NORMA  
METROLÓGICA PERUANA  NMP 022  
2016 
 
Dirección de Metrología – INACAL  
Calle Las Camelias 815, San Isidro (Lima 27)   
 
Lima, Perú  
 
 
 
 
 
 
 
 
EQUIPOS DE MEDI CIÓN  DE LA ENERGÍA 
ELÉCTRICA (c.a.) . Requisitos  particulares  – Parte 22:  
Medidores  estáticos de energía activa (clases 0,2 S y 0,5 S)  
 
Electricity metering equipment (a.c.). Particular requirements  – Part 22:  Static meters for active energy                    
(classes 0 ,2 S and 0,5 S)  
 
(EQV . IEC 62053 -22:2003 Electricity metering equipment (a.c.) – Particular requirements - Part 22: Static 
meters for active energy (classes 0,2 S and 0,5 S) ) 
 
 
2016-09-16 
1ª Edición  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resolución D irectoral 0 03-2016 -INACAL/DM. Publicada el 2016 -09-17               Basado en 16 páginas  
 
I.C.S.: 17.220.20  
Descriptores: Equipos de medida, energía eléctrica, medidor estático .   
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
© IEC 2003 
Todos los derechos son reservados. A menos que se especifique lo contrario, ninguna 
parte de esta publicación podrá ser reproducida o utilizada por cualquier medio 
electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia o publicándolo en el  Internet o intranet, 
sin permiso por escrito del INACAL, único representante de la IEC en territorio peruano.   
 
© INACAL  2016 
Todos los derechos son reservados. A menos que se especifique lo contrario ninguna 
parte de esta publicación podrá ser reproducida o utilizada por cual quier medio 
electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia o publicándolo en el  Internet o intranet, 
sin permiso por escrito del INACAL .       
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
© IEC 2003 
Todos los derechos son reservados. A menos que se especifique lo contrario, ninguna 
parte de esta publicación podrá ser reproducida o utilizada por cualquier medio 
electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia o publicándolo en el  Internet o intranet, 
sin permiso por escrito del INACAL, único representante de la IEC en territorio peruano.   
 
© INACAL  2016 
Todos los derechos son reservados. A menos que se especifique lo contrario ninguna 
parte de esta publicación podrá ser reproducida o utilizada por cual quier medio 
electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia o publicándolo en el  Internet o intranet, 
sin permiso por escrito del INACAL .      
 ÍNDICE  
 
 Página  
 
ÍNDICE     ii 
 
PREFACIO    iv 
 
INTRODUCCIÓN  v 
 
1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN  1 
 
2. REFERENCIAS NORMATIVAS   2 
 
3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES     2 
 
4. VALORES ELÉCTRICOS ESTÁNDAR  2 
 
5. REQUISITOS MECÁNICOS  2 
 
6. CONDICIONES CLIMÁTICAS  2 
 
7. REQUISITOS  ELÉCTRICOS  3 
 
7.1. Potencia absorbida  3 
7.2. Influencia de las sobre corrientes  de corta duración  3 
7.3. Influencia del calentamiento propio  4 
7.4. Ensayos con tensión alterna  5 
 
8. REQUISITOS METROLÓGICOS  6 
 
8.1. Límites de los errores debidos a la variación de la corriente  6 
8.2. Límites de los errores debido a las magnitudes de influencia  7 
8.3. Ensayo de arranque y marcha en vacío  9 
8.4. Constante del medidor  11 
8.5. Condiciones de ensayo de exactitud  11 
8.6. Interpretación de los resultados  12 
 
ANEXO A (Normativo)  ESQUEMA DEL CIRCUITO PARA EL ENSAYO 
DE LOS SUBARMÓNICOS   14 
ANEXO B (Normativo)  ELECTROIMÁN PARA EL ENSAYO  DE LA 
INFLUENCIA DE LOS CAMPOS MAGNÉTICOS 
DE ORIGEN EXTERNO   16 
 
Figura A.1   Esquema del circuito de ensayo (In formativo)   14  
Figura A.2   Definición del tren de ondas  15 
Figura A.3   Distribución informativa del contenido de armónicos  
                    (el análisis de  Fourier no está completo)  15 
ii  
NORMA      NMP 022 
METROLÓGICA PERUANA       ii-16 
 
 
 Figura B.1   Electroimán para el ensayo de la influencia de campos magnéticos  
                    de origen externo  16 
Tabla 1 – Potencia absorbida incluyendo la alimentación  3 
Tabla 2 – Variaciones debidas al calentamiento propio  4 
Tabla 3 – Ensayos con tensión alterna  5 
Tabla 4 – Límites de los errores en tanto por ciento ( medi dores monofásicos y  
                polifásicos con cargas equilibradas)  6 
Tabla 5 – Límites de los errores en tanto por ciento ( medi dores polifásicos sometidos a       
                una sola carga monofásica, pero con tensiones polifásicas equilibradas en sus  
                circuitos de tensión)  6 
Tabla 6 – Magnitudes  de influencia  7 
Tabla 7 - Equilibrio de tensiones y corrientes  11 
Tabla 8 - Condiciones de referencia  12 
Tabla 9 - Interpretación de los resultados de los ensayos  13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
---oooOooo --- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
iii  
NORMA      NMP 022 
METROLÓGICA PERUANA       iii-16 
 
 
 PREFACIO  
 
 
A. Reseña histórica  
 
 
A.1.  La Dirección  de Metrología de l INACAL  ha tomado como antecedente  la 
norma internacional IEC 62053 -22:2003 Electricity metering equipment (a.c.) – 
Particular requirements - Part 22: Static meters for active energy (classes 0,2 S and          
0,5 S) , realizando adecuaciones técnicas a la misma  obteniendo la Norma Metrológica 
Peruana NMP 0 22:2016 EQUIPOS DE MEDICIÓN  DE LA ENERGÍA 
ELÉCTRICA (c.a.) . Requisitos Particulares  – Parte 22:  Medi dores estáticos de 
energía activa (clases 0,2 S y 0,5 S) .  
  
 
 
A.2.     Esta Norma Metrológica Peruana es una adopción de la norma                    
IEC 62053 -22:2003. La presente Norma Metrológica Peruana muestra algunos  cambios 
editoriales referidos principalmente a terminología empleada propia del idioma español 
y ha sido estructurada de acuerdo a las Guías Peruanas GP 001:1995 y GP 002:1995 . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
---oooOooo --- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
iv  
NORMA      NMP 022 
METROLÓGICA PERUANA       iv-16 
 
 
 INTRODUCCIÓN  
 
 
Esta norma debe ser usada con las siguientes partes relevantes de las series de Normas 
IEC 62052, IEC 62053 e IEC 62059. Equipos de medición de la energía eléctrica:  
 
NMP 014:2012  
(EQV. IEC 62052 -
11:2003)              Equipos de medi da de la energía eléctrica (c.a.). Requisitos generales, ensayos y 
condiciones de ensayo. Parte 11: Equipos de medi da.  
IEC 62053 -11:2003  Equipos de medición de la energía eléctrica (c.a.). Requisitos particulares. Parte 
11: Medidores electromecánicos de energía activa (clases 0,5, 1 y 2).  
Sustituye a los requisitos particulares de la Norma IEC 60521:1998  (2a edición).  
NMP 015:2012  
(EQV. IEC 62053 -
21:2003)                  
 Equipos de medi da de la energía eléctrica (c.a.). Requisitos particulares. Parte 21: 
Medidores estáticos de energía activa (clases 1 y 2).  
Sustituye a los requisitos particulares de la Norma IEC 6103 6:2000 (2a edición).  
IEC 62053 -23:2002  Equipos de medición de la energía eléctrica (c.a.). Requisitos particulares. Parte 
23: Medidores estáticos de energía reactiva (clases 2 y 3).  
Sustituye a los requisitos particulares de la Norma IEC 61268:1995 (1a edición).  
IEC 62053 -31:1998  Equipos de medición de la energía eléctrica (c.a.). Requisitos particulares. Parte 
31: Dispositivos de salida de impulsos para medidores electromecánicos y 
electrónicos (sólo dos hilos).  
IEC 62053 -61:1998  Equipos de medición de la energía eléctrica (c.a.). Requisitos particulares. Parte 
61: Potencia absorbida y requisitos de tensión.  
IEC 62059 -11:2002  Equipos de medición de la energía e léctrica (c.a.). Confiabilidad. Parte 11: 
Conceptos generales.  
IEC 62059 -21:2002  Equipos de medición de la energía eléctrica (c.a.). Confiabilidad. Parte 21: 
Recolección de datos de confiabilidad de medidores en el campo.  
 
Esta parte es una norma relativa a los ensayos de modelo de los medidores de energía 
eléctrica. Comprende los requisitos particulares para medidores para uso interior. No trata 
de las aplicaciones especiales (tales como elementos de medición y/o visualizadores en 
envolventes separadas).  
 
Esta norma distingue entre medidores:   
- de índice de clases de exactitud 0,2 S y 0,5 S;  
- de clases de protección I y II;  
- para su uso en redes equipadas con o sin neutralizadores de fallas a tierra.  
 
---oooOooo --- 
v  
NORMA      NMP 022 
METROLÓGICA PERUANA       1-16 
 
 
 EQUIPOS DE MEDICIÓN  DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA 
(c.a.). Requisitos Particulares  – Parte 22:  Medidor es estáticos de 
energía activa (clases 0,2 S y 0,5 S)  
 
 
1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN  
Esta Norma  Metrológica Peruana  se aplica únicamente a los medi dores estáticos de energía activa 
nuevos, de clase de exactitud  0,2 S y 0,5 S, destinados a la medi ción de energía eléctrica activa 
para corriente alterna en redes de 50 Hz o 60 Hz y a sus ensayos de modelo . 
Se aplica sólo a medi dores estáticos de energía activa conectados a transformadores para uso 
interior, constituidos por un elemento de medida y un(os) elemento(s) indicador(es) incluido(s) 
todo(s) en la envolvente del medidor . Se aplica también al (a los) indicador(es) de funcionamiento 
y a la(s) salida(s) de control. Si el medidor  dispone de un elemento de medida para varios tipos 
de energía ( medidor es de energía múltiple), o cuando incorpora otros elementos funcionales, 
como  indicadores de demanda máxima, registros electrónicos de tarifas , interruptores h orarios, 
receptores de telemando , interfaces de comunicación de datos, etc., también se aplican las normas 
específicas para estos elementos.  
NOTA:  la Norma IEC 60044 -1 descri be los transformadores con un campo de medi ción que se extiende desde       
0,01 In a 1,2 In o de 0,05 In a 1,5 In o de 0,05 In a 2 In así como los transformadores donde el campo de medición  del 
0,01 In a 1,2 In para clases de exactitud  0,2 S y 0,5 S. Como los campos de medi ción de un medidor  deben adaptarse 
a sus transformadores asociados y únicamente los transformadores de clase 0,2 S y 0,5 S tienen la exactitud  requerida 
para funcionar con los medidor es de est a norma, el campo de medi ción del medidor  será de 0,01 In a 1,2 In. 
NOTA: en el Perú l as redes para el suministro de energía eléctrica son sistemas de corriente alterna con frecuencia 
nominal de 60 Hz, de acuerdo al Código Nacional de Electricidad.  
No es aplicable a:  
- medidor es de energía activa en los que la tensión entre bornes de conexión supere los     
600 V (tensión entre fases, en el caso de medidor es polifásicos);  
- medidor es portátiles y para exterior;  
- interfaces de comunicación con el elemento indicador del medidor ; 
- medidores de referencia.