G/TBT/N/PER/66
15 de enero de 2015 
(15-0270)  Página: 1/2
Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio  Original: español
 
  NOTIFICACIÓN 
Se da traslado de la notificación siguiente de conformidad con el artículo 10.6. 
 
1. Miembro que notifica: PERÚ 
Si procede, nombre del gobierno local de que se trate (artículos 3.2 y 7.2):    
2. Organismo responsable:  Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 
Protección de la Propiedad Intelectual - Servicio Nacional de Metrología 
Nombre y dirección (incluidos los números de teléfono y de fax, así como las 
direcciones de correo electrónico y siti os Web, en su caso) del organismo o 
autoridad encargado de la tramitación de observaciones sobre la notificación, en 
caso de que se trate de un organismo o autoridad diferente:  
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 
3. Notificación hecha en virtud del artículo  2.9.2 [ X ], 2.10.1 [   ], 5.6.2 [   ], 
5.7.1 [   ], o en virtud de:   
4. Productos abarcados (partida del SA o de la NCCA cuando corresponda; en otro 
caso partida del arancel nacional. Podrá indicarse además, cuando proceda, el 
número de partida de la ICS):  9025.19.90.00 Los demás instrumentos eléctricos o 
electrónicos, termómetros y pirómetros, sin combinar con otros instrumentos 
5. Título, número de páginas e idioma(s) del documento notificado:  Proyecto de 
norma metrológica peruana PNMP 020 2014 "Termómetros eléctricos clínicos con 
dispositivo de máxima" (38 páginas, en Español) 
6. Descripción del contenido:  El presente proyecto de norma específica los requisitos 
metrológicos y técnicos para los termómetros eléctricos clínicos con dispositivo de máxima. 
Estos instrumentos están destinados a la medición de la temperatura del cuerpo humano o animal. Indican una temperatura máxima medida después de alcanzar un estado estable o determinada después de un intervalo de tiempo específico del diseño del instrumento. 
Antes de que se indique la temperatura máxima, el termómetro puede mostrar los valores 
reales de la temperatura. 
El alcance de medición de la temperatura clínica cubierto debe estar comprendido al 
menos entre 35.5 °C y 42.0 °C, lo cual es compatible con el alcance especificado por la 
Recomendación Internacional OIML R 7 Termómetros clínicos de mercurio en vidrio con dispositivo de máxima. Dos clases de exactitud, la clase I y la clase II, son cubiertas por el 
presente proyecto de norma. 
El presente proyecto se aplica a los instrumentos alimentados por batería que 
proporcionan una indicación digital de la temperatura. 
7. Objetivo y razón de ser, incluida, cuan do proceda, la naturaleza de los problemas 
urgentes:  La especificación de los requisitos y el método de verificación de termómetros 
eléctricos clínicos con dispositivo de máxima, permitirán que estos instrumentos de 
medición muy usados por las famílias peruanas tengan controles metrológicos en 
protección de la salud de los consumidores peruanos. G/TBT/N/PER/66 
 
- 2 - 
 
  8. Documentos pertinentes:  Recomendación Internacional OIML R 115 Edición 1995 
"Clinical Electrical Thermome ters with Maximum Device" 
9. Fecha propuesta de adopción:   6 meses después de la publicación en el Diario Oficial El 
Peruano 
Fecha propuesta de entrada en vigor:   6 meses después de la publicación en el Diario 
Oficial El Peruano  
10. Fecha límite para la presentación de observaciones:  7 de abril del 2015 
11. Textos disponibles en: Servicio nacional  de información [X], o dirección, números 
de teléfono y de fax y direcciones de corr eo electrónico y sitios Web, en su caso, 
de otra institución:  
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR 
Calle Uno Oeste Nº 50 Urb. Corpac 
Lima 27 
Perú Teléfono: +(51-1) 513-6100 Extensión 8040 
Fax: +(51-1) 513-6100 Extensión 8002 
Correo electrónico: otc@mincetur.gob.pe   
Página Web: http://www.mincetur.gob.p e/reglamentostecnicos   
http://extranet.comunidadandina.org/sirt/public/index.aspx   
https://members.wto.org/crnattachments/2015/TBT/PER/15_0139_00_s.pdf