición de las sanciones previstas en el artículo 61 de la Ley 1480 
de 2011, previa investigación administrativa  por parte de la Superintendencia de Industria y 
Comercio , o las alcaldías  municipales  en el marco de sus competencias . 
 
ARTÍCULO 2. El Anexo  No. 1 de la presente Resolución sobre “Procedimientos de ensayos  
para efectos de certificar la conformidad de un modelo o tipo de dispensador de combustibles 
líquidos” , hace parte integral d el presente  reglamento técnico.  
 
ARTÍCULO 3. El Anexo No. 2 de la presente Resolución, “MODELO DE DECLARACIÓN DE 
LA CONFORMIDAD PARA SURTIDORES, DISPENSADORES Y/O MEDIDORES DE 
COMBUSTIBLES LÍQUIDOS ”, hace parte integral de l presente  reglamento técnico y es 
obligación del productor y/o importador obse rvar las instrucciones que allí se establecen  para 
demostrar la conformidad de sus productos . 
 
ARTÍCULO 4. La presente Resolución entrará en vigencia seis (6) meses después de la fecha 
de su publicación en el Diario Oficial . 
 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE  
 
Dada en  Bogotá D.C., a los,  15 JUN 2022  
 
 
El Superintendente de Industria y Comercio,  
 
 
 
 
RESOLUCIÓN   NÚMERO __ 37337___  DE 2022             HOJA No. __ 35_____   
 
Por la cual se modifica el Capítulo Séptimo del Título VI de la Circular Única  de la Superintendencia de 
Industria y Comercio   
 
ANEXO 1  
 
Procedimientos de ensayos para efectos de certificar la conformidad de un modelo o 
tipo de dispensador de combustibles líquidos  
 
1. Alcance.  
Este documento se ocupa de las pruebas y ensayos a los que deben ser sometidos los 
surtidores/dispensadores y/o medidores de combustibles líquidos para efectos de verificar que 
cumplen con los requisitos metrológicos y técnicos establecidos en el reglamento téc nico, los 
cuales son suficientes para demostrar su conformidad.  
Las pruebas y ensayos están diseñados para realizarse en un surtidor/dispensador y/o 
medidor de combustibles completo, no de sus componentes. Sin embargo, si los componentes 
de un surtidor/dis pensador de combustible han sido aprobados previamente, es posible reducir 
el número de pruebas.  
 
2. Equipo de prueba y condiciones de los ensayos.  
Temperatura ambiente: Excepto en casos en que se especifique de algún otro modo, la 
temperatura ambiente no debe variar en más de 10ºC durante la prueba. La temperatura 
ambiente debe medirse cerca al surtidor/dispensador y al equipo de prueba. La diferencia 
máxima de temperatura entre el ambiente y el líquido es 10ºC. La temperatura del líquido debe 
medirse en l a medida de prueba.  
Humedad relativa: Excepto en casos en que se especifique de otro modo, debe estar entre 
25% y 75%.  
Presión atmosférica: entre 84 kPa y 106 kPa.  
El laboratorio de ensayo tendrá la capacidad de autorizar diferentes condiciones de referenc ia 
siempre que estas condiciones estén totalmente documentadas con una explicación de por 
qué las condiciones de referencia alternativas fueron utilizadas, las implicaciones de las 
condiciones de referencia alternativas y los efectos en los resultados de l as pruebas.  
Voltaje del suministro principal de energía: voltaje nominal. Frecuencia del suministro principal 
de energía: frecuencia nominal. Líquido de prueba: dos alternativas, en orden de preferencia:  
— Probar un surtidor/dispensador con un líquido con el que se planea usar el surtidor/ 
dispensador.  
— Probar un surtidor/dispensador con un líquido apropiado que tenga una viscosidad similar 
a la del líquido con el cual se planea usar el surtidor/dispensador.  
Para un surtidor/dispensador destinado a medir l íquidos con diferentes características, 
especialmente diésel y gasolina, de ser apropiado se deben hacer los ensayos para cada 
categoría de producto.  
Volumen del tanque de abastecimiento: Debe tener una capacidad suficiente para que no se 
produzca espuma e n el líquido ni aumento de la temperatura durante las pruebas de 
rendimiento.  
Medidas de prueba estándares y su uso: Deben ser acordes con la Recomendación 
Internacional OIML R 120 “Medidas de capacidad estándares para probar sistemas de 
medición de líquid os distintos al agua”.  RESOLUCIÓN   NÚMERO __ 37337___  DE 2022             HOJA No. __ 36_____   
 
Por la cual se modifica el Capítulo Séptimo del Título VI de la Circular Única  de la Superintendencia de 
Industria y Comercio   
 
Operaciones preliminares: Cada vez que el surtidor/dispensador se conecta hidráulicamente, 
debe ser operado a la capacidad de flujo máxima (Q max), al menos durante cinco (5) minutos, 
antes de iniciar la medición.  
 
Cada vez que se inicie una nueva sesión de trabajo (por ejemplo, después de haber parado 
durante una hora o más tiempo), se debe operar el surtidor/dispensador a Q max, al menos 
durante un minuto, antes de iniciar la medición.  
 
3. Procedimiento de ensayos.  
Símbolos, unidad es y ecuaciones:  
Pu Precio unitario (precio/L)  
t Tiempo (s)  
Q Tasa de flujo del líquido (L/min)  
Vi Indicación del volumen del surtidor/dispensador (L)  
Pi Indicación del precio (o precio impreso, si no está equipado con un indicador de precio) del 
surtidor/ dispensador (precio)  
Pc Precio calculado (precio)  
Vn Indicación del volumen de la medida de prueba o volumen calculado a partir de los pulsos 
simulados (L)  
T Temperatura del líquido en la medida de prueba (ºC)  
Tr Temperatura de referencia de la medida de p rueba (ºC)  
Tm Temperatura del líquido que pasa a través del medidor (ºC)  
Ev Error en la indicación del volumen (%)  
Ep Error en la indicación del precio (precio)  
Qa Tasa de flujo del aire (L/min)  
Va Volumen del aire (L)  
α Coeficiente de expansión cúbica del  líquido de prueba debido a la temperatura (ºC –1) 
β Coeficiente de expansión cúbica de la medida de prueba debido a la temperatura (ºC1)  
Vnc Volumen de la medida de prueba, compensado para la desviación de la temperatura de 
referencia (L)  
Vmc Volumen que p asa a través del medidor, compensado para la desviación de la 
temperatura de referencia (L)  
Valor medio del error de indicación (% o precio)  
n Número de pruebas bajo la misma condición  
 
Pc = V i x P u 
Ev= (V i – Vn) / V n x 100; V n se puede reemplazar con V nc, de ser apropiado.  
Ep = P i x P c 
Q = (V i x 60) / t  
Vnc= V n x [1 + β (T – Tr)] 
= [E(1) + E(2) + ... + E(n)] / n  
Rango = error máximo – error mínimo (% o precio)  
 
  
RESOLUCIÓN   NÚMERO __ 37337___  DE 2022             HOJA No. __ 37_____   
 
Por la cual se modifica el Capítulo Séptimo del Título VI de la Circular Única  de la Superintendencia de 
Industria y Comercio   
 
NOTA: Si se registran diferencias significativas entre la temperatura del líquido en el medidor 
y la medida de prueba, se calcula una corrección sobre el volumen de líquido que pasa a 
través del medidor, de la siguiente manera:  
Vmc = V nc x [1 + α (Tm – T)] 
y en este caso V nc se va a reemplazar con V mc en todo el texto. Si no se conoce β, se pueden 
usar los siguientes valores. Material β(ºC–1). 
(Incertidumbre: 5 x 10 –6ºC–1) 
Vidrio de boro -sílice 10 x 10–6 
Vidrio 27 x 10–6 
Acero dulce 33 x 10–6 
Acero inoxidable 51 x 10–6 
Cobre, Latón 53 x 10–6 
Aluminio 69 x 10–6 
 
3.1. Determinación del intervalo de caudal del líquido.  
El intervalo de caudal de líquido se puede obtener bajo condiciones de arranque/ detenciones 
enérgicas  por medio del siguiente procedimiento:  
1. Restablecer el indicador de volumen a cero. Inserte la boquilla en un recipient e de capacidad 
adecuada (véase abajo el paso 3) o de nuevo en el tanque de suministro.  
2. Encienda la bomba. Cuando la indicación del volumen se encuentre en un número entero 
de litros, inicie el cronómetro. Se debe observar la indicación del volumen en la  que se inició 
el cronómetro.  
3. Después de al menos 30 segundos, detenga el cronómetro cuando la indicación del 
volumen esté en un número entero de litros.  
4. Calcule la tasa de flujo Q a partir de:  
Q = V i(60 / t)  
Donde:  
Vi = la diferencia entre la indica ción del volumen registrado en el paso 3 y la indicación del 
volumen registrado en el paso 2, y t = el tiempo transcurrido en segundos en el cronómetro en 
el paso 3.  
 
3.2. Ensayo de precisión  
 
Objeto del ensayo  
Verificar que cada resultado de medición en cada intervalo del caudal del líquido de tal manera 
que cumpla con los requisitos concernientes a los errores máximos permitidos establecidos 
en el reglamento técnico metrológico.  
 
Procedimiento de la prueba  
Ajuste el intervalo de caudal de líquido con pre cisión; utilice posiciones fijas de la válvula de 
la boquilla o inserte una válvula de flujo completo que se ajuste entre la boquilla y la manguera.  
 
Antes de efectuar el ensayo de resistencia, se deberá probar la precisión del surtidor/ 
dispensador en sei s tasas de caudal de líquido desde Q max hasta Q min (para los surtidores/ 
dispensadores de mezcla en los grados mínimos y máximos más al menos un grado 
intermedio).  RESOLUCIÓN   NÚMERO __ 37337___  DE 2022             HOJA No. __ 38_____   
 
Por la cual se modifica el Capítulo Séptimo del Título VI de la Circular Única  de la Superintendencia de 
Industria y Comercio   
 
Se llevarán a cabo tres (3) pruebas independientes e idénticas en cada tasa de caudal de 
líquido.  
NOTA: Para los surtidores/dispensadores de mezcla, las tasas de flujo máximas y mínimas 
alcanzables pueden ser diferentes para cada grado.  
Los caudales del punto de medición están definidos por:  
 
 Donde N F es un número de secuencia de la prueba de velocidad de flujo, y  
 
 Donde NF es el número de caudales.  
Cuando Q max / Qmin = 10, esto da  
 
 Para contadores mecánicos, se realizará la prueba en no menos de dos precios unitarios 
que corresponden a los pares de torque máximos y mínimos. Esto está generalmente 
cercano a los precios unitarios máximos y mínimos.  
Para contadores electrónicos, se realizará la prueba en el precio unitario máximo.  
Tanto para los contadores mecánicos como electrónicos, una de las pruebas de precisión se 
efectuará en la tas a de intervalo de caudal de líquido y el precio unitario máximo indicado en 
la aplicación.  
El volumen de la prueba debe determinarse de modo que la incertidumbre global no supere la 
quinta parte del error máximo permitido en la línea B de la tabla 1 previs ta en el numeral 7.5.4 
de este reglamento técnico metrológico. La medida del ensayo no debe ser menor que la 
cantidad de medida mínima.  
 
1. Ajuste el precio unitario máximo P u 
2. Ajuste y determine la tasa de flujo Q de acuerdo al punto 3.1, los pasos 1 a 4. 
3. Humedezca y vacíe el exceso de la medida de prueba.  
4. Cambie la indicación del surtidor/dispensador.  
5. Llene la medida de prueba a la tasa de flujo fijada, sin detenerse si es posible.  
6. Lea Pu, Vi, Pi, Vn y T.  
7. Calcule Vnc, Pc, Ev y Ep.  
8. Vací e la medida de prueba.  
RESOLUCIÓN   NÚMERO __ 37337___  DE 2022             HOJA No. __ 39_____   
 
Por la cual se modifica el Capítulo Séptimo del Título VI de la Circular Única  de la Superintendencia de 
Industria y Comercio   
 
9. Repita los pasos del 4 al 8 dos veces más y calcule el valor promedio de los errores Ev y el 
rango de estos errores.  
10. Cambie el precio unitario, si es necesario.  
11. Repita los pasos 2 a 10 en los otros cinco caudales.  
12. Repita los pasos 1 a 11, en los grados mencionados anteriormente para el surtidor/ 
dispensador de mezcla solamente.  
13. Dibuja una curva con en función de Q para cada grado (opcional)  
Después del ensayo de resistencia, se prueba la precisión del surtidor/dispensador en tres 
caudales: Q (1), Q (4) y Q (6). El precio por unidad Pu será el mismo que en la determinación 
de la curva de error inicial.  
 
3.3. Ensayo de cantidad de medida mínima.  
 
Objeto del ensayo  
Determinar el error de indicación del vol umen E v cuando el surtidor/dispensador suministra la 
cantidad de medida mínima.  
 
Equipo de pruebas  
Medida de prueba que tenga un volumen igual a la cantidad de medida mínima, como se indica 
en la solicitud.  
 
Procedimiento del ensayo  
El surtidor/dispensador  se prueba en Q min y, si es posible, en el nivel de intervalo de caudal de 
líquido más alto posible de la medida de ensayo. Se realizarán tres pruebas independientes e 
idénticas en cada tasa de flujo.  
 
1. Ajuste y determine la tasa de flujo Q  de acuerdo co n 3.1, los pasos 1 a 4.  
2. Humedezca y vacíe el exceso de la medida de prueba.  
3. Restablezca la indicación del surtidor/dispensador.  
4. Llene la medida de prueba en la tasa de flujo fijada, sin detenerse si es posible.  
5. Lea V i, Vn y T. 
6. Calcular V nc y Ev. 
7. Vacíe la medida de prueba.  
8. Repita los pasos del 4 al 7 dos veces.  
9. Repita los pasos 2 al 8 en la otra tasa de flujo si es posible.  
10. Repita los pasos 1 a 9, en los grados mencionados en el punto 3.2 para el 
surtidor/dispensador de mezcla solamente.  
 
3.4. Ensayo de interrupción de flujo.  
Objeto del ensayo  
Determinar el efecto de las variaciones de presión repentinas en la precisión de las 
indicaciones de volumen y precio.  
Procedimiento del ensayo  
Este ensayo se realiza tres (3) veces en la tasa de flujo máxima. El volumen de ensayo debe 
ser por lo menos el volumen suministrado en un minuto a Q max. Usando la válvula de la RESOLUCIÓN   NÚMERO __ 37337___  DE 2022             HOJA No. __ 40_____   
 
Por la cual se modifica el Capítulo Séptimo del Título VI de la Circular Única  de la Superintendencia de 
Industria y Comercio   
 
boquilla, se debe iniciar y detener abruptamente el flujo del líquido cinco (5) veces durante la 
misma medición. Estas int errupciones se realizarán en varios intervalos.  
La tasa de flujo se determinará de acuerdo con el punto 3.1, los pasos 1 al 4.  
1. Ajuste el precio unitario máximo Pu.  
2. Ajuste el caudal hasta Q max 
3. Moje y escurra la medida de prueba.  
4. Restablezca la i ndicación del surtidor/dispensador.  
5. Llene la medida de prueba hasta Q max, con 5 paradas.  
6. Leer P u, Vi, Pi, Vn y T. 
7. Calcule V nc, Pc, Ev y E p. 
8. Escurra la medida de prueba.  
9. Repita los pasos del 4 al 8 dos veces, y calcule los valores promedios de E v y E p 
10. Repita los pasos 1 a 9, en los grados mencionados en 3.2 solamente para el 
surtidor/dispensador de mezclas.  
 
3.5. Ensayo para dispositivo de eliminación de gas.  
Este ensayo aplica únicamente para surtidores de combustibles líquidos ya que cu entan con 
su propia bomba y motor eléctrico para succionar el combustible del tanque de 
almacenamiento.  
 
Objeto del ensayo  
Determinar la eficiencia del dispositivo de eliminación de gas.  
 
Equipo de pruebas  
Medidor de gas, válvulas, medidor de presión (cuan do sea pertinente) y una medida de prueba 
con una capacidad correspondiente a, por lo menos, el mayor de los siguientes valores:  
— Volumen suministrado en un minuto al intervalo del caudal de líquido máximo.  
— 1000 veces el intervalo de escala, o  
— La cantidad de medida mínima.  
 
Procedimiento del ensayo  
El aire es aspirado generalmente hacia el surtidor a través de una entrada especial, ya sea 
aguas arriba de la bomba por medio de succión, o aguas abajo de la bomba bajo presión. En 
cualquier caso, la en trada de aire debe estar equipada con una válvula de control, una válvula 
de cierre y una válvula antirretorno para evitar que el líquido penetre en la entrada y drene 
hacia afuera del surtidor. Cuando el aire sea introducido bajo presión, deberá proveerse  de un 
manómetro como medio para medir la presión del aire, con el fin de calcular el volumen del 
aire bajo presión atmosférica.  
La entrada de aire puede estar abierta durante la prueba. Si no está equipada con una válvula 
de antirretorno de aguas arriba d e la bomba, debe asegurarse de que el extremo abierto del 
tubo de aire, la válvula de control y el medidor de gas estén ubicados por encima del nivel más 
alto del líquido en el surtidor/dispensador.  
 
Se deberá poseer un medidor de gas, cumpliendo con los r equisitos de las Recomendaciones 
Internacionales OIML R 6 y R 31 o R 32, para medir el volumen del aire (V a). RESOLUCIÓN   NÚMERO __ 37337___  DE 2022             HOJA No. __ 41_____   
 
Por la cual se modifica el Capítulo Séptimo del Título VI de la Circular Única  de la Superintendencia de 
Industria y Comercio   
 
 
Lleve a cabo una prueba en Q max sin suministro de aire. Haga por lo menos seis (6) mediciones 
con la válvula de control abierta en cantidades cad a vez mayores hasta que el caudal del 
líquido de la bomba se detenga. Dibuje una curva de error en función del suministro de aire.  
 
El aire suministrado se expresará como un valor relativo del volumen del líquido medido 
(Va/Vn). El rango de valores de V a/Vn se especifica en la tabla 1. Va es el volumen del aire 
convertido isotérmicamente a la presión atmosférica.  
 
Tabla 1  
Viscosidad del 
líquido de prueba  Con el 
indicador de 
gas Sin el 
indicador de 
gas 
≤1 mPa.s  0 ~ 20%  
0 ~ ∞  
>1 mPa.s  0 ~ 10%  
El ensayo se  realizará a un grado (sin mezclar).  
1. Ajuste inicialmente la entrada de aire a 0% a una tasa de flujo máximo de líquido.  
2. Humedezca y escurra la medida de prueba.  
3. Ponga a funcionar el surtidor/dispensador durante al menos un minuto para asegurarse d e 
que las condiciones son estables.  
4. No apague el surtidor/dispensador. Lea la indicación del volumen del surtidor/dispensador 
(Vi1) y la indicación del medidor de gas (V a1). 
5. Llene la medida de prueba a una tasa de flujo máximo alcanzable.  
6. Note si hay burbujas de aire en el indicador de gas si está instalado.  
7. Lea la indicación del volumen del surtidor/dispensador (V i2) y la indicación del medidor de 
gas (V a2). 
8. Calcule V i (= V i2 - Vi1) y V a (= V a2 - Va1), y lea V n y T. 
9. Calcule Vnc, E v y V a / Vn (o V a / Vnc en su caso).  
10. Vacíe la medida de la prueba.  
11. Repita los pasos 2 a 9 por lo menos cinco veces en el caso de sistemas con indicador de 
gas o hasta que el flujo del líquido se detenga después de haber aumentado la entrada de aire 
para ca da ciclo en un 4% para líquidos con viscosidades que no excedan 1 mPa.s  
NOTAS  
• Para los surtidores de combustibles líquidos para vehículos de motor diésel, esta prueba 
será realizada con combustible tipo diésel.  
• Esta prueba en el dispositivo de eliminación de gas se lleva a cabo a la velocidad de flujo 
máxima alcanzable por el líquido en el dispositivo de eliminación de gas. Por lo tanto, las 
adaptaciones del procedimiento antes mencionado se harán de acuerdo a la configuración del 
surtidor/dispe nsador.  
 
3.6. Ensayo de variación en el volumen interno de la manguera.  
 
Objeto del ensayo  
Determinar el aumento del volumen interno de una manguera bajo presión.  RESOLUCIÓN   NÚMERO __ 37337___  DE 2022             HOJA No. __ 42_____   
 
Por la cual se modifica el Capítulo Séptimo del Título VI de la Circular Única  de la Superintendencia de 
Industria y Comercio   
 
 
Referencias  
Norma Internacional ISO 6801 -1983, Mangueras de caucho o de plástico - Determina ción de 
la expansión volumétrica.  
 
Equipo de pruebas  
Una instalación de prueba, equipada con suministro de líquido, fuente de presión, un 
manómetro calibrado antes de la prueba, un tubo de vidrio cilíndrico graduado de capacidad 
adecuada, válvulas y tuberí as, como se ilustra en la figura 2.  
 
Procedimiento del ensayo  
1. Todas las válvulas deben estar cerradas antes de la prueba.  
2. Conecte la manguera en su posición en la instalación de prueba.  
3. Abra las válvulas V A, VB y V C, y llene la fuente de presión, la manguera y el tubo de vidrio 
con líquido. Abra parcialmente la válvula V D y deje que el líquido corra desde el depósito a 
través del tubo de vidrio hasta que no se observe ninguna burbuja de aire en el tubo de vidrio. 
Luego, cierre todas las válvulas.  
4. Abra la válvula V D y ajuste el nivel del líquido en la posición adecuada. A continuación, cierre 
la válvula V D, y lea el nivel X.  
5. Abra la válvula V B. Ajuste la fuente de presión hasta que la lectura del manómetro de presión 
esté estable en la presión máxima de funcionamiento.  
6. Cierre la válvula V B. 
7. Abra la válvula V C y lea el nivel Y.  
8. Calcule - X. 
9. Cierre la válvula V C. 
10. Repita los pasos 4 al 9 dos veces.  
11. Calcule el valor promedio de Y - X. 
 
3.7. Ensayo de resistencia.  
 
Objeto del ensayo:  
Determinar la estabilidad a largo plazo del surtidor/dispensador.  
 
Procedimiento del ensayo:  
Cuando se pretende medir diferentes líquidos con el surtidor/dispensador, la prueba debería 
llevarse a cabo con el líquido que proporciona las condiciones más severas.  
1. Compruebe que la curva de error está dentro del error máximo permitido (ver 3.2).  
2. Utilice el surtidor/dispensador durante 100 horas (o 200 h en casos específicos) a una tasa 
de flujo entre 0.8 x Q max y Q max. Por razones prácticas, el vol umen puede ser dividido en un 
número de entregas.  
3. Realice el ensayo de precisión después del ensayo de resistencia a Q (1), Q (4) y Q (6) de 
acuerdo con 3.2.  
NOTA: Los aditivos pueden afectar la estabilidad a largo plazo del surtidor/dispensador.  RESOLUCIÓN   NÚMERO __ 37337___  DE 2022             HOJA No. __ 43_____   
 
Por la cual se modifica el Capítulo Séptimo del Título VI de la Circular Única  de la Superintendencia de 
Industria y Comercio   
 
 
4. Pr ocedimientos adicionales de ensayo para surtidor/dispensadores electrónicos.  
Para los surtidores/dispensadores de combustible equipados con dispositivos electrónicos, 
además de los ensayos especificados en el numeral 3 de este anexo técnico, se deberán 
realizar los ensayos que se describen a continuación. Los procedimientos de ensayo son 
relacionados de manera resumida, adaptados de las publicaciones mencionadas de la IEC. 
Antes de realizarlos, consulte la Publicación IEC que aplique según corresponda.  
Cuan do el tamaño y la configuración lo permitan, los ensayos se llevarán a cabo en el 
surtidor/dispensador completo. De lo contrario, (excepto en el caso de una descarga 
electrostática y pruebas de susceptibilidad electromagnética) las pruebas pueden ser lleva das 
a cabo por separado en los siguientes dispositivos:  
• Transductor de medición.  
• Contador.  
• Dispositivo indicador.  
• Dispositivo de suministro de energía, y  
• Dispositivo de corrección, si es el caso.  
En la medida en que las descargas electrostáticas y ensayos de susceptibilidad 
electromagnética se vean involucradas, la autoridad de aprobación puede decidir realizar los 
ensayos, ya sea en el surtidor/dispensador completo o en el calculador, en función de su 
configuración; también puede decidir que una aprobación de modelo o examen de tipo que 
cubre un determinado patrón del surtidor/dispensador con un armazón dado, cubra cualquier 
otro armazón del mismo patrón.  
El equipo sometido a prueba (si no es el surtidor/dispensador completo) deberá incluirse en 
una simulación de la configuración representativa de la operación normal del surtidor/ 
dispensador. Por ejemplo, el movimiento del líquido puede ser simulado mediante la rotación 
del eje del generador de impulsos.  
Durante estos ensayos, el equipo sometido a  prueba (ESP) deberá estar en funcionamiento 
(es decir, la alimentación de energía deberá estar conectada), excepto para el ensayo cíclico 
de calor húmedo (condensación) (num. 4.3.).  
 
4.1. Calor seco (sin condensación) (factor de influencia)  
 
Objeto del en sayo  
Verificar que los errores de volumen y las indicaciones del precio no superen los errores 
máximos permitidos bajo el efecto de la alta temperatura. Todas las demás funciones deben 
operar correctamente.  
 
Referencias  
Publicación IEC 68 -2-2, cuarta edici ón, 1974, Procedimientos básicos de verificación 
medioambiental, Parte 2: ensayos, Test Bd: calor seco, para disipación de calor de equipos 
sometidos a prueba ESP con un cambio gradual de la temperatura.  
La información básica sobre los ensayos de calor sec o es proporcionada en la publicación IEC 
68-3-1, primera edición, 1974 y en el primer suplemento 68 -3-1A, 1978, Parte 3: Información 
básica, sección uno; Pruebas de frío y de calor seco. La información básica general sobre los 
procedimientos básicos de ver ificación ambiental se proporciona en la publicación CEI 68 -1, 
sexta edición, 1988.  RESOLUCIÓN   NÚMERO __ 37337___  DE 2022             HOJA No. __ 44_____   
 
Por la cual se modifica el Capítulo Séptimo del Título VI de la Circular Única  de la Superintendencia de 
Industria y Comercio   
 
 
Equipo de pruebas  
Cámara de prueba capaz de mantener las temperaturas especificadas dentro de ± 2 ºC.  
 
Procedimiento del ensayo  
1. Mantener el ESP a 20 ºC durante al menos  dos horas.  
2. Ajuste el precio unitario a un valor opcional entre el precio mínimo unitario y el precio 
máximo de la unidad y seleccione la mezcla si procede.  
3. Ajuste la tasa de flujo o la tasa de flujo simulado a un valor apropiado entre 0.5 x Q max y 
Qmax. 
4. Restablezca los indicadores del surtidor/dispensador.  
5. Haga funcionar la bomba o el generador de impulsos a una tasa equivalente al caudal de 
volumen durante un minuto a la tasa de intervalo del caudal de líquido máxima. (En general, 
50 L pueden ser el valor apropiado para el caudal de volumen para surtidor/ dispensadores 
normales).  
6. Lea P u, Vi, Pi y V n. (Lea T solo en el caso de la prueba por el flujo de líquido).  
7. Calcule P c, VNC (solo en el caso de prueba por flujo de líquido), E v y E p. 
8. Cambie la temperatura del ESP a 55 º C a una velocidad no superior a 1 º C / min. Mantener 
esta temperatura durante al menos dos (2) horas después de que se ha alcanzado la 
estabilidad. La humedad no debe ser superior a 20 g / m3 o 19% de humedad relativa.  
9. Repita los pasos 4 a 7.  
10. Vuelva a colocar la temperatura del ESP a 20ºC a una velocidad no superior a 1ºC/ min. 
Mantener esta temperatura durante al menos 2 horas después de que se ha alcanzado la 
estabilidad.  
11. Repita los pasos 4 a 7.  
 
4.2. Frío (factor de influencia).  
 
Objeto del ensayo  
Verificar que los errores de volumen y las indicaciones de los precios no superen los errores 
máximos permisibles bajo el efecto de una baja temperatura. Todas las demás funciones 
deben operar correctamente.  
 
Refe rencias  
Publicación IEC 68 -2-2, cuarta edición, 1974, Procedimientos básicos de verificación 
medioambiental, Parte 2: Pruebas, prueba Ad: Frío, para disipación de calor de un ESP con 
cambio gradual de temperatura.  
La información de referencia sobre las pru ebas de frío se proporciona en la publicación IEC 
68-3-1, primera edición, 1974 y primer suplemento 68 -3-1A, 1978, Parte 3: Información básica, 
primera sección: pruebas de frío y de calor seco. La información básica general sobre los 
procedimientos básicos  de verificación ambiental se proporciona en la publicación CEI 68 -1, 
sexta edición, 1988.  
 
Equipo de pruebas  
Cámara de prueba capaz de mantener las temperaturas especificadas de ± 2ºC.  RESOLUCIÓN   NÚMERO __ 37337___  DE 2022             HOJA No. __ 45_____   
 
Por la cual se modifica el Capítulo Séptimo del Título VI de la Circular Única  de la Superintendencia de 
Industria y Comercio   
 
 
Procedimiento del ensayo  
1. Mantener el ESP a 20ºC durante al menos d os horas.  
2. Ajuste el precio unitario a un valor opcional entre el precio mínimo unitario y el precio 
máximo de la unidad y seleccione la mezcla si procede.  
3. Ajuste la tasa de caudal de líquido y tasa de caudal de líquido simulado a un valor apropiado 
entre 0.5 xQ max y Q max. 
4. Restablezca las indicaciones del surtidor/dispensador.  
5. Haga funcionar la bomba o el generador de impulsos a una tasa equivalente al caudal de 
volumen durante un minuto a la tasa de intervalo de caudal de líquido máximo.  
6. Lea Pu, Vi, Pi y V n (lea T solo en el caso de la prueba por el flujo de líquido).  
7. Calcular Pc, VNC (solo en el caso de prueba por flujo de líquido), Ev y Ep.  
8. Cambie la temperatura del ESP a - 25ºC a una velocidad no superior a 1ºC / min.  
Mantener esta temperatura durante al menos dos horas después de que se ha alcanzado la 
estabilidad.  
9. Repita los pasos 4 a 7.  
10. Vuelva a colocar la temperatura del ESP a 20ºC a una velocidad no superior a 1ºC/ min. 
Mantener esta temperatura durante al menos 2 horas d espués de que se ha alcanzado la 
estabilidad.  
11. Repita los pasos 4 a 7.  
 
4.3. Calor húmedo, cíclico (condensación) (factor de influencia).  
 
Objeto del ensayo  
Verificar que los errores de volumen y las indicaciones de precio no superen los errores 
máximos  permitidos después de exponer el ESP a los efectos de una humedad alta, 
combinada con cambios cíclicos de temperatura. Todas las demás funciones deben operar 
correctamente.  
 
Referencias  
Publicación IEC 68 -2-30, segunda edición, 1980, Procedimientos básico s de verificación 
medioambiental, Parte 2: Pruebas, prueba Db: Calor húmedo, cíclico (ciclo de 12 h + 12 h), 
variante de la prueba 1.  
La información básica concerniente a las pruebas de calor húmedo se proporciona en la 
publicación IEC 68 - 2-28, segunda ed ición, 1980: Guía para pruebas de calor húmedo.  
 
Equipo de pruebas  
Cámara de pruebas capaz de mantener la temperatura especificada de ± 2ºC y la humedad 
relativa dentro de ± 3%.  
 
Procedimiento del ensayo  
1. Mantener el ESP a 20ºC y la humedad relativa del 50% durante al menos dos horas.  
2. Ajuste del precio unitario a un valor opcional entre el precio mínimo unitario y el precio 
máximo de la unidad y seleccione la mezcla si procede.  RESOLUCIÓN   NÚMERO __ 37337___  DE 2022             HOJA No. __ 46_____   
 
Por la cual se modifica el Capítulo Séptimo del Título VI de la Circular Única  de la Superintendencia de 
Industria y Comercio   
 
3. Ajuste el caudal o el caudal simulado a un valor apropiado entre 0.5 x Q max y Q max. 
4. Restablecer las indicaciones del surtidor/dispensador.  
5. Haga funcionar la bomba o el generador de impulsos a una tasa equivalente al flujo de 
volumen durante un minuto a la tasa de flujo máximo.  
6. Leer P u, Vi, Pi y V n. (Lea T solo en el caso de la prueba por el flujo de líquido).  
7. Calcular P c, VNC (solo en el caso de prueba por flujo de líquido), E v y E p. 
8. Después de desconectar la energía eléctrica, cambiar la temperatura del ESP de 20ºC a 
25ºC y la humedad relativa por encima del 95 %. 
9. Cambie la temperatura del ESP de 25ºC a 55ºC durante tres horas, manteniendo la 
humedad relativa por encima del 95% durante el cambio de temperatura y las fases de 
temperatura más bajas. Debería producirse condensación en el ESP durante el aumento de  
la temperatura.  
10. Mantenga la temperatura de 55ºC y la humedad relativa de 95% hasta 12 horas después 
del inicio del aumento de temperatura.  
11. Cambie la temperatura del ESP de 55ºC a 25ºC durante tres a seis horas manteniendo la 
humedad relativa por e ncima del 95% durante el cambio de temperatura y las fases de 
temperatura más bajas. En la primera mitad de ese descenso de temperatura, la temperatura 
debe bajar de 55ºC a 40ºC en una hora y media.  
12. Mantener la temperatura de 25ºC y la humedad relativa  por encima de 95% hasta 24 horas 
desde el inicio de la subida de la temperatura.  
13. Repita los pasos 9 a 12.  
14. Vuelva a colocar la temperatura del ESP a 20ºC y la humedad relativa al 50%, y encienda 
la energía. Mantenga esta temperatura y la humedad re lativa durante al menos dos horas 
después de que se haya alcanzado la estabilidad.  
15. Repita los pasos 2 a 7.  
 
4.4. Variaciones en el suministro de energía (factor de influencia) Objeto del ensayo.  
Verificar que los errores de volumen y de las indicacione s de precio no excedan los errores 
máximos permitidos bajo el efecto de la variación del suministro de energía. Todas las demás 
funciones deben operar correctamente.  
 
Referencias  
No se puede hacer referencia a alguna norma internacional en la actualidad.  
 
Equipo de pruebas  
Regulador de voltaje.  
 
Procedimiento del ensayo  
1. Mantener el ESP en condiciones de referencia.  
2. Ajuste el precio unitario a un valor opcional entre el precio mínimo unitario y el precio 
máximo de la unidad y seleccione la mezcla si pr ocede.  
3. Ajuste el intervalo de caudal del líquido o el intervalo del caudal del líquido simulado a un 
valor apropiado entre 0.5 x Q max y Q max. 
4. Restablecer las indicaciones del surtidor/dispensador.  RESOLUCIÓN   NÚMERO __ 37337___  DE 2022             HOJA No. __ 47_____   
 
Por la cual se modifica el Capítulo Séptimo del Título VI de la Circular Única  de la Superintendencia de 
Industria y Comercio   
 
5. Haga funcionar la bomba o el generador de impulsos  a una tasa equivalente al intervalo del 
caudal de volumen durante un minuto en el caudal máximo.  
6. Lea P u, Vi, Pi y V n. (Lea T solo en el caso de la prueba por el flujo de líquido).  
7. Calcular P c, VNC (solo en el caso de prueba por flujo de líquido), E v y E p. 
8. Cambie el voltaje de la red de suministro a un 110% del valor nominal.  
9. Repita los pasos 4 a 7.  
10. Cambio del voltaje de la red de suministro a un 85% del valor nominal.  
11. Repita los pasos 4 a 7.  
 
4.5. Reducciones en la energía por tiempos cortos (alteración).  
 
Objeto del ensayo  
Verificar, bajo el efecto de interrupciones y reducciones de corta duración del voltaje de red, 
que o bien no se produzcan fallas significativas, o que se detecten fallos significativos y poder 
actuar en consecuencia  por medio de una instalación de revisión.  
 
Referencias  
No se puede hacer referencia a alguna norma internacional en la actualidad.  
 
Equipo de pruebas  
Generador de prueba adecuado para reducir la amplitud de uno o más medios ciclos (en los 
pases por cero) de la tensión de red alterna.  
 
Procedimiento del ensayo  
1. Mantener el ESP en condiciones de referencia.  
2. Ajuste el generador de prueba a las condiciones especificadas y conéctelo al equipo 
sometido a prueba.  
3. Ajuste el precio unitario a un valor opcio nal entre el precio mínimo unitario y el precio 
máximo de la unidad y seleccione la mezcla si procede.  
4. Ajuste el intervalo del caudal del líquido o el intervalo del caudal del líquido simulado a un 
valor apropiado entre 0.5 x Q max y Q max. 
5. Cambie las indicaciones del surtidor/dispensador.  
6. Ponga a funcionar la bomba o el generador de impulsos a una velocidad equivalente a la 
del flujo de volumen durante unos dos minutos en el caudal máximo.  
7. Lea P u, Vi, Pi y V n. (Lea T solo en el caso de la prueba por el flujo de líquido).  
8. Calcule P c, VNC (solo en el caso de prueba por flujo de líquido), E v y E p. 
9. Restablezca las indicaciones del surtidor/dispensador.  
10. Encienda la bomba o el generador de impulsos.  
11. Reduzca el voltaje de la red de suministro a 100% para medio ciclo y repita nueve veces 
con un intervalo de al menos 10 segundos.  
12. Detenga la bomba o el generador de impulsos en el mismo flujo de volumen o número de 
pulsos como en el paso 6.  
13. Repita los pasos 7 y 8.  RESOLUCIÓN   NÚMERO __ 37337___  DE 2022             HOJA No. __ 48_____   
 
Por la cual se modifica el Capítulo Séptimo del Título VI de la Circular Única  de la Superintendencia de 
Industria y Comercio   
 
14. Repita los pasos 9 y 10.  
15. Reduzca el voltaje de la red de suministro en un 50% para un ciclo y repita nueve veces 
con un intervalo de al menos diez segundos.  
16. Detenga la bomba o el generador de impulsos en el mismo flujo de volumen o número de 
impulsos como en el paso 6.  
17. Repita los pasos 7 y 8.  
 
4.6. Ráfagas eléctricas (perturbación).  
 
Objeto del ensayo  
Verificar, cuando las ráfagas eléctricas se superponen en el voltaje de la red, que, o bien no 
se produzcan fallas significativas o que se detecten fallos si gnificativos y actuar en 
consecuencia por medio de una instalación de revisión.  
 
Referencias  
Publicación IEC 801 -4, primera edición, 1988, Compatibilidad electromagnética para la 
medición de procesos industriales y equipo de control, Parte 4: Requisitos pa ra transitorios/ 
ráfagas eléctricas rápidas.  
 
Equipo de prueba  
Generador de prueba que tenga una impedancia de salida de 50 Ω y capaz de superponer 
ráfagas eléctricas, de las cuales cada espiga tenga un valor máximo de 1 kV, un tiempo de 
subida de 5 ns, un a longitud de ráfaga de 15 ms y un periodo de ráfaga (intervalo de tiempo 
de repetición) de 300 ms, en la tensión de red alterna.  
 
Procedimiento del ensayo  
1. Mantener el ESP en condiciones de referencia.  
2. Ajuste el generador de prueba a las condiciones especificadas y conectarlo al ESP.  
3. Ajuste el precio unitario a un valor opcional entre el precio mínimo unitario y el precio 
máximo de la unidad y seleccione mezclar si procede.  
4. Ajuste el intervalo del caudal del líquido o intervalo del caudal del lí quido simulado a un 
valor apropiado entre 0.5 x Q max y Q max. 
5. Cambiar las indicaciones del surtidor/dispensador.  
6. Haga funcionar la bomba o el generador de impulsos a una tasa equivalente al flujo de 
volumen durante un minuto en el caudal máximo.  
7. Lea P u, Vi, Pi y V n. (Lea T solo en el caso de la prueba por el flujo de líquido).  
8. Calcule P c, VNC (solo en el caso de prueba por flujo de líquido), E v y E p. 
9. Ajuste el generador de prueba en una condición no simétrica entre el suelo de referencia y 
una línea de la red eléctrica de corriente alterna.  
10. Restablezca las indicaciones del surtidor/dispensador.  
11. Encienda la bomba o el generador de impulsos.  
12. Aplique diez ráfagas positivas y de fase aleatoria, cada una de las cuales tenga una 
longitu d de 15 ms y un intervalo de tiempo de repetición de 300 ms.  RESOLUCIÓN   NÚMERO __ 37337___  DE 2022             HOJA No. __ 49_____   
 
Por la cual se modifica el Capítulo Séptimo del Título VI de la Circular Única  de la Superintendencia de 
Industria y Comercio   
 
13. Detenga la bomba o el generador de impulsos en el mismo flujo de volumen o número de 
impulsos como en el paso 6.  
14. Repita los pasos 7 y 8.  
15. Repita los pasos 10 y 11.  
16. Aplique diez (10 ) ráfagas positivas y de fase aleatoria de la misma manera como en el 
paso 12.  
17. Detenga la bomba o el generador de impulsos en el mismo flujo de volumen o número de 
impulsos como en el paso 6.  
18. Repita los pasos 7 y 8.  
19. Ajuste el generador de prueb a en una condición no simétrica entre el suelo de referencia 
y la otra línea de la red de alimentación de corriente alterna.  
20. Repita los pasos 10 a 18.  
 
4.7. Descargas electrostáticas (alteración)  
 
Objeto del ensayo  
Verificar, bajo el efecto de las descargas electrostáticas, que, o bien no se produzcan fallas 
significativas o que se detecten fallos significativos y actuar en consecuencia por medio de 
una instalación de revisión.  
 
Referencias  
Publicación IEC 801 -2, segunda edición, 1991, Compatibilidad electromagnética para la 
medición de procesos industriales y equipo de control, Parte 2: Requisitos para descargas 
electrostáticas.  
 
Equipo de prueba  
Equipo de pruebas que tenga un condensador de 150 pF, que sea capaz de ser cargado hasta 
8 kV de tensión de corriente continua y luego ser descargado a través del ESP, o placa de 
acoplamiento vertical u horizontal (PAV o PAH) al conectar un terminal a tierra (plano de 
referencia de tierra) y el otro mediante una resistencia de 330 Ω a las superf icies del ESP, 
PAV o PAH.  
 
Procedimiento del ensayo  
Tanto las descargas directas como las indirectas se aplicarán incluyendo el método de 
penetración de pintura.  
Cuando no sean posibles las descargas de contacto (tensión de prueba: 6 kV), se aplicarán 
las descargas de aire (tensión de prueba: 8 kV).  
1. Mantener el ESP en condiciones de referencia.  
2. Ajuste el equipo de prueba en las condiciones especificadas.  
3. Ajuste el precio unitario a un valor opcional entre el precio mínimo unitario y el precio 
máxim o de la unidad y seleccione la mezcla, si procede.  
4. Ajuste intervalo del caudal del líquido o el intervalo del caudal del líquido simulado a un 
valor apropiado entre 0.5 x Q max y Q max. RESOLUCIÓN   NÚMERO __ 37337___  DE 2022             HOJA No. __ 50_____   
 
Por la cual se modifica el Capítulo Séptimo del Título VI de la Circular Única  de la Superintendencia de 
Industria y Comercio   
 
5. Cambiar las indicaciones del surtidor/dispensador.  
6. Ponga a func ionar la bomba o el generador de impulsos a una velocidad equivalente a la 
del flujo de volumen durante unos dos minutos en el caudal máximo.  
7. Lea P u, Vi, Pi y V n. (Lea T solo en el caso de la prueba por el flujo de líquido).  
8. Calcule P c, VNC (solo en el caso de prueba por flujo de líquido), Ev y Ep.  
9. Restablezca las indicaciones del surtidor/dispensador.  
10. Encienda la bomba o el generador de impulsos.  
11. Aplique al menos diez descargas, a intervalos de al menos diez segundos, hasta un punto 
en el que la superficie sea de un acceso normal para el operador.  
12. Detenga la bomba o el generador de impulsos en el mismo flujo de volumen o número de 
impulsos como en el paso 6.  
13. Repita los pasos 7 y 8.  
14. Repita los pasos 9 a 13. Sin embargo, en el pas o 11 aplique las descargas a otros puntos 
y superficies que son normalmente accesibles para el operador. El número de veces que se 
repita este paso dependerá del tipo y la configuración del ESP, pero con muchas superficies 
se probará lo que sea más práctic o. 
15. Repita los pasos 9 al 13. Sin embargo, en el paso 11 aplique la descarga al PAV o PAH.  
 
4.8. Susceptibilidad electromagnética (perturbación).  
 
Objeto de la prueba  
Verificar, bajo el efecto de los campos electromagnéticos, que, o bien no se produzcan  fallas 
significativas o que se detecten fallos significativos y actuar en consecuencia por medio de un 
centro de chequeo.  
 
Referencias  
Publicación IEC 801 -3, segunda edición, 1991, Compatibilidad electromagnética para equipos 
eléctricos y electrónicos, Pa rte 3: Inmunidad a campos radiados, de radiofrecuencia y 
electromagnéticos.  
 
Equipo de pruebas  
Generador (es) de señal capaz de generar una onda sinusoidal de 80% AM 1 kHz con el rango 
de frecuencia de 26 a 1.000 MHz, amplificador (es) de potencia, sistema  de antena capaz de 
satisfacer los requisitos de frecuencia, una celda electromagnética transversal (TEM), sistema 
de monitoreo de intensidad de campo y una cámara blindada.  
 
Procedimiento del ensayo  
Con el método de la antena, la prueba se realiza normalm ente con el ESP girando en una 
mesa aislada. La polarización del campo generado por la antena necesita probar cada 
posición dos veces, una vez con la antena en posición vertical y otra vez con la antena en 
posición horizontal.  
Con el método de célula TEM, el ESP se prueba normalmente en tres ejes perpendiculares 
entre sí. Sin embargo, la prueba se puede realizar con el ESP en la orientación más sensible, 
si es el caso.  RESOLUCIÓN   NÚMERO __ 37337___  DE 2022             HOJA No. __ 51_____   
 
Por la cual se modifica el Capítulo Séptimo del Título VI de la Circular Única  de la Superintendencia de 
Industria y Comercio   
 
1. Mantener el ESP en condiciones de referencia.  
2. Ajuste el precio unitario a un valor opcional entre el precio mínimo unitario y el precio 
máximo de la unidad y seleccione la mezcla si procede.  
3. Ajuste intervalo del caudal del líquido o intervalo del caudal del líquido simulado a un valor 
apropiado entre 0.5 x Q max y Q max. 
4. Restablecer las indicaciones del surtidor/dispensador.  
5. Poner a funcionar la bomba o el generador de impulsos a una velocidad equivalente al flujo 
de volumen para una duración estimada con tiempo suficiente como para barrer la frecuencia 
en el paso 12 (o en el paso 19). 
6. Lea P u, Vi, Pi y V n. (Lea T solo en el caso de la prueba por el flujo de líquido).  
7. Calcule P c, VNC (solo en el caso de prueba por flujo de líquido), E v y E p. 
8. Mantenga la cámara blindada (o la célula TEM) en las condiciones de referencia, y ajuste.  
9. La intensidad de campo a 3 V/m. Cuando se use la cámara blindada (método de la antena), 
ajuste la antena a 1 m de altura y ajuste la intensidad de campo a 3 V/m en la distancia 
horizontal de 1 m de la antena.  
10. Ajuste el ESP en el lugar donde la intensidad de campo se ajustó a 3 V/m en el cuarto 
blindado (o la célula TEM).  
11. Restablezca las indicaciones del surtidor/dispensador.  
12. Encienda la bomba o el generador de impulsos.  
13. Realice un barrido de frecuencia desde 26 MHz a 500 MHz. La velocidad de barrido no 
excederá de 0.005 octavas/s (1.5 x 10 -3 décadas/s).  
14. Detenga la bomba o el generador de impulsos en el mismo flujo de volumen o número de 
impulsos como en el paso 5.  
15. Repita los pasos 6 y 7.  
16. Retire el ESP de la cámara blin dada (o célula TEM).  
17. Ajuste la intensidad de campo a 1 V/m. Cuando se use la cámara blindada (método de la 
antena), ajuste la antena a 1 m de altura y ajuste la intensidad de campo a 3 V/m en la distancia 
horizontal de 1 m de la antena.  
18. Establezca el ESP en el lugar donde la intensidad de campo se ajustó a 1 V/m en el cuarto 
blindado (o célula TEM).  
19. Repita los pasos 10 y 11.  
20. Realice un barrido de frecuencia desde 500 MHz hasta 1.000 MHz. La velocidad de barrido 
no excederá de 0.005 octava/s (1.5 x 10–3 décadas/s).  
21. Repita los pasos 13 y 14.  
NOTAS:  
(1) Cuando esta prueba se lleve a cabo con un intervalo del caudal del líquido en condiciones 
reales de funcionamiento, el procedimiento que se ha detallado anteriormente debe 
modificarse adecua damente.  
(2) El procedimiento anterior puede ser modificado de acuerdo a la configuración del ESP y 
del equipo de prueba.  RESOLUCIÓN   NÚMERO __ 37337___  DE 2022             HOJA No. __ 52_____   
 
Por la cual se modifica el Capítulo Séptimo del Título VI de la Circular Única  de la Superintendencia de 
Industria y Comercio   
 
Figura 1  
Instalación de la prueba del dispositivo de eliminación de gas  
 
  
RESOLUCIÓN   NÚMERO __ 37337___  DE 2022             HOJA No. __ 53_____   
 
Por la cual se modifica el Capítulo Séptimo del Título VI de la Circular Única  de la Superintendencia de 
Industria y Comercio   
 
Figura 2  
 
Dispositivo de prueba para la variación en el volumen interno de la manguera  
 
  
RESOLUCIÓN   NÚMERO __ 37337___  DE 2022             HOJA No. __ 54_____   
 
Por la cual se modifica el Capítulo Séptimo del Título VI de la Circular Única  de la Superintendencia de 
Industria y Comercio   
 
Figura 3  
Instalación esquemática de los surtidores / dispensadores de combustible  
 
  
Formato de informe de resultados de los ensayos efectuados  
El informe del ensayo tiene por objeto presentar, en un formato estandarizado, los resultados 
de las diferentes pruebas que se describen en el presente anexo técnico, y para lo cual será 
presentado el modelo o tipo de un surtidor/dispensador de combustible para vehículos de 
motor con miras a su aprobación de acuerdo co n los requisitos establecidos en el reglamento 
técnico metrológico.  
Los símbolos utilizados en el presente anexo son:  
+ = Aprobado  
- = Reprobado  
emp = Error máximo permitido  
CMM= Cantidad de medida mínima  
DVEM = Desviación de volumen específico mínimo  
DPEM  = Desviación de precio específico mínimo  
Para cada prueba, la lista de verificación se completará de acuerdo con este ejemplo:  
si el instrumento ha pasado la prueba si el instrumento ha fracasado  
si la prueba no es aplicable  
+ - 
RESOLUCIÓN   NÚMERO __ 37337___  DE 2022             HOJA No. __ 55_____   
 
Por la cual se modifica el Capítulo Séptimo del Título VI de la Circular Única  de la Superintendencia de 
Industria y Comercio   
 
x   
  x 
/ / 
Información general sobre el modelo  
Solicitud Nº: (nueva/modificación) Fabricante:  
Solicitante: Representante: Sistema de medición  
Designación del modelo:  
Caudal máximo: Caudal mínimo: Cantidad medida mínima:  
Precio unitario máximo (número de dígitos): Pre cio máximo de pago (número de dígitos): 
Rango de temperatura:  
Líquidos (o rango de viscosidad): Red eléctrica:  
Voltaje: Frecuencia: Consumo: Tipo de pantalla: mecánico/electromecánico/electrónica  
Contador  
Fabricante:  
Designación del modelo: Marca de homolo gación del modelo: Caudal máximo: Caudal 
mínimo:  
Cantidad de medida mínima: Dispositivo de eliminación de gas  
Fabricante:  
Designación: Marca de homologación del modelo: Volumen:  
Caudal máximo: Caudal mínimo: Presión máxima: Presión mínima:  
Transductor de medición  
Fabricante:  
Designación: Marca de homologación del modelo: Número de impulsos por vuelta:  
Se entregará información general sobre otros dispositivos, por ejemplo, calculadora, 
dispositivo indicador, dispositivo de impresión, unidad de suministro (m anguera, boquilla), etc., 
que hayan sido objeto de pruebas, así como una descripción completa de la configuración del 
surtidor/dispensador.  
 
Lista de verificación  
NOTA: La numeración de los elementos se refiere a la Recomendación Internacional OIML R 
117 S istemas de medida de líquidos distintos del agua.  
 
Requerimiento  + - Observaciones  
Disposiciones generales  
Marcas  
Marcas aplicadas de manera legible e       RESOLUCIÓN   NÚMERO __ 37337___  DE 2022             HOJA No. __ 56_____   
 
Por la cual se modifica el Capítulo Séptimo del Título VI de la Circular Única  de la Superintendencia de 
Industria y Comercio   
 
indeleble sobre el dial del dispositivo 
indicador o sobre una placa de datos 
especial:  
• Signo de aprobación del modelo  
• Marca de identificación del fabricante o 
marca de designación  
• Número de serie  
• Año de fabricación  
• Cantidad medida mínima (CMM)  
• Tasa de flujo máximo (Qmax)  
• Tasa de flujo mínimo (Qmin)  
• Presión máxima  
• Presión mínima  
• Líqu idos 
• Rango de temperatura  
Indicaciones  
Unidad de volumen: litro (l o L)  
Diferencia entre las indicaciones de volumen 
de más de un dispositivo indicador≤1 
escalón del dispositivo indicador con el 
mayor escalón        
Bifurcaciones y derivaciones  
Bifurcaciones a favor de la corriente del 
medidor: el desvío a cualquier contenedor 
(es) de recepción que no sea la prevista es 
imposible        
Dispositivos de sellado y placa de 
estampación  
Sellos de fácil acceso y que impidan el 
acceso a los componentes  que permiten la 
alteración del resultado de la medición sin 
dañar las juntas, incluyendo la placa de 
estampación        
Requisitos para los dispositivos auxiliares de un sistema de medición  
Dispositivo de ajuste  
Diferencia entre valores consecutivos de la 
relación ≤ 0.001  
Ajuste por medio de derivaciones (Bypass) 
del medidor es imposible        
Dispositivo indicador de volumen  
Lectura precisa, fácil e inequívoca mediante 
la simple yuxtaposición  
Signo decimal claro  
Intervalo de escala: 1x10n, 2x10n o 5x10n  
Dispositivo indicador continuo:  
VDEM ≥volumen correspondiente a 2 mm 
en la escala, y ≥ 1/5 del intervalo de la 
escala dispositivo indicador discontinuo:       RESOLUCIÓN   NÚMERO __ 37337___  DE 2022             HOJA No. __ 57_____   
 
Por la cual se modifica el Capítulo Séptimo del Título VI de la Circular Única  de la Superintendencia de 
Industria y Comercio   
 
VDEM ≥ 2 Intervalos de escala  
Elemento con graduación totalmente visible 
(excepto el elemento cor respondiente al 
rango máximo del indicador):  
una revolución corresponde a 10n unidades 
de volumen autorizado  
Elemento con graduación totalmente visible:  
una revolución del elemento corresponde al 
intervalo de escala del siguiente elemento  
Elemento con solo  una parte de la 
graduación visible a través de una ventana 
(excepto el primer elemento): movimiento 
discontinuo  
Adelanta una cifra del siguiente elemento 
cuando el elemento anterior pasa de 9 a 0  
Dimensión de la ventana para el primer 
elemento ≥ 1.5 x (di stancia entre dos 
marcas de la escala graduada)  
Ancho de la marca de la escala ≤ 1/4 del 
espaciado de lasa escala  
Aparente espaciado de la escala≥ 2 mm  
Dispositivo indicador electrónico:  
visualización continua de volumen durante 
el período de medición  
El dispositivo de ajuste a cero no permite 
ninguna alteración del resultado  
Sin indicación de cualquier resultado 
cuando se reajusta a cero  
Dispositivo indicador continuo:  
indicación residual después de reajustar a 
cero ≤  
1/2 de DVEM  
Dispositivo indicador disc ontinuo: indica 
cero sin ninguna ambigüedad  
Dispositivo indicador de precio  
Precio por unidad es ajustado e indicado 
antes de la medición por un dispositivo de 
visualización; válido para la transacción 
completa  
El tiempo transcurrido entre el cambio  del 
precio unitario y antes que empiece la 
próxima medición: al menos cinco segundos  
(mutatis mutandis)  
Lectura precisa, fácil e inequívoca  
Adelanta una cifra del siguiente elemento 
cuando el elemento anterior pasa de 9 a 0  
El dispositivo de ajuste a cero  no permite 
ninguna alteración del resultado  
Sin indicación de cualquier resultado 
cuando se reajusta a cero  
Unidad monetaria o su símbolo en la 
proximidad inmediata del dispositivo 
indicador        RESOLUCIÓN   NÚMERO __ 37337___  DE 2022             HOJA No. __ 58_____   
 
Por la cual se modifica el Capítulo Séptimo del Título VI de la Circular Única  de la Superintendencia de 
Industria y Comercio   
 
Dispositivos de ajuste a Cero de indicación 
de precios e indicac ión de volumen:  
El reajuste a cero de cualquiera de ellos 
implica el reajuste a cero automáticamente 
el otro  
Requerimiento  + - Observaciones  
Dispositivo indicador continuo:  
DPEM ≥precio correspondiente a 2 mm en la 
escala y precio correspondiente a  1/5 del 
intervalo de la escala  
Dispositivo indicador discontinua:  
DPEM≥ precio correspondiente a 2intervalos 
de la escala  
Dispositivo indicador continuo:  
indicación residual después del reajuste a 
cero ≤ ½  
de MSPD  
Dispositivo indicador discontinua:  
indica  cero sin ninguna ambigüedad        
Dispositivo de impresión  
Intervalo de escala de volumen impreso:  
1 x 10n, 2 x 10n o 5 x 10n y ≤ DVEM y 
≥intervalo de escala más pequeño del 
dispositivo indicador  
Unidad de volumen: litros (l ó L)  
Cifras, unidad o símbolo, (y signo decimal) 
del volumen impreso en el boleto  
Si está conectado a más de un sistema de 
medición: identificación de impresión  
Si se repite la impresión:  
Las copias se marcan claramente  
Si se determina el volumen por diferencia 
entre dos valore s impresos: retirar el tiquete 
durante la medición es imposible  
Dispositivo de reajuste a cero de la impresora 
e indicador de volumen:  
El ajuste a cero de uno de ellos implica 
ajustar a cero el otro  
Cifras, unidad monetaria o símbolo, (y signo 
decimal) del  precio impreso en el tiquete  
Intervalo de escala de precios impresos:  
1 x 10n, 2 x 10n o 5 x 10n unidad monetaria y 
≤ DPEM        
Dispositivos de preajuste  
Si hay varios controles independientes:  
El intervalo de escala correspondiente a un 
control es igual al rango de control del 
siguiente orden más bajo  
Las cifras de la pantalla de preajuste se 
distinguen claramente de las del indicador de       RESOLUCIÓN   NÚMERO __ 37337___  DE 2022             HOJA No. __ 59_____   
 
Por la cual se modifica el Capítulo Séptimo del Título VI de la Circular Única  de la Superintendencia de 
Industria y Comercio   
 
volumen  
La indicación de la cantidad seleccionada 
durante el suministro se mantiene inalterada 
o vuelve progresiv amente a cero  
La diferencia entre el volumen preestablecido 
y el volumen indicado ≤ DVEM  
La unidad del volumen preestablecido es la 
misma que la del indicador de volumen  
Marcación de la unidad de volumen o de su 
símbolo sobre el mecanismo de preajuste  
Intervalo de la escala del dispositivo de 
preajuste ≥  
intervalo de escala del indicador de volumen  
(mutatis mutandis para dispositivos de 
preajuste precio)  
Si hay varios controles independientes:  
El intervalo de la escala correspondiente a un 
control es igual al rango de control de la 
próxima orden inferior  
Las cifras de la pantalla de preajuste se 
distinguen claramente de las del indicador de 
precios  
La indicación de la cantidad seleccionada 
durante el suministro se mantiene inalterada 
o vuelve progresivamente  a cero  
La diferencia entre el precio preestablecido y 
el precio indicado ≤DPEM  
La unidad de precio preestablecido es la 
misma que la del indicador de precios  
Marcado de la unidad monetaria o su símbolo 
en el mecanismo de preajuste  
Intervalo de escala del dispositivo de 
preajuste ≥  
intervalo de escala de precio  
Requisitos específicos para sistemas de medición equipados con 
dispositivos electrónicos  
Instalaciones de revisión para transductor 
de medición  
Cuando cada pulso representa el volumen 
elemental, al menos el nivel de protección B 
definido por ISO 6551  
Chequeo de Instalaciones de tipo P Intervalo 
de comprobación que no excede la duración 
de la medición de la cantidad de líquido igual 
a DVEM Posibilidad de probar la operación 
del chequeo d e las instalaciones durante la 
aprobación y verificación del modelo        
Verificación de las instalaciones para el 
cálculo  
Verificación de las instalaciones para la 
operación de tipo P o I        RESOLUCIÓN   NÚMERO __ 37337___  DE 2022             HOJA No. __ 60_____   
 
Por la cual se modifica el Capítulo Séptimo del Título VI de la Circular Única  de la Superintendencia de 
Industria y Comercio   
 
Intervalo de comprobación para el tipo I en 
cada suministro  
Comprobación de instalaciones para la 
validez del cálculo del tipo P  
Existencia de un medio para controlar la 
continuidad  
Comprobar las instalaciones para el 
dispositivo indicador  
Comprobar las Instalaciones de tipo P o I si 
se puede reconstituir la  indicación  
Las pruebas “todo se muestra” – “todo 
borrado” – “todo ceros” con duración de 
cada secuencia ≥ 0,75 s  
Posibilidad de comprobar el funcionamiento 
de las instalaciones de chequeo durante la 
verificación        
Requerimiento  + - Observaciones  
Servicio de revisión para el dispositivo de 
impresión  
Servicio de revisión para tipo I o P  
La revisión incluye la presencia de papel y de 
circuitos de control electrónicos  
Posibilidad de comprobar el funcionamiento de 
las instalaciones de revisión durante la 
aprobación y verificación del modelo        
Otros requisitos específicos para surtidor/dispensadores de 
combustible  
Relación entre la tasa de flujo máximo y mínimo: 
por lo menos diez  
Si hay una bomba integral: dispositivo de 
eliminación de gas colocado  inmediatamente 
aguas arriba de la entrada del medidor  
Si no hay bomba integral: compruebe que los 
esquemas de instalación proveen los seguros 
necesarios  
Presencia de dispositivo para restablecer el 
indicador de volumen a cero  
Altura de cifras del indicado r de volumen con 
dispositivo de ajuste a cero ≥ 10 mm  
Si hay indicador de precio, presencia de 
dispositivo de ajuste a cero  
El siguiente suministro se detiene hasta que la 
boquilla (s) sea sustituida y el indicador llevado a 
cero 
Cuando la tase de flujo má ximo (Q max) ≤ 3,6 m3/h, 
CMM ≤ 5 L  
Surtidor/dispensador de combustible 
interrumpible  
Duración mínima de la operación de la pantalla       RESOLUCIÓN   NÚMERO __ 37337___  DE 2022             HOJA No. __ 61_____   
 
Por la cual se modifica el Capítulo Séptimo del Título VI de la Circular Única  de la Superintendencia de 
Industria y Comercio   
 
después de un apagón ≥ 15 min de forma 
continua y automática, o ≥ 5 min en uno o varios 
períodos controlada manualmente duran te 1 h  
Suministro interrumpido por falta de energía: 
imposible continuar el suministro si el apagón ha 
durado más de 15 s  
Tiempo de retardo entre el valor de medición y los 
valores indicados≤ 500 ms  
Volumen oculto en el comienzo del suministro≤ 2 
x 
DVEM  
Precio Ocultos en el comienzo del suministro≤ 2 
x 
DVEM  
 
Conclusión de las pruebas  
Solicitud Nº:  Fecha:  
Certificado de conformidad Nº:  Fecha  
Nº Descripción de la prueba  + - Observaciones  
1 Precisión        
2 Cantidad medida mínima        
3 Interrupción del flujo        
4 Dispositivo de eliminación de gas        
5 Variación en el volumen interno de la 
manguera        
6 Prueba de resistencia        
7 Calor seco (sin condensación)        
8 Frío       
9 Calor húmedo, cíclico (condensado)        
10 Variaciones de voltaje en el suministro de 
energía        
11 Reducciones de corto tiempo en el 
suministro de energía        
12 Ráfagas eléctricas        
13 Descargas electrostáticas        
14 Susceptibilidad electromagnética        RESOLUCIÓN   NÚMERO __ 37337___  DE 2022             HOJA No. __ 62_____   
 
Por la cual se modifica el Capítulo Séptimo del Título VI de la Circular Única  de la Superintendencia de 
Industria y Comercio   
 
 
  
 
RESOLUCIÓN   NÚMERO __ 37337___  DE 2022             HOJA No. __ 63_____   
 
Por la cual se modifica el Capítulo Séptimo del Título VI de la Circular Única  de la Superintendencia de 
Industria y Comercio   
 
  
RESOLUCIÓN   NÚMERO __ 37337___  DE 2022             HOJA No. __ 64_____   
 
Por la cual se modifica el Capítulo Séptimo del Título VI de la Circular Única  de la Superintendencia de 
Industria y Comercio   
 
  
RESOLUCIÓN   NÚMERO __ 37337___  DE 2022             HOJA No. __ 65_____   
 
Por la cual se modifica el Capítulo Séptimo del Título VI de la Circular Única  de la Superintendencia de 
Industria y Comercio   
 
  
RESOLUCIÓN   NÚMERO __ 37337___  DE 2022             HOJA No. __ 66_____   
 
Por la cual se modifica el Capítulo Séptimo del Título VI de la Circular Única  de la Superintendencia de 
Industria y Comercio   
 
 
ANEXO No. 2  
 
MODELO DE DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD PARA SURTIDORES, 
DISPENSADORES Y/O MEDIDORES DECOMBUSTIBLES LÍQUIDOS  
 
 
2.1. Modelo de declaración de conformidad.  
 
Declaración de conformidad del proveedor  
 
1) No. ………………………..…..…  
 
2) Nombre del emisor:     
 ………………………………………………………………………….  
 
 Dirección del emisor:   
 ………………………………………………………………………….     
 
3)  Objeto de la declaración:    La presente declaración tiene por objeto demostrar que 
el/los  surtidor/es, dispensador/es y/o medidor/es de combustibles líquidos con  número de 
serial/es................. es/son conforme/s con el modelo ............... marca .............., cuyo 
certificado de examen de tipo y/o aprobación de modelo No. ..................... hace parte integral 
de esta declaración y que además cumplió/cump lieron satisfactoriamente con los ensayos y 
exámenes establecidos en el numeral 7.5.3.2.1.  del Reglamento Técnico Metrológico aplicable 
a surtidores, dispensadores y/o medidores de combustibles líquidos . 
 
4)  El objeto de la declaración anteriormente descr ito está en conformidad con los 
requisitos  de los siguientes documentos:  
 
Resolución XXXXXX de XXXXXX “Por la cual se modifica el Capítulo Séptimo del Título VI de 
la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio”.  
 
Información adicional:  
 
5) Como soporte de esta declaración de conformidad, se adjunta a la misma el informe de 
ensayos  o certificado de calibración  No. ................. emitido por el laboratorio ........................ 
con certificado de acreditación vigente No. ........................................  
 
Lugar y fecha de emisión del informe de ensayos  o certificado de calibración : 
................. ..................  
 
6) Fecha y lugar de emisión de la declaración de conformidad: ..........................................  
 
7) .............................................................  
(Firma del emisor de la declaración de conformidad o de la person a que está autorizada por 
la dirección del emisor para firmar en su nombre).  
 
8) …………………………………………….…...........    
(Nombre completo y cargo del emisor o de la persona que firma y está autorizada por la 
dirección del emisor para firmar en su nombre).  
 
 
 RESOLUCIÓN   NÚMERO __ 37337___  DE 2022             HOJA No. __ 67_____   
 
Por la cual se modifica el Capítulo Séptimo del Título VI de la Circular Única  de la Superintendencia de 
Industria y Comercio   
 
2.2. Orientación para completar el formulario de declaración de conformidad  
 
Los números 1) a 8) se refieren al modelo de declaración de conformidad del numeral 2.1 de 
este anexo.  
 
1) Es obligatorio identificar cada declaración unívocamente.  
 
2) Se debe identificar en forma inequívoca al emisor responsable. (Persona natural fabricante 
y/o importador en Colombia: Nombre y Número de identificación. Persona jurídica fabricante 
y/o importador en Colombia: Razón social y NIT).  
 
Así mismo, se debe identificar la dirección de contacto del emisor de la declaración de 
conformidad.  
 
3) Se debe describir el objeto en forma inequívoca de modo que la declaración de conformidad 
pueda relacionarse con el objeto en cuestión. (Importante mencionar el serial, modelo y 
marca del instrument o, así mismo se debe identificar el número del certificado de examen 
de tipo y/o aprobación de modelo).  
 
4) Los documentos que establecen los requisitos deben ser listados con sus números de 
identificación, título y fecha de emisión.  
 
5) Aquí debe aparecer texto  únicamente si se proporciona alguna limitación en la validez de 
la declaración de conformidad y/o cualquier información adicional. Esta información puede, 
por ejemplo, corresponder al apartado 6.2 de la Norma ISO/IEC 17050:2004 o puede hacer 
referencia al  marcado del producto de acuerdo con el capítulo 9 de esa misma norma. Dicho 
marcado del producto u otra indicación (por ejemplo, sobre el producto) puede ser un 
adjunto a la declaración de conformidad.  
 
6) Fecha y lugar de emisión de la declaración de confor midad.  
 
7) Firma del emisor de la declaración de conformidad o de la persona que está autorizada por 
la dirección del emisor para firmar en su nombre.  
 
8) Nombre completo y cargo de la o las personas que firman y están autorizadas por la 
dirección del emisor para firmar en su nombre. El número de firmas o equivalentes que se 
incluyan será el mínimo determinado por la forma legal de la organización del emisor.