Český metrologický institut  
Okružní 31, 638 00  Brno  
 
Manažerské shrnutí pro EK (není součástí tohoto právního předpisu)  
Stacionární nádrže používané jako měřidla objemu jsou v ČR uváděny na trh a do provozu jako sta-
novená měřidla se schválením typu a prvotním ověřením podle zákona č. 505/1990  Sb., o  metrolog ii, 
ve znění pozdějších předpisů. Předmětem tohoto notifikovaného předpisu je národní metrologická 
regulace schvalováním typu a  ověřováním měřidel používaných jako stacionární nádrže používané 
jako měřidla objemu . 
 (Konec manažerského shrnutí.)  
 
  
  
 Vyřizuje: Mgr. Tomáš Hendrych  
 Telefon: 545  555 414 
 
V E Ř E J N Á   V  Y H L Á Š K A  
 
Český metrologický institut (dále jen „ČMI“), jako orgán věcně a místně příslušný ve věci stanovov ání 
metrologických a technických požadavků na stanovené měřidlo a stanovován í metod zkoušení při schv a-
lování typu a při ověřování stanoveného měřidla dle §  14 odst. 1 zákona č. 505/1990  Sb., o  metrologii, ve  
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o metrologii“), a dle ustanovení §  172 a následujícíh o záko-
na č.  500/2004  Sb., s právní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „SprŘ“), zahájil z  moci úřední 
dne 22. 1. 201 6 správní řízení dle §  46 SprŘ, a na základě podkladů vydává t ento: 
 
 
I. 
N Á V  R H   O P A T Ř E N Í   O B E C N É   P O V  A H Y  
číslo: 0111 -OOP -C065 -16 
 
kterým  se stanovují metrologické a technické požadavky na st anovená měřidla, včetně metod 
zkoušení pro schvalování typu a ověřování stanovených měřidel:  
„Stacionární nádrže používané jako měřidla objemu“  
 Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C065-16 
2 1   Základní pojmy  
Pro účely tohoto opatření obecné povah y platí termíny a definice podle VIM a VIML1 a dále uvedené 
termíny a definice.  
 
1.1    
stacionární skladovací nádrž  
nádoba vhodná ke skladování kapalin jiných než voda, která je pevně spojena s místem na kterém stojí 
a která , je-li vybavena nulovým anebo  jiným referenčním bodem, litrovací tabulkou a zařízením 
k zjišťování výšky hladiny skladované kapaliny, slouží k  měření o bjemu skladované kapaliny  
1.2  
vyměření objemu  
řada operací k  určení (za jmenovitých podmínek) vztahu mezi hladinou kapaliny v  nádrži a objemem 
této kapaliny  
1.3  
jmenovitý obsah   
zaokrouhlená hodnota maximálního objemu kapaliny, který může nádrž obs ahovat za normálních 
podmínek použití  
1.4  
měřicí okno  
otvor shora v  nádrži, kterým se provádí měření hladiny a vzorkování  
1.5  
svislá osa m ěření  
svislá čára procházející středem uklidňovací (vodicí) trubky, pokud je použ ita, odpovídající poloze 
určené pro automatické nebo ruční měření hladiny  
1.6  
vztažná deska (základna) ponoru  
vodorovná deska umístěná ve svislé ose pod horním ref erenčním bo dem poskytující pevnou kontaktní 
plochu, ze které se provádí ruční měření hlou bky 
POZNÁMKA  Výraz „datum plate “ je synonymum.  
1.7  
nulový bod ponoru  
průsečík svislé měřicí osy s  horní plochou vztažné desky ponoru, nebo s  plochou dna nádrže, pokud 
vztažná de ska není instalována. Tvoří základ nu pro měření hladin y kapal iny (nulový referenční bod 
nebo referenční bod ponoru) . 
1.8  
horní referenční bod  
                                                      
1  TNI 01 0115 Mezinárodní metrologický slovník – Základní a všeobecné pojmy a přidružené termíny (VIM)  
a Mezinárodní slovník termínů v  legální metrologii (VIML) jsou součástí sborníku technické harmonizace 
„Terminologie v  oblasti metrologie“  veřejně dostupného na www.unmz.cz.  Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C065 -16 
3 bod na svislé ose měření, je vztažným bodem pro měření výšky prázdného prostoru  
1.9  
referenční výška  
vzdálenost mezi nulovým bodem ponoru a horním referenčním bodem  
1.10  
výška prázdného prostoru (ullage)  
vzdálenost mezi volnou hladinou kapaliny a horním referenčním bodem, měřená podél svislé osy m ě-
ření 
1.11  
referenční podmínky  
podmínky prostředí, ke kterým jsou vz taženy výsledky vyměření objemu  
1.12  
automatický hladinoměr (ALG)  
zařízení určené k  automatickému měření a zobrazování hlad iny kapaliny obsažené v  nádrži s  ohledem 
na stanovené kompenzace. Automatický hladinoměr obsah uje minimálně snímač hladiny kapaliny,  
převodník a zobrazovací zařízení  
1.13  
balast  
armatury nádrže, nosná konstrukce, potrubí a jiné vybavení, které má vliv na objem n ádrže. Balast se 
uvádí jako „pozitivní balast “, pokud objem armatur zvětšuje efektivní objem nád rže, nebo „negativní 
balast “, pokud objem armatur vytlačuje kapalinu a snižuje efektivní objem nádrže.  
1.14  
litrovací tabulka  
vyjádření matematické funkce V(h) vztahu mezi výškou (nezávislá pr oměnná) a objemem (závislá 
proměnná) ve formě tabulky  
1.15  
nejmenší skladovaný objem  
objem,  pod kterým je již překročena největší dovolená chyba s ohledem na tvar nádrže a metodu vy-
měření objemu  
1.16  
mrtvý prostor  
prostor u dna nádrže, ve kterém se neměří  
1.17  
nádoj  
množství mléka, které při jednom dojení přibude do nádrže  
1.18 
podmínky měření  
podmínky, za kterých je měřen objem kapaliny (např. teplota, viskozita)  Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C065-16 
4 1.19  
základní podmínky  
zvláštní podmínky, na které je měřený objem přepočítán (např. teplota, hu stota) 
1.20  
ovlivňující veličina  
veličina, která není objektem měření, ale která má v liv na hodnotu měř ení nebo indikace v nádrži  
2   Metrologické požadavky  
Metrologické požadavky jsou založeny na požadavcích doporučení OIML R712. 
Největší dovolená nejistota vyměření objemu se vztahuje k hodnotám mezi nejmenším skladovaným 
objemem a jm enovitým objemem, které jsou uvedeny v  litrovací tabulce.  
Největší dovolená nejistota, vypočítaná podle GUM3 pro k = 2, kladná nebo záporná , musí být:  
  0,2 % z indikovaného objemu pro válcové nádrže se svislou osou ; 
  0,3 % z indikovaného objemu pro válcové n ádrže s  vodorovnou nebo nakloněnou osou ; 
  0,5 % z indikovaného objemu pro ostatní nádrže.  
Největší dovolené nejistoty uvedené výše nezahrnují nejistotu množství pod vztažnou deskou, jež je 
uvedena v  litrovací tabulce nádrže.  
Nádrže, kde množství kapaliny je určováno s  použitím měřicí tyče nebo měřicího pásma s délkovou 
stupnicí nebo s  použitím automatického hladinoměru , musí být vybaveny převodní tabulkou délkové 
stupnice na objem.   
POZNÁMKA Materiál měřidla délky pro měření hladiny kapaliny viz obecné pož adavky doporučení OIML  
R 35 -14. 
3   Technické požadavky  
Technické požadavky jsou založeny na požadavcích doporučení OIML R712. 
3.1   Druhy měřidel a klasifikace nádrží  
Stacionární nádrže používané jako měřidla objemu se dělí na:  
a) chladicí a úschovné nádrže  na mléko ; 
b) betonové a zděné skladovací nádrže;  
c) nádrže z  ostatních materiálů;  
d) dřevěné sudy ; 
e) sudy z ostatních materiálů.   
                                                      
2  OIML R 71 Fixed storage tanks. General requirements . (Stacionární skladovací nádrže. Obecné požadavky .) 
Dokument je veřejně dostupný na www.oiml.org.  
3  JCGM 100:2008 Evaluation of measurement data – Guide to the expre ssion of uncertainty in measurement  
Dokument je veřejně dostupný na www.bipm.org.  
4  OIML R35 -1 Material measures of length for general use. Part 1: Metrological and technical requirements. 
(Délková měřidla pro všeobecné použití. Metrologické a technické požadavky .) Dokument je veřejně dostu p-
ný na www.oiml.org.   Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C065 -16 
5 Dále se nádrže dělí podle následujících kritérií:  
 tvar; 
 poloha ve vztahu k  podkladu ; 
 prostředky použité k  měření hladin nebo objem ů (množství) skladované kapaliny ; 
 druh kapalin(y) ke skladování (hydrostatický tlak) ; 
 podmínky použití (dodatečné vlivy na množství).  
 
 
Podle tvaru se nádrže dělí na:  
 válcové se svislou nebo vodorovnou osou a s plochým, kónickým, komolým, kulovým, el iptic-
kým nebo klenutým dnem nebo konci;  
 kulové nebo kulovité;  
 kvádrové.  
Svislé válcové nádrže mohou mít pevnou nebo plovoucí střechu (nebo plovoucí kryt).  
Podle  poloh y ve vztahu k  podkladu se nádrže dělí na:  
  pozemní , 
  částečně podzemní , 
  podzemn í, 
  nadzemní.  
Prostředky použité k  měření hladin nebo objemů (množství) skladované kapaliny mohou být:  
  jedna objemová značka;  
  měřicí zařízení se stupnicí (s průhledítkem nebo se stavoznakem);  
  měřicí tyč se stupnicí v  objemových nebo délkových je dnotkách nebo měřicí pásmo se stu pnicí 
v objemových nebo délkových jednotkách se závažím, nebo s  plovákem (ruční měření);  
  automatický hladinoměr.  
POZNÁMKA Materiál měřidla délky pro měření hladiny kapaliny viz obecné požadavky doporučení OIML  
R 35 -13. 
S ohledem na tlak a teplotu se nádrže dělí na:  
  atmosférické;  
  uzavřené nízkotlaké (tlak nasycených par menší než 100 kPa);  
  uzavřené vysokotlaké (tlak nasycených par větší než 100 kPa);  
  bez vyhřívání;  
  s vyhříváním, neizolované;  
  s vyhříváním , izolované;  
  s chlazením, izolované.  
3.2   Technické charakteristiky nádrží  
3.2.1    Obecné požadavky  
Stacionární skladovací nádrže podle tohoto OOP  (dále  jen „nádrže “) jsou stavěny pro skladování ka-
palin za atmosférického tlaku nebo pod tlakem a jsou ur čeny k  měření množství (objemu nebo hmot-
nosti) obs ažené kapaliny.  Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C065-16 
6 Nádrže musí být stavěny v  souladu s  dobrou inženýrskou pra xí. S ohledem na konstrukci, polohu  
a podmínky použití musí nádrže splňovat požadavky na skladování kapalin ve vztahu k  jejich char ak-
teristikám (pitné, chemické, hořlavé atd.)  a některé musí být např. dvouplášťové.  
Nádrže musí být zhotoveny, instalovány a upevněny tak, aby při plnění a vyprazdňování nemohl y 
vznikat podstatné chyby indikace objemu například vl ivem deformace, průhybu ne bo posunu nádrže, 
měřicích značek a zabudovaných zařízení.  
Nádrže musí být  zhotov eny z materiálů, které jsou k  účelu použití přiměřeně pevné a trvanlivé, odolné 
proti trvalé deformaci, průhybu či posunu, které by mohly změnit objem nádrže.  
Všechny materiál y použité na výrobu pláště nádrže musí být odolné proti vnitřnímu fyzikálnímu  
a chemickému působení kapalin a p ovětrnostním vlivům. Změny teploty kapaliny v  rozsahu provozní 
teploty nesmí nepříznivě ovlivnit materiály, ze kterých je nádrž v yrobena.  
Nádrže  musí trvale odolávat stálému působení tlaku kapaliny, na které byly navrženy (největší pr o-
vozní tlak), bez selhání funkce, bez netěsností, bez prosakování přes stěny nebo trvalé deformace n á-
drže, měřicích značek a zabudovaných zařízení.  
Tvar, materiál, vý ztuhy, konstrukce a montáž musí být takové, aby nádrž byla dostatečně odolná okolí 
a vlivům obsažené kapaliny a za normálních provozních podmínek nedovolila kritickou deformaci, 
která by mohla nepříznivě ovlivnit objem nádrže.  
Vztažná deska a horní referen ční bod musí být konstruovány tak, aby jejich polohy zůstaly stabilní  
 zejména s  ohledem na vlivy plnění a vyprazdňování nádrže a vlivy podmínek okolí.  
Uklidňovací trubky použité k  montáži či vymezení referenčního bodu (horní konec) a vztažné desky 
(spodn í konec) musí být perforován y tak, aby dovolil y volné proudění kapaliny a umožnil y měření 
hladiny a te ploty. 
Tvar nádrže musí být takový, aby předcházel tvorbě vzduchových kapes během plnění nebo louží 
kapaliny během vyprazdňování.  
Nádrže musí být stabilní  na svých základech; to může být provedeno kotvením nebo odpovídající 
dobou stabilizace – nádrž zůstane naplněná, dokud se dno nepřestane podstatně měnit.  
V případě, že je nádrž vybavena zařízením pro omezení ztrát odpařováním, nesmí instalace a provoz 
tohoto zařízení vést k  chybám v  měření.  
Nádrže, kde množství kapaliny je určováno s  použitím měřicí tyče nebo měřicího pásma s délkovou 
stupnicí nebo s  použitím automatického hladinoměru , musí být vybaveny horním referenčním bodem 
a vztažnou deskou.  
POZNÁMKA Materiál měřidla délky pro měření hladiny kapaliny viz obecné požadavky doporučení OIML  
R 35 -13. 
Základní deska se nepožaduje, je -li dno nádrže dostatečně stabilní a nehrozí usazování sedime ntů. 
3.2.2    Zvláštní požadavky na konstrukci chladicích nádrží n a mléko  
Chladicí nádrž na mléko, která není svou konstrukcí určena k montáži na pevný podstavec, musí být 
opatřena nastavitelnými podpěrami nebo nohami, které umožňují její postavení do základní polohy při 
montáži na podlahu se sklonem nejvíce 1  : 50 v jak émkoliv směru , přičemž  rozdíl výšek mezi souse d-
ními podpěrami nesmí být větší než 50 mm. Pokud je nádrž vybavena zařízením pro měření objemu 
mléka, zal oženém na lineárním měření, musí být podpěry nebo nohy řešeny tak, aby po vyrovnání 
nádrže do v odorovné p olohy bylo její nastavení v této poloze pevně zajištěno.  
Všechny vnitřní spoje stěn vnitřní chladicí nádoby na mléko, které tvoří úhel menší než 2,36 radiánů 
(135 °) , musí mít poloměr nejméně 25 mm; všechny ostatní musí mít poloměr nejméně 3 mm.  Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C065 -16 
7 Chladicí n ádrž na mléko musí mít nejméně jednu přítokovou trubku nebo nejméně jeden vstupní otvor 
o průměru nejméně 180 mm nebo obojí. Jestliže je přítoková trubka součástí nádrže, musí být prov e-
dena tak, aby pokud možno bránila tvorbě pěny.  
Chladicí nádrž na mléko musí mít výpustní otvor pro proplachovací vodu. Hrdlo výpustního otvoru  
a dno vnitřní nádoby musí být konstruováno tak, aby všechna proplachovací voda odtékala do výpus t-
ního otvoru. Má -li výpustní otvor sloužit také pro odtok mléka, musí splňovat následuj ící požadavky:  
a) nejvyšší bod vnitřku vnějšího konce výtokové trubky včetně vypouštěcího ventilu musí být n í-
že, než nejnižší část dna vnitřní nádoby ; 
b) výtoková trubka musí být vyrobena z korozivzdorné oceli a musí mít vnitřní průměr  
(50 ± 3) mm, nesmí mít více než jedno koleno a jeden spoj, může být opatřena uzavíracím ve n-
tilem a musí ko nčit tvarovkou s vnějším závitem, opatřenou víčkem ; 
c) světlá výška pod vypouštěcí tvarovkou musí být nejméně 100 mm ; 
d) použije -li se zařízení se zátkou s tyč í, musí zátka těsnit i bez upevnění tyče; zátka s tyčí musí 
zůstat mimo dosah míchadla a nesmí překážet odtoku mléka ; 
e) z chladící nádrže na mléko naplněné 40 L mléka musí v základní poloze vlastní hmotností odt é-
ci nejméně 39,8 L za 1 minutu ; 
f) je-li chl adicí nádrž na mléko určena pro rychlý odtok mléka, musí mít v základní poloze o dtok 
ze všech částí k výpustnímu otvoru ve sklonu nejméně 1  : 20 u pravoúhlých nádrží nebo 1  : 15 
na pr ůměru u nádrží tvaru svislého válce ; nádrž musí mít kruhový nebo eliptick ý výpustní otvor 
se šac htou nejméně 25 mm hlubokou o průměru nejméně 100 mm a nejvíce 200 mm.  
3.2.3    Zvláštní požadavky na konstrukci dřevěných sudů  
Materiál, ze kterého jsou sudy vyrobeny , a jejich provedení musí zaručovat odolnost proti deformaci; 
vnitřní vyztužení sudu, například příčkami a vzpěrami , není přípustné; nezaručuje -li tloušťka a prov e-
dení pláště sudu dostatečnou odolnost proti deformaci, vyztuží se plášť vně prstenc e. Plnicí otvor 
sudu musí být umístěn a upraven tak, aby mohlo dojít k  jeho úplnému naplnění. Sudy z  pevného dřeva 
s dužinami spojenými na sraz (na tupo), drženými dohromady kovovými obručemi , musí být zhotov e-
ny v zakřiveném tvaru , a to tak, aby se největší obvod nacházel ve středu tělesa sudu, a musí mít dvě 
čela, která jsou buď plochá, nebo nepatrně zakřivená.   
4   Značení měřidla  
4.1   Značení na měřidle  
Výrobní štítek musí být z odolného materiálu , který  za normálních provozních podmínek  zajistí  dlou-
hodobě dobrou čitelnost a nezměnitelnost údajů na něm uvedených . 
Výrobní štítek  musí být připevněn na nedílné části nádrže  v poloze, kde je snadno viditelný a sna dno 
čitelný, není ohrožen poškozením a není ho možno odstranit bez porušení plomb a ověřovacích zn a-
ček. 
Výrobní štítek musí obsahovat nejméně následující údaje:  
  a) datum v ýroby (stavby) nádrže;  
  b)  výrobce;  
  c)  výrobní (evidenční) číslo;  
 d)  jmenovitý objem;  
 e)  maximální plnicí výška;  
  f)  referenční výška.  
Na výrobním štítku se ponechá volný prostor pro hlavní úřední  značku.  Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C065-16 
8 4.2   Dokumentace  
Před prvotním ověřením  musí být vytvořena dokumentace nádrže, jež musí obs ahovat:  
a) popis nádrže pro posouzení technických požadavků (případně projektová dokumentace)  včetně 
klasifikace nádrže ; 
b) způsob ukotvení nádrže na zemi nebo pod zemí ; 
c) polohy ventilů a vstupních a výstupních potrubí, kterými lze nádrž úplně vyprázdnit pro p otřeby 
čištění a pravidelné ho vyměření objemu ; 
d) polohy a rozměry balastu ; 
e) podrobnosti ohledně plovoucí střechy nebo plovoucího krytu (je -li použit) včetně jeho hmo t-
nosti ; 
f) podrobnosti ohledně připevnění hladin oměrného zařízení k  nádrži  (je-li použito) ; 
g) poloh u výrobních štítků na nádrži ; 
h) záznam o zkoušce těsnosti a jejím výsledku ; 
Dokumentace měřicího systému je součástí měřicího systému.  
4.3   Umístění úřední značky  
Na nádrži musí být připravena místa pro připo jení úředních značek . Místo pro hlavní úřední značku je 
na výrobním štítku nádrže.  
Všechny měřicí systémy musí být opatřeny úředními značkami tak, aby bylo zabráněno jakékoli m a-
nipulaci s  prvky systému, která by mohla způsobit změnu metrologických vlastnos tí měřidla .  
Potrubní systém se neplombuje.  
Umístění úředních značek  a provedení vnější prohlídk y musí být možné bez překážek.  
5   Schvalování typu měřidla  
Schvalování typu se u toho to druhu měřidel neprovádí.  
Zkouška konstrukce a ve nkovní prohlídka nádr že musí sloužit k  zjištění, zda nedošlo k  změně oproti 
předložené dokumentaci. Nepodstatné změny mohou být řešeny na místě, jinak musí být upravena 
dokumentace.  
6   Prvotní ověření  
6.1   Všeobecně  
Prvotní ověření lze rozdělit do  dvou fází.  
V první fázi se posoudí z dokumentace:  
a)  celkov é  uspořádání nádrže;  
b) způsob upevnění nádrže k podkladu (nebo pod zemí);  
c)  poloha ventilů a vstupních a výstupních potrubí z  hlediska úplného vyprázdnění za účelem či š-
tění a následného vyměření;  
d)  poloha a rozměry ba lastu (pozitivního nebo negativního);  
e)  podrobnosti ohledně plovoucí střechy nebo plovoucího krytu (je -li instalován) včetně jeho 
hmotnosti;  
f)  podrobnosti upevnění zařízení pro měření hladiny kapaliny na nádrži  (je-li použito) ; 
g)  podrobnosti upevnění  snímačů teploty a tlaku na nádrži;  
h)  poloha výrobního štítku.  Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C065 -16 
9 Druhá fáze se vykoná na místě instalace:  
 Při zkoušce na místě instalace se posoudí shoda postavené nádrže s  dokumentací. Pokud není 
dosaženo s hody se všemi požadavky není možné pokračovat v o věření .  
Při prvotním ověření musí být vzaty v úvahu  následující vlastnosti : jednotnost konstrukce, všechny 
možné trvalé deformace, pevnost konstrukce, stabilita, revizní otvory, přístup k  měření hladiny, 
schopnost k  provedení vyměření objemu (je-li to nut né, může být požadována další činnost 
k usnadnění vyměření objemu nádrže), vnitřní armatury (balast), plovoucí střecha nebo plovoucí kryt, 
a přípravek k  připevnění výrobního  štítku.  
6.2   Vyměření nádrže  
Před vyměřením musí být na nádrži provedena tlaková zkouška a zkouška těsnosti a nádrž musí být 
vyčištěna. O těchto činnostech se pořídí záznam, který musí být předložen před zahájením vyměřování 
objemu . 
UPOZORNĚNÍ  Kulové nádrže pro skladování tlakem zkapalněných ropných plynů se nesmí 
zkoušet vodou. Z  důvodu výrazně vyšší měrné hmotnosti hrozí trvalá deformace až zborcení 
nádrže.  
Pro vyměření nádrží se používají následující metody:  
   geometrická (např. optická, měřicím pásmem);  
    objemová;  
    jejich kombinace;  
    případně jiná metoda zaručující od povídající metrologickou úroveň vyměření nádrže.  
POZNÁMKA Materiál měřidla délky pro měření hladiny kapaliny viz obecné požadavky doporučení OIML  
R 35 -13. 
6.3   Vyhodnocení zkoušek  
Pokud nádrž vyhověla při zkouškách všem požadavkům, vystaví se ověřovací l ist (litrovací tabulka), 
doplní se údaje na výrobní štítek a na n ádrž se umístí úřední značky.  
7   Následné ověření  
Následné ověření se musí provést vždy, kdy deformace nádrže změní její metrologické vlastnosti (r e-
ferenční body, vliv plovoucí střech y a jiné změny).  
7.1   Všeobecně  
Při zkoušce se posoudí shoda postavené nádrže s  dokumentací. Pokud není dosaženo s hody se vš emi 
požadavky není možné pokračovat v ověření .  
Následné ověření zahrnuje posouzení konstrukce, všechny možné trvalé deformace, stabilit u, sklon, 
rozměry a tlo ušťku stěn.  
7.2   Vyměření nádrže  
Postup při vyměření nádrže je stejný jako v  článku 6.2 t ohoto OOP . Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C065-16 
10 7.4   Vyhodnocení zkoušek  
Pokud nádrž vyhověla při zkouškách všem požadavkům, vystaví se ověřovací list ( včetně litrovací 
tabulk y), doplní se údaje na výrobní štítek a na n ádrž se umístí úřední značky.  
Pokud nádrž nevyhoví požadavkům na největší dovolenou nejistotu měření dle čl. 2 , je možno ji př e-
řadit do nižší přesnosti (pokud to př ipouští účel použití nádrže).  
Litrovací tabulka m usí být přepočítána, pokud nastane:  
    významná změna hustoty (měrné hmotnosti) kapaliny v  nádrži;  
    inkrustace.  
8   Přezkoušení stanoveného měřidla  
Při přezkušování měřidel podle §  11a zákona o metrologii na žádost osoby, která může být dotčena 
jeho nes právným měřením, se postupuje dle kapitoly 7.  
9   Oznámené normy   
ČMI oznámí pro účely specifikace metrologických a technických požadavků na měřidla a pro účely 
specifikace metod zkoušení při schvalování jejich typu a ověřování, vyplývajících z  tohoto opa tření 
obecné povahy, české technické normy, další technické normy nebo technické dokumenty mezináro d-
ních popřípadě zahraničních organizací, nebo jiné technické dokumenty obsahující podrobnější tec h-
nické požadavky (dále jen „oznámené normy“). Seznam těchto oznámených norem s  přiřazením 
k příslušnému opatření oznámí ČMI společně s  opatřením obecné povahy veřejně dostupným způs o-
bem (na webových stránkách www.cmi.cz ). 
Splnění oznámených norem nebo splnění jejich částí se považu je v rozsahu a za podmínek stanov e-
ných tímto opatřením obecné povahy za splnění těch požadavků stanovených tímto opatřením, k  nimž 
se tyto normy nebo jejich části vztahují.  
Shoda s oznámenou normou je jedním ze způsobů, jak prokázat splnění požadavků.  Tyt o požadavky 
mohou být splněny i jiným technickým řešením garantujícím stejnou nebo vyšší úroveň ochrany 
oprávněných zájmů.  
 
II. 
O D Ů V  O D N Ě N Í  
ČMI vydává podle § 14 odst. 1 písmeno j) zákona o metrologii k provedení § 6 odst. 2, § 9 odst. 1 a 9 
a § 11 a odst. 3 zákona o metrologii toto opatření obecné povahy, kterým se stanovují metrologické a 
technické požadavky na stanovená měřidla a zkoušky při schvalování typu a při ověřování stanov e-
ných měřidel – „Stacionární nádrže používané jako měřidla objemu“.  
Vyhláška č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající 
schválení typu, ve znění pozdějších předpisů, zařazuje v příloze Druhový seznam stanovených měřidel 
uvedený druh měřidel pod položkou 1.3.6 písm. a), b), c) a d) mezi měřidla podléhající povinnému 
ověřování.  
Tento předpis (Opatření obecné povahy) bude oznámen v souladu se směrnicí Evropského parlamentu 
a Rady (EU) č. 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti techni c-
kých předpis ů a předpisů pro služby informační společnosti.  
 Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C065 -16 
11 III. 
P O U Č E N Í  
V souladu s  ustanovením §  172 odst.  l ve spojení s  ustanovením §  39 odst.  l SprŘ stanovuje ČMI lh ů-
tu pro uplatnění připomínek do 30 dnů od data vyvěšení na úřední desce. K připomínkám poda ným po 
této lhůtě se nepřihlíží.  
Dotčené osoby se tímto vyzývají k  uplatnění připomínek k  tomuto návrhu opatření obecné povahy. 
S ohledem na ustanovení §  172 odst.  4 SprŘ se připomínky podávají v  písemné podobě a musí splň o-
vat náležitosti podání podle §  37 SprŘ.  
Připomínky musí mít náležitosti uvedené v §  37 odst.  2 SprŘ, musí být patrno, kdo je činí, proti kt e-
rému opatření obecné povahy směřují, v  jakém rozsahu ho napadají a v  čem je spatřován rozpor 
s právními předpisy nebo nesprávnost opatření obecné po vahy nebo řízení, jež mu předcházelo, které 
věci se týkají a co se navrhuje, musí obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určeno, a  podpis 
osoby, která je činí.  
Do podkladů návrhu opatření obecné povahy je možné nahlédnout u Českého metrologického i nstitu-
tu, Úsek pro legální metrologii, Okružní 31, 638 00 Brno, a to po telefonické dohodě.  
Tento návrh opatření obecné povahy bude zveřejněn po dobu 15 dnů.  
 
 
 
 
 
 
 ...…………………………..............  
 RNDr. Pavel Kleno vský 
 generální ředitel  
 
 
Za správnost vyhoto vení: Mgr. Tomáš Hendrych  
 
Vyvěšeno dne:  12. 4. 2018  
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení:  ....................................................  
 
Sejmuto dne:   
Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí:  ........................................... .........