PROYECTO de Norma Oficial Mexicana PROY -NOM -044-SCFI -2016, Instrumentos de medición -Watthorímetros 
electromecánicos -Verificación en campo (cancelará a la NOM -044-SCFI -2008, Watthorímetr os electromecánicos -
Definiciones, características y métodos de prueba, publicada el 13 de enero de 2009).  
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos. - Secretaría de 
Economía. - Dirección General de Normas.  
PROYECTO DE NORM A OFICIAL MEXICANA PROY -NOM -044-SCFI -2016 "INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN -
WATTHORÍMETROS ELECTROMECÁNICOS -VERIFICACIÓN EN CAMPO" (CANCELARÁ A LA NOM -044-SCFI -2008, 
WATTHORÍMETROS ELECTROMECÁNICOS -DEFINICIONES, CARACTERÍSTICAS Y MÉTODOS DE PRUEBA, 
PUBLICADA EN EL  DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 13 DE ENERO DE 2009).  
ALBERTO ULISES ESTEBAN MARINA, Director General de Normas y Presidente del Comité Consultivo 
Nacional de Normalización de la Secretaría de Economía (CCONNSE), con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 34, fracciones II, XIII y XXXIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 21, fracciones 
I, IV, IX, X y XV del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía; 39, fracción V, 40, fracción IV, 47, 
fracción I de la Ley Federal sob re Metrología y Normalización; así como, 33 del Reglamento de la Ley Federal 
sobre Metrología y Normalización; expide para consulta pública el Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY -
NOM -044-SCFI -2016 "INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN -WATTHORÍMETROS ELECTROMECÁNIC OS-
VERIFICACIÓN EN CAMPO" (CANCELARÁ A LA NOM -044-SCFI -2008, "WATTHORÍMETROS 
ELECTROMECÁNICOS -DEFINICIONES, CARACTERÍSTICAS Y MÉTODOS DE PRUEBA", PUBLICADA EN 
EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 13 DE ENERO DE 2009), a efecto de que dentro de los siguien tes 
60 días naturales, después del día inmediato posterior a su publicación en el Diario Oficial de la Federación, los 
interesados presenten sus comentarios ante el CCONNSE, ubicado en Av. Puente de Tecamachalco Núm. 6, 
Col. Lomas de Tecamachalco, Sección Fuentes, Naucalpan de Juárez, C.P. 53950, Estado de México, teléfono 
57 29 91 00, Ext. 43251 y 43274, Fax 55 20 97 15 o bien a los correos electrónicos: 
jesus.salazar@economia.gob.mx y juan.rivera@economia.gob.mx, para que en los términos de la Ley de la 
materia se consideren en el seno del Comité que lo propuso. SINEC - 20160818140709044.  
Ciudad de México, a 18 de agosto de 2016. - El Director General de Normas y Presidente del Comité 
Consultivo Nacional de Normalización de la Secretaría de Economía, Alberto  Ulises Esteban Marina .- Rúbrica.  
PROYECTO DE NORMA OFICIAL MEXICANA PROY -NOM -044-SCFI -2016 INSTRUMENTOS DE  
MEDICIÓN -WATTHORÍMETROS ELECTROMECÁNICOS -VERIFICACIÓN EN CAMPO (CANCELARÁ A  
LA NOM -044-SCFI -2008, "WATTHORÍMETROS ELECTROMECÁNICOS -DEFINICIONES,  
CAR ACTERÍSTICAS Y MÉTODOS DE PRUEBA", PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA  
FEDERACIÓN EL 13 DE ENERO DE 2009)  
Prefacio  
En la elaboración del presente Proyecto de Norma Oficial Mexicana participaron las siguientes empresas e 
instituciones:  
      CENTRO NACIO NAL DE METROLOGÍA (CENAM)  
      COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)  
       GERENCIA DE INGENIERÍA DE SERVICIOS AL CLIENTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE DISTRIBUCIÓN  
      SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
       Dirección General de Normas (DGN)  
Este Proyecto de Norm a Oficial Mexicana, una vez que sea publicado como norma definitiva, cancelará a la 
Norma Oficial Mexicana NOM -044-SCFI -2008, "Watthorímetros electromecánicos -Definiciones, características 
y métodos de prueba", publicada en el Diario Oficial de la Federaci ón el 13 de enero de 2009), misma que se 
ha vuelto técnicamente obsoleta debido a las necesidades técnicas nacionales.  
Índice del contenido  
  
1.     Objetivo y campo de aplicación  
2.     Referencias Normativas  
3.     Definiciones y abreviaturas  
4.     Clasificación y designación  
5.     Especificaciones   6.     Métodos de prueba para la verificación del watthorímetro electromecánico en campo  
7.     Procedimiento para la evaluación de la conformidad    
8.     Vigilancia  
9.     Concordancia con normas inter nacionales  
Apéndice A (Normativo) Características técnicas del patrón medidor de energía y de la carga artificial  
Apéndice B (Informativo) Formato de Prueba de verificación  
10    Bibliografía  
TRANSITORIOS  
Índice de tablas  
Tabla 1 -      Clasificación de l os watthorímetros por su corriente eléctrica nominal  
Tabla 2 -      Corriente eléctrica de prueba para watthorímetros electromecánicos  
Tabla 3 -      Designación de la forma típica  
Tabla 4 -      Tolerancia permitida en la prueba de carga instantánea  
Tabla  5 -      Verificación y pruebas de watthorímetros electromecánicos  
Índice de figuras  
Figura 1 -     Conexiones internas para watthorímetros tipo "S" monofásicos (vistas frontales)  
Figura 2 -     Conexiones internas para watthorímetros autocontenidos tipo  "S" de varios estatores (vistas frontales)  
Figura 3  -     Conexiones internas para watthorímetros tipo "A" monofásicos (vistas frontales)  
Figura 4 -     Conexiones internas para watthorímetros, autocontenidos tipo "A" de varios estatores (vistas frontales ) 
Figura 5 -     Identificación de la posición de las mordazas de sujeción del watthorímetro una base enchufe  
1. Objetivo y campo de aplicación  
1.1 Objetivo  
Este Proyecto de Norma Oficial Mexicana establece los métodos de prueba para la verificación en campo 
de los requisitos metrológicos de los watthorímetros electromecánicos autocontenidos así como la integridad de 
su instalación eléctrica.  
1.2 Campo de apli cación  
Este Proyecto de Norma Oficial Mexicana es aplicable a los watthorímetros electromecánicos 
autocontenidos que se usan para la medición del consumo de energía eléctrica, con fines de facturación entre 
otros, así como para su instalación, la cual comp rende el conjunto de la acometida, base enchufe e interruptor 
general.  
2. Referencias Normativas  
Para los fines de este Proyecto de Norma Oficial Mexicana es indispensable aplicar las Normas Oficiales 
Mexicanas y las Normas Mexicanas que se indican a conti nuación o las que las sustituyan, ya que constituyen 
disposiciones de este Proyecto de Norma Oficial Mexicana:  
  NOM -001-SEDE -2012, "Instalaciones Eléctricas (utilización)", publicada en el Diario Oficial de la Federación el 
día 29 de noviembre de 2012.  
  
  NOM -008-SCFI -2002, "Sistema General de Unidades de Medida", publicada en el Diario Oficial de la Federación 
el día 27 de noviembre de 2002.  
  NMX -CH-140-IMNC -2002, "Guía para la expresión de incertidumbre en las mediciones (Cancela a la NMX -CH-
140-1996-IMNC)", declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 17 de febrero 
de 2003.  
  NMX -EC-17025 -IMNC -2006, "Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y de 
calibración (cancela a la NMX -EC-17025 -IMNC -2000)", declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el día 24 de julio de 2006.    NMX -EC-17020 -IMNC -2014, "Evaluación de la conformidad -Requisitos para el funcionamiento de diferentes tipos 
de unidades (organismos) que re alizan la verificación (inspección) (cancela a la NMX -EC-17020 -IMNC -2000)", 
declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 6 de junio de 2014.  
3. Definiciones y abreviaturas  
Para los propósitos de este Proyecto de Norma Ofi cial Mexicana, se aplican los términos y definiciones 
siguientes:  
3.1 acometida  
conductores eléctricos que conectan la red general de distribución al punto de recepción del suministro en 
la instalación del inmueble a servir  
3.2 base del watthorímetro  
pieza  del watthorímetro en la que se alojan el bastidor, las terminales y sobre la cual se monta la cubierta 
del watthorímetro  
3.3 base enchufe  
base socket  
base con terminales para conectar la acometida y la carga, mordazas para conectar el watthorímetro, inclu ye 
un cincho o tapa para fijación del watthorímetro y un sello de la empresa de distribución de energía eléctrica  
Nota 1 a la entrada: En diferentes referencias técnicas la base enchufe se conoce como base socket.  
3.4 bastidor  
parte sobre la cual se monta el elemento motor, la suspensión del rotor, el registrador, el elemento de frenado 
y los dispositivos de ajuste  
3.5 bloque de terminales  
soporte de material aislante que contiene las terminales de los circuitos de tensión y corriente del 
watthorímetro tipo  "A" para su conexión exterior  
3.6 carga alta  
condición de prueba de un watthorímetro realizada a corriente y tensión nominal y factor de potencia unitario  
3.7 carga baja  
condición de prueba de un watthorímetro realizada a tensión nominal, 10 % de la corri ente nominal y factor 
de potencia unitario  
3.8 carga inductiva  
condición de prueba de un watthorímetro realizada a tensión y corriente nominales y factor de potencia 0.5 
atrasado  
3.9 circuito de corriente  
bobina y las correspondientes conexiones internas d el watthorímetro, a través de las cuales circula la 
corriente del circuito al que está conectado  
3.10 circuito de tensión  
bobina y las correspondientes conexiones internas del watthorímetro, alimentadas con la tensión del circuito 
al que están conectadas  
  
3.11 constante del registrador (K r) 
multiplicador usado para convertir la lectura del registro a kilowatthoras u otras unidades adecuadas  
Nota 1 a la entrada:  Esta constante comúnmente indicada por el símbolo K r, toma en cuenta la constante K h del watthorímetro y la relación del engranaje.  
3.12 constante del watthorímetro (K h) 
registro expresado en watthoras, correspondiente a una revolución del rotor  
3.13 corriente derivada no autorizada  
corriente eléctrica que se deriva en la acometida o base enchufe antes del watthorímetro y corresponde a la 
diferencia entre la corriente eléctrica que entrega el distribuidor en la acometida y la corriente eléctrica que pasa 
por el watthorímetro  
3.14 corriente máxima o corriente de clase (I max) 
valor máximo de corriente eficaz marcada en la placa de datos que admite el watthorímetro en régimen 
permanente sin que se afecte su desempeño metrológico  3.15 corriente nominal (I n) 
valor eficaz de corriente marcado en la placa de datos especificada por el fabricante par a la verificación o 
revisión y prueba y el ajuste principal del medidor  
3.16 cubierta  
tapa de la parte anterior del watthorímetro, construida de vidrio u otros materiales, que permiten observar el 
movimiento del rotor y la lectura del registrador  
3.17 dial 
círculo concéntrico al eje de cada manecilla, impreso en la carátula del registrador, dividido en 10 partes 
iguales  
3.18 energía eléctrica  
integral de la potencia activa con respecto al tiempo  
3.19 eslabón de prueba  
dispositivo destinado a separar el circuito de tensión eléctrica del circuito de corriente eléctrica para fines de 
prueba  
3.20 estator o elemento  
parte activa de un watthorímetro de inducción la cual consiste en un circuito de tensión eléctrica, uno o dos 
circuitos de corriente eléctrica y un circuito magnético acoplados de manera que su efecto conjunto al energizar 
los circuitos de tensión y de corriente es ejercer un par motor por la reacción de las corrientes inducidas en un 
disco conductor individual o común  
3.21 error relativo  
diferencia de la energía eléctrica registrada por el watthorímetro y la energía de referencia registrada por el 
patrón, respecto del valor de energía de referencia registrada por el patrón.  
Nota 1 a la entrada:  El error relativo s e expresa en por ciento y se obtiene mediante la fórmula siguiente:  
  
% de error relativo =  energía registrada por el watthorímetro energía registrada por el patrón  x 100  Energía registrada por el patrón  
  
3.22 exactitud del watthorímetro  
proximidad de la concordancia entre el resultado de una medición y un valor verdadero del mensurando  
3.23 factor de potencia  
relación entre la potencia activa y la potencia aparente  
3.24 forma del watthorímetro  
designación alfanumérica denotando el arreglo del circuito para el cual es aplicable el medidor y su arreglo 
específico de terminales, definido en este PROY -NOM  
3.25 frecuencia eléctrica nominal  
valor de frecuencia eléctrica marcado en la placa de datos al  cual se refieren las características de 
funcionamiento del watthorímetro  
  
3.26 incertidumbre de medición  
parámetro asociado a los resultados de una medición que caracteriza la dispersión de los valores que 
podrían ser atribuidos razonablemente al mensura ndo o magnitud sujeta a una medición  
3.27 instalación eléctrica  
conjunto de elementos que constituyen el medio para el suministro de energía eléctrica hacia los usuarios 
finales y se compone por acometida, base enchufe, medio de protección contra sobrecorr iente (interruptor 
general) y sistema de puesta a tierra  
3.28 patrón de referencia  
patrón de medición de energía eléctrica que se utiliza para determinar el por ciento de error de un 
watthorímetro bajo prueba  
3.29 porcentaje de error relativo del watthorím etro descripción convencional que permite expresar el error relativo del watthorímetro en términos de unidades 
porcentuales respecto del valor convencionalmente verdadero  
EJEMPLO 1:  Si un watthorímetro registra un valor de 98 %, significa que este medidor mide dos unidades 
porcentuales menor que el valor convencionalmente verdadero.  
3.30 registro relativo  
registro relativo de un watthorímetro es la relación de su registro de energía eléctrica respecto al valor 
convencionalmente verdadero en un tiempo dado, expresado en por ciento  
3.31 potencia activa  
para cantidades senoidales en un circuito de 2 hilos, la potencia activa es el producto de la tensión eléctrica, 
la corriente eléctrica y el coseno del ángulo de fase entre ellos. En un circuito polifásico es la  suma de las 
potencias activas de las fases individuales  
3.32 potencia aparente  
para cantidades senoidales en circuitos monofásicos o polifásicos, la potencia aparente es la raíz cuadrada 
de la suma de los cuadrados de las potencias activa y reactiva  
Nota 1 a la entrada: Para cantidades no senoidales lo anterior no es válido.  
3.33 potencia reactiva  
para cantidades senoidales en circuito de dos hilos, la potencia reactiva es el producto de la tensión eléctrica, 
la corriente eléctrica y el seno del ángulo de fase entre ellos. En un circuito polifásico es la suma de las potencias 
reactivas de las fases individuales  
3.34 punto de interconexión del suministro  
punto de conexión entre las instalaciones del distribuidor y las del usuario final, el cual se localiza e n el 
equipo de medición cuando éste se encuentra en el inmueble, y en caso de que el medidor se encuentre en la 
red general de distribución, el punto de interconexión del suministro es en el medio de desconexión  
3.35 reactivos o energía reactiva  
integral d e la potencia reactiva con respecto al tiempo  
3.36 registro de energía del watthorímetro  
cantidad de energía eléctrica medida que pasa a través del watthorímetro  
3.37 registro durante un periodo  
diferencia entre el registro de energía eléctrica inicial y final del watthorímetro en un periodo  
3.38 registrador  
elemento del watthorímetro que registra e indica la energía eléctrica consumida  
3.39 relación de engranaje (R g) 
número de revoluciones del ro tor que es necesario para que el indicador de unidades del registrador dé una 
vuelta completa, es decir, 10 kWh  
3.40 relación del registrador (R r) 
número de revoluciones del engrane del registrador que se acopla al sinfín del rotor, para una revolución de 
la manecilla o tambor de las unidades  
  
3.41 repetibilidad de mediciones  
proximidad de concordancia entre los resultados de mediciones sucesivas del mismo mensurando afectadas 
con la aplicación de la totalidad de las condiciones siguientes:  
  Mismo método  de medición;  
  Mismo observador;  
  Mismo instrumento de medición;  
  Mismo lugar;  
  Mismas condiciones de uso, y  
  Repetición en periodos cortos de tiempo.  Nota 1 a la entrada:  La repetibilidad se expresa cuantitativamente como una característica de la dispersión 
de los resultados.  
3.42 rotor (disco)  
elemento móvil del watthorímetro sobre el cual, actúan los flujos magnéticos del o los estatores y del 
elemento de frenado haciéndo lo girar y a su vez accionar el registrador  
3.43 suspensión del rotor  
conjunto de piezas destinadas a mantener el eje del rotor en posición vertical y permitir su rotación  
3.44 tensión nominal (V n) 
valor eficaz de tensión marcado en la placa de datos al cu al se refieren las características de operación del 
watthorímetro  
3.45 terminales  
componentes del medidor en forma de bayoneta dispuestas en la parte posterior del medidor para insertarse 
en las mordazas de una base enchufe  
3.46 trazabilidad  
propiedad del resultado de una medición o del valor de un patrón, tal que ésta pueda ser relacionada con 
referencias determinadas, generalmente patrones nacionales o internacionales, por medio de una cadena 
ininterrumpida de comparaciones, teniendo todas s us incertidumbres determinadas  
Nota 1 a la entrada:  La cadena ininterrumpida de comparaciones es llamada cadena de trazabilidad.  
3.47 revisión de la instalación  
revisión que tiene por finalidad constatar la integridad de la instalación, la cual comprende e l conjunto de la 
acometida, base enchufe e interruptor general  
Nota 1 a la entrada:  La integridad de la instalación se refiere al cumplimiento de ésta respecto a la NOM -
001-SEDE -2012 en su artículo 230, así como que no exista derivaciones, artefactos o alg una disposición física 
de la instalación que evite, altere o impida el funcionamiento normal del instrumento de medición, tasación, 
facturación o control del suministro eléctrico.  
3.48 verificación y pruebas en campo de la calibración de Watthorímetros ele ctromecánicos  
actividad que tiene por finalidad constatar que el error relativo del watthorímetro, esté dentro de los límites 
establecidos en el presente Proyecto de Norma Oficial Mexicana  
3.49 watthorímetro (medidor de energía eléctrica)  
instrumento o med idor de energía eléctrica que mide y registra la integral, con respecto al tiempo de la 
potencia activa del circuito en el cual está conectado. Esta integral de la potencia es la energía eléctrica 
consumida por el circuito durante el intervalo en el que se  realiza la integración y la unidad en la que ésta es 
medida, convencionalmente es el kilowatthora  
Nota 1 a la entrada:  Para efectos de este PROY -NOM, cuando se haga referencia a watthorímetros se 
entenderá que son medidores de energía eléctrica ya instala dos. 
3.50 Watthorímetro autocontenido  
medidor de energía en el cual las terminales están arregladas para conectarse al circuito que está siendo 
medido sin el uso de transformadores de instrumento externo y sin ninguna otra fuente de alimentación de 
energía  
3.51 watthorímetro electromecánico de inducción  
watthorímetro en el cual, el campo magnético producido en las bobinas fijas interactúa con el campo 
magnético inducido en el elemento móvil, causando su rotación. El número de revoluciones por hora del 
eleme nto móvil es proporcional a la energía eléctrica medida por el watthorímetro  
  
3.52 watthorímetro monofásico  
watthorímetro monoestator o monoelemento para medir energía eléctrica en circuitos monofásicos de 2 o 3 
hilos o conductores  
3.53 watthorímetro poli fásico  
watthorímetro multiestator o multielemento para medir la energía eléctrica en circuitos polifásicos  
3.54 watthorímetro tipo "A"  watthorímetro cuya forma y construcción permite conectar directamente los conductores de la acometida y 
los de alimentaci ón de la instalación del usuario final por la parte inferior del watthorímetro a través del bloque 
de terminales  
3.55 watthorímetro tipo "S" (enchufe autocontenido)  
watthorímetro cuya forma y construcción permite conectar los conductores de la acometida y los de 
alimentación de la instalación del usuario final por medio de una base enchufe y en la cual se insertan las 
terminales colocadas en la parte posterior del watthorímetro  
3.56 medidor patrón  
probador portátil para realizar la medición de energía eléct rica de un watthorímetro  
3.57 carga artificial  
dispositivo que se utiliza para simular una carga eléctrica, para fines de verificación y pruebas  
3.58 uso no autorizado de energía eléctrica  
conectarse de forma indebida en las redes generales de distribución a redes particulares, de acuerdo con la 
fracción VI del artículo 165 de la Ley de la Industria Eléctrica, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 41 de la 
Ley de la Industria Eléctrica  
3.59 distribuidor  
organismos o empresas productivas del Estado o sus empresas productivas subsidiarias, que presten el 
Servicio Público de Distribución de Energía Eléctrica  
[Fuente: Ley de la Industria Eléctrica, Artículo 3o., fracción XXI]  
3.60 suministrado r 
comercializador titular de un permiso para ofrecer el Suministro Eléctrico en la modalidad de Suministrador 
de Servicios Básicos, Suministrador de Servicios Calificados o Suministrador de Último Recurso y que puede 
representar en el Mercado Eléctrico May orista a los Generadores Exentos  
[Fuente: Ley de la Industria Eléctrica, Artículo 3o., fracción XLV]  
3.61 transportista  
organismos o empresas productivas del Estado, o sus empresas productivas subsidiarias, que presten el 
Servicio Público de Transmisión de  Energía Eléctrica  
[Fuente: Ley de la Industria Eléctrica, Artículo 3o., fracción LIV]  
3.62 PROFECO  
Procuraduría Federal del Consumidor  
4. Clasificación y designación  
4.1 Clasificación  
Los watthorímetros objeto del presente Proyecto de Norma Oficial Mexica na se clasifican de acuerdo con lo 
siguiente:  
  Por su forma de conexión: Tipo "S" y Tipo "A".  
  Por su corriente eléctrica nominal (I n en A) y máxima (I max en A), de acuerdo con lo que se indica en la tabla siguiente:  
  
Tabla 1 - Clasificación de los watthorímetros por su corriente eléctrica nominal  
In (A) I máx (A) Tipo  
5 10 A 
5 30 A 
10 30 A 
15 100 S y A  
30 200 S 
    Por su tipo de registrador:  
-     De manecillas, o  
-     De indicación digital.  
4.2 Características eléctricas  
4.2.1 Tensión y frecuencia eléctrica  
La tensión y frecuencia eléctrica nominales son las siguientes: 120 V, 127 V, 220 V ó 240 V y 60 Hz.  
4.2.2 Corriente eléctrica de prueba  
Las corrientes de prueba son las que se indican en la tabla siguiente:  
Tabla 2 - Corriente eléctrica de prueba para watthorímetros electromecánicos  
Corriente eléctrica nominal (I n) Corriente eléctrica máxima  
(I máx) Corriente eléctrica de carga  
baja 
(A) (A) (A) 
5 10 0.5 
5 30 0.5 
10 30 1.0 
15 100 1.5 
30 200 3.0 
  
4.2.3 Designaciones de la forma típica  
Las designaciones de la forma típica de los watthorímetros se indican en la tabla siguiente:  
Tabla 3 - Designación de la forma típica  
Designación  
de la forma  Estatores  Circuito de  
corriente  Número de hilos  
del circuito  Figura  
1S 1 1 2 1 
2S 1 1 3 1 
12S 2 2 3 2 
16S 3 3 4 estrella  2 
1A 1 1 2 3 
2A 1 1 3 3 
12A 2 2 3 4 
16A 3 3 4 estrella  4 
  
5. Especificaciones  
5.1 Instalación eléctrica  
Debe cumplirse lo indicado en este capítulo, en caso de que no se cumpla con los requisitos aquí referidos 
se dará por concluida la verificación.  
Cuando se satisfagan los requisitos establecidos en 5.1.1 a 5.1.4 debe continuarse con l a verificación y 
pruebas del watthorímetro como se indica en 5.2.  
  
5.1.1 De la acometida  
La instalación eléctrica no debe verse afectada por algún dispositivo o interconexión no autorizada. 
Comprobar el cumplimiento de acuerdo con 6.2.  
5.1.2 De la base en chufe  Los sellos deben encontrarse correctamente instalados, sin ruptura y no presentar señales de alteración o 
manipulación y deben tener trazabilidad con la base de datos del distribuidor. Comprobar el cumplimiento de 
acuerdo con 6.2.  
5.1.3 De la protecc ión contra sobrecorriente (interruptor general)  
La protección contra sobrecorriente debe cumplir con lo establecido en la NOM -001-SEDE -2012 en lo que 
corresponda. Comprobar el cumplimiento de acuerdo con 6.2.  
5.1.4 Del sistema de puesta tierra  
El sistema d e puesta a tierra debe cumplir con lo establecido en la NOM -001-SEDE -2012 en lo que 
corresponda para evitar falsos contactos. Comprobar el cumplimiento de acuerdo con 6.2.  
5.2 De los watthorímetros  
5.2.1 De la potencia instantánea  
El porcentaje de medición  de la potencia instantánea expresada en kW, debe ser menor o igual que ± 10.0 
%. Comprobar el cumplimiento con 6.3.  
5.2.2 Del error relativo del watthorímetros  
Conforme al objetivo de este Proyecto de Norma Oficial Mexicana, los watthorímetros se verifica n en campo. 
Respecto de la medición de energía eléctrica activa, los watthorímetros deben tener un error relativo igual o 
menor que ± 3.5 %. Para comprobar el cumplimiento seguir lo establecido en el inciso 6.4.  
Cuando en la verificación y pruebas de un wa tthorímetro electromecánico se confirma que no cumple con el 
requisito del párrafo anterior, éste debe reemplazarse por un medidor de nueva tecnología con un error relativo 
igual o menor que ± 0.5 %. No debe aceptarse el reemplazo por watthorímetros electr omecánicos.  
6. Métodos de prueba para la verificación del watthorímetro electromecánico en campo  
6.1 Generalidades  
Esta actividad consiste en la verificación y pruebas de la instalación eléctrica y de las especificaciones del 
watthorímetro establecidas en el Capítulo 5 de este PROY -NOM, en apego a la siguiente metodología.  
Se realiza una revisión ocular tanto de la instalación eléctrica en general, como la particular del watthorímetro 
a verificar.  
La revisión permite observar q ue en el watthorímetro no existan componentes sueltos o dañados, así como 
perforaciones en la cubierta y cualquier otro daño que permita la introducción de cualquier cuerpo extraño que 
interfiera con la operación del watthorímetro, se revisa que se encuent re el sello de la base en buen estado, sin 
alteraciones y que coincida con el de la última verificación y pruebas realizada o conexión. Para la revisión de 
la acometida se realizan las mediciones necesarias asegurando que en la acometida no exista algún di spositivo 
o interconexión no autorizada que impida la adecuada medición y registro de la energía consumida, así como 
condiciones inseguras que representen un riesgo potencial para las personas o instalaciones.  
6.2 Prueba de la instalación eléctrica  
6.2.1 O bjetivo  
Esta verificación y prueba tienen como objetivo comprobar que el watthorímetro no tenga perforaciones, 
conexiones no autorizadas o cualquier otro daño que interfiera con su operación y con la medición y registro de 
la energía eléctrica consumida.  
6.2.2 Procedimiento  
6.2.2.1  Revisar y en su caso realizar las mediciones necesarias para asegurar que en la acometida no exista 
algún dispositivo o interconexión no autorizada que impida la adecuada medición y registro de la energía 
eléctrica consumida.  
6.2.2.2  Constatar la integridad física de los sellos instalados, y deben tener trazabilidad con la base de datos 
del distribuidor, así como la revisión todos los elementos de la base enchufe para comprobar que no exista 
algún dispositivo o interconexión no  autorizada que impida la adecuada medición y registro de la energía 
consumida.  
  
6.2.2.3  Revisar que la protección contra sobrecorriente sea de la capacidad adecuada de acuerdo con la 
carga conectada, y asegurar que el hilo del neutro sea continuo entre l a base enchufe del medidor hasta la 
carga del usuario final. Al término de la verificación, ajustar las conexiones cuidando que queden correctamente 
sujetas para evitar los falsos contactos.  6.2.2.4  Revisar el sistema de puesta a tierra, ajustando las cone xiones en caso de ser necesario, cuidando 
que queden correctamente sujetas para evitar los falsos contactos, de acuerdo con lo establecido en la NOM -
001-SEDE -2012 o la que la sustituya. Revisar que el hilo del neutro y tierra física no cuenten con protecci ón 
contra sobrecorriente para garantizar la operación y seguridad en caso de existir un cortocircuito, una descarga 
atmosférica, cambios bruscos de tensión eléctrica o cualquier incidente eléctrico que pueda afectar instalaciones 
y equipos instalados.  
6.3 Prueba de registro relativo en el conjunto instalación eléctricawatthorímetro  
6.3.1 Objetivo  
Esta prueba tiene como objetivo comprobar que el conjunto instalación eléctrica y el watthorímetro permiten 
realizar un registro correcto de la energía eléctrica c onsumida.  
6.3.2 Prueba con carga instantánea (medición de la potencia instantánea)  
6.3.3 Principios  
Esta prueba consiste en determinar el registro relativo de potencia medida por el watthorímetro respecto a 
la potencia demandada por la carga en un instante  determinado y su valor es expresado en porcentaje.  
6.3.4 Procedimiento  
6.3.4.1  Determinar si el watthorímetro en verificación, mide correctamente la potencia instantánea, la cual se expresa en kW med- Siendo que el watthorímetro mide energía eléctrica, el valor de 
la potencia instantánea se determina de manera indirecta midiendo el tiempo que tarda el disco del watthorímetro en dar un nú mero determinado de revoluciones.  
6.3.4.2  Iniciar simultáneamente el conteo de revoluciones del disco y la medición del ti empo. Registrar las 
revoluciones contadas y el tiempo medido. Aplicar la fórmula siguiente:  
 
Donde:  
kW med       es la potencia instantánea medida en el watthorímetro;  
Khmed        es la constante de watth oras del watthorímetro bajo prueba;  
Rev med      es el registro de las revoluciones del disco del watthorímetro bajo prueba;  
Múltiplo      es el factor multiplicador de la lectura del medidor;  
Tseg          es el tiempo total de la duración de las revoluciones consideradas del watthorímetro bajo prueba en segundos; y  
3.6           es la constante del número de segundos en una hora expresada en miles.  
6.3.4.3  Obtener la potencia en kW demandada por la carga en  un instante determinado con las fórmulas 
siguientes dependiendo del número de fases en el watthorímetro bajo prueba:  
Para un circuito con una fase o dos fases o tres fases:  
kW referencia : valor medido con el patrón de referencia de una fasea o dos fases o las tres fases  
En donde:  
kW referencia  es el valor de referencia de potencia activa demandada por la carga en un instante determinado.  
6.3.4.4  Determinar el error relativo de medición permitido, dividiendo los kW med entre los kW reales. 
  
error relativo de  medición =  kW med 
X 100  
kW reales 
6.3.4.5 Determinar el porcentaje de error relativo de medición permitido:  
  
% Error relativo de medición permitido = % de medición relativa - 100 
6.3.5 Criterio de aceptación o rechazo  
La prueba se considera satisfactoria, si el porcentaje de error relativo de medición, expresado en kW de 
acuerdo con la fórmula anterior, está dentro del 90% a 110 % para medidores de clase de exactitud 2.0.  
Tabla 4 - Tolerancia permitida en la prueba de c arga instantánea  
Tolerancia permitida en la prueba de carga instantánea  
Clase de exactitud  % de error permitido  % de medición relativa  
2.00 %  ±10.0 %  90.0 % al 110.0 %  
  
6.4 Prueba de verificación de la calibración del watthorímetro en campo  
Esta actividad tiene por finalidad constatar que el error relativo de medición de energía eléctrica del 
watthorímetro esté dentro del límite que se indica en 5.2.2 y su determinación invol ucra tanto las características 
del watthorímetro como el medio ambiente bajo el cual se efectúa la prueba.  
6.4.1 Objetivo  
Verificar que los watthorímetros instalados en campo no excedan el error relativo que se establece en 6.4.7 
del presente PROY -NOM.  
6.4.2 Aparatos y equipos.  
Debe utilizarse el equipo indicado a continuación para verificar el watthorímetro en campo, listado a 
continuación:  
  Medidor patrón de referencia de energía con certificado de calibración vigente y con trazabilidad a patrones 
nacionales, con una relación de exactitud de 4 a 1 o mayor y de acuerdo con las características del Apéndice 
A. 
  Carga artificial con alcance de 0 a 30 A, con factor de potencia unitario y de 0.5, así como fuente de tensión 
eléctrica de acuerdo con los datos de placa del watthorímetro a verificar.  
  Multímetro digital de gancho con indicador del valor eficaz verdadero (true rms) con certificado de calibración 
vigente y trazable a patrones nacionales.  
NOTA:  El medidor patrón de referencia de ener gía y la carga artificial se conectan entre sí, para realizar la 
prueba o verificación. Existen en el mercado equipos integrados que realizan la función equivalente, sus 
características principales se muestran en el Apéndice A.  
6.4.3 Preparación  
6.4.3.1 Ge neral  
6.4.3.1.1  En todo watthorímetro instalado en campo, cuando se le realice pruebas de la verificación, debe 
asegurarse la existencia de un sello entre su base y el arillo de su cubierta, y deben tener trazabilidad con la 
base de datos del distribuidor.  Y se retira el sello de la base.  
6.4.3.1.2 Debe realizarse la revisión del sello de mecanismo. En caso de que no exista sello de mecanismo 
o se encuentre alterado, debe realizarse la verificación y la unidad de verificación debe registrar la incidencia 
en el acta de evaluación de la conformidad e informar a la autoridad competente y al distribuidor.  
6.4.3.1.3  Se prepara el equipo a utilizar para la verificación y pruebas del watthorímetro.  
6.4.3.1.4  En el watthorímetro deben verificarse las conexiones inte rnas, como se indica en el inciso 6.4.3.2, 
según corresponda al tipo de watthorímetro. Antes de realizar la verificación y pruebas para medidores 
polifásicos deben desconectarse los eslabones de prueba.  
6.4.3.1.5  Deben ambientarse los equipos a utilizar en  la prueba o verificación (patrón de referencia empleado 
y sus accesorios). Conectar los equipos de acuerdo con el circuito de medición a emplear. Aplicar la tensión 
eléctrica nominal con la fuente del watthorímetro bajo verificación o prueba, en el circui to de tensión y la corriente 
eléctrica nominal en el circuito de corriente, con factor de potencia unitario, durante al menos un tiempo 
aproximado de 5 minutos previo a la verificación y prueba de calibración, para su ambientación.  
6.4.3.2 Tipos de Conexio nes 
  
Es importante identificar el tipo de conexión del watthorímetro que se somete a verificación y pruebas de 
campo antes de proceder a las mismas. Las siguientes figuras muestran el tipo de conexiones autorizadas para 
los watthorímetros en operación.  
Las Figuras 1, 2, 3 y 4, muestran los tipos de conexiones internas de los watthorímetros, mientras que la 
Figura 5 muestra la posición de las mordazas de sujeción del watthorímetro en una base enchufe.   
Figura 1 - Conexiones internas para watthorímetros tipo "S" monofásicos (vistas frontales)  
NOTA:  Estos diagramas son esquemáticos. No implican ninguna dirección específica de movimiento o 
conexión del eslabón de potenc ial cuando abre.  
 
Figura 2 - Conexiones internas para watthorímetros autocontenidos tipo "S" de varios estatores  
(vistas frontales)  
  
 
Figura 3 - Conexiones internas para watthorímetros tipo "A" monofásicos (vistas frontales)  
 
Figura 4 - Conexiones internas para watthorímetros, autocontenidos tipo "A" de varios estatores  
(vistas frontales)  
La posición de las mordazas de la base enchufe se indica en la siguiente figura:  
  
 
Figura 5 - Identificación de la posición de las mordazas de sujeción del watthorímetro una base  
enchufe  
6.4.4 Procedimiento  
Este procedimiento consta de una prueba de carga alta y una prueba de carga baja que se realiza por el 
método de comparación respecto a un watthorímetro patrón y consiste en conectar el wa tthorímetro bajo prueba 
y el watthorímetro patrón, a una carga constante considerando las condiciones de tensión y corriente eléctrica 
que se muestran en la Tabla 5.  
6.4.4.1 Verificación y prueba con patrón con sistema de pruebas integrado  
6.4.4.1.1  Retira r el watthorímetro bajo verificación y prueba, realizando la revisión de su base, registrando 
el número de sello encontrado y la revisión del sello del mecanismo, los cuales deben tener trazabilidad con la 
base de datos del distribuidor.  
6.4.4.1.2  Insertar el patrón de sistema integrado en la base.  
6.4.4.1.3  Insertar el watthorímetro en la base del patrón con sistema integrado.  
6.4.4.1.4  Realizar las pruebas de 6.4.4.3.  
6.4.4.1.5  Continuar en 6.4.5 de este PROY -NOM.  
6.4.4.1.6  Sellar el medidor y reg resarlo a su base.  
6.4.4.2 Verificación con patrón con carga artificial externa  
6.4.4.2.1  Retirar el watthorímetro bajo verificación y prueba de su base, registrando el número de sello 
encontrado y la revisión del sello del mecanismo, los cuales deben tener trazabilidad con la base de datos del 
distribuidor.  
6.4.4.2.2  Colocar el watthorímetro bajo verificación y prueba en la base de pruebas, en conexión serie 
paralelo con el watthorímetr o patrón.  
6.4.4.2.3  Realizar las pruebas de 6.4.4.3.  
6.4.4.2.4  Continuar en 6.4.5 de este PROY -NOM.  
6.4.4.2.5  Sellar el medidor y regresarlo a su base.  
6.4.4.3 Pruebas de carga  
Las pruebas que se aplican a los watthorímetros electromecánicos se realizan co n todas las bobinas de 
potencial eléctrico en paralelo y las bobinas de corriente eléctrica en serie, asegurando que tanto la tensión 
como la corriente eléctrica tengan la misma polaridad en el watthorímetro patrón y en el watthorímetro bajo 
prueba, aplicá ndose los valores de verificación y pruebas que se indican en la Tabla 5. El valor de tensión que 
se aplica tanto al watthorímetro patrón como al watthorímetro electromecánico bajo prueba se toma 
directamente del suministro eléctrico o de una fuente auxili ar. 
Para la verificación y pruebas en campo se realizan las siguientes pruebas:  
Tabla 5 - Verificación y pruebas de watthorímetros electromecánicos  
 
Tipo de  
prueba  Tensión Eléctrica (V)  Corriente Eléctrica (A)  Factor de  
Potencia  
Carga Alta  100 % de la tensión eléctrica nominal  
del watthorímetro electromecánico  
bajo prueba  100 % de la corriente eléctrica  
nominal del watthorímetro  
electromecánico bajo prueba  1.0 
Carga Baja  100 % de la eléctrica nominal del  
watthorímetro electromecánico ba jo 
prueba  10 % de la corriente eléctrica nominal  
del watthorímetro electromecánico  
bajo prueba  1.0 
  
6.4.4.3.1 Prueba de carga alta  
6.4.4.3.1.1  En la carga artificial, seleccione el valor adecuado de factor de potencia, tensión y corriente 
eléctrica.  
6.4.4.3.1.2  Energizar la carga artificial e inyectar la corriente eléctrica requerida de acuerdo con la Tabla 5.  
6.4.4.3.1.3  Inicializar el medidor patrón portátil de energía, asegurando visualmente que inicie desde cero.  
6.4.4.3.1.4  El medidor patrón se detiene cuando el contador automático completa la cantidad de 5 revoluciones programadas. Deben registrarse las lec turas de 
energía del medidor patrón (E R pat CA) y del watthorímetro bajo prueba (E R med CA). 
6.4.4.3.1.5 Mover la perilla de inyección de corriente eléctrica a cero para continuar con la siguiente prueba.  
6.4.4.3.2 Prueba de carga baja  
6.4.4.3.2.1  Repetir los pasos de 6.4.4.3.1, para el medidor patrón portátil de energía.  
6.4.4.3.2.2  El número de revoluciones  programadas es igual a 1.  
6.4.4.3.2.3  Registrar los valores medidos del patrón (E R pat CB) y del watthorímetro bajo prueba (E R med CB ). 
6.4.4.3.2.4  Desenergizar la carga artificial y proceder a realizar los cálculos del error relativo de acuerdo con 
el inciso 6.4.5.  
6.4.5 Determinación del error relativo en carga alta y en carga baja de los watthorímetros  
Tanto para la prueba de carga alta como la prueba de carga baja, el error relativo se determina al medir 
simultáneamente el número de revoluciones en amb os dispositivos, aplicando las fórmulas siguientes:  
 
Donde:  
E R med CA      es la energía registrada por el watthorímetro en carga alta;  
E R pat CA      es la energía registrada por el patrón en Carga Alta;  
E R med CB     es la energía registrada por el watthorímetro en Carga Baja;  
E R pat CB       es la energía registrada por el patrón en carga baja;  
 
Kh              es la constante del watthorímetro bajo prueba;  
Kp              es la constante del watthorímetro patrón;  
N               es el número de revoluciones del watthorímetro bajo prueba;  
  
n                es el número de revoluciones del watthorímetro patrón;  
C               es la cantidad de bobinas de corriente energizadas del watthorímetro bajo prueba;  
CA             Carga Alta; y  
CB             Carga Baja.  
6.4.6 Determinación del error relativo  
El error re lativo se calcula considerando los resultados de error relativo en carga alta y error relativo en carga 
baja, aplicando la siguiente fórmula:  
% Error relativo =  4 * % de error relativo en carga alta + % de error relativo en carga baja  
5 
  
6.4.7 Criterio de aceptación o rechazo  
El registro de los watthorímetros en el campo está sujeto a una serie de condiciones ambientales que no 
pueden controlarse y por ello no se pueden considerar las mismas tolerancias que se establecen para 
calibración en el l aboratorio. Entre otras, las fuentes de incertidumbre que afectan el registro se tienen las 
siguientes: vibración, factor de distorsión de la onda senoidal (armónicas), temperatura ambiente, diferencias 
en la amplitud de la tensión eléctrica aplicada con r especto a la tensión eléctrica nominal, variación de la 
frecuencia eléctrica, inclinación del watthorímetro bajo prueba con respecto a la vertical, influencia de campos 
magnéticos externos, interferencia por radiofrecuencias y humedad relativa.  
En apego a la consideración anterior, los watthorímetros electromecánicos que fueron fabricados para una 
clase de exactitud de 2 %, para la verificación y pruebas de su calibración en campo, el error relativo observado 
debe ser igual o menor que ± 3.5 %.  
En caso de q ue el error relativo sea superior que ± 3.5 %, la unidad de verificación debe informar a la 
autoridad correspondiente, al suministrador y distribuidor de energía eléctrica. Si el error es menor que ± 3.5 %, 
debe regresarse el medidor a su base enchufe y co locarse el sello de base.  
El informe de verificación que se emita es sólo para evaluar la exactitud del watthorímetro. En el dictamen 
de verificación debe incluirse la revisión de la acometida y base.  
6.4.8Atención de las anomalías  
6.4.8.1 Usos no autorizados  
Cuando la instalación eléctrica no cumpla con lo dispuesto en el inciso 6.2 la Unidad de Verificación, debe 
elaborar la constancia que se indica en el Capítulo 7.  
7. Procedimiento para la evaluación de la conformidad  
7.1 Polític as 
El presente procedimiento establece las directrices que deberán observar los interesados que pretendan 
demostrar el cumplimiento de este Proyecto de Norma Oficial Mexicana.  
El Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al comercio de la Organización Mundial del Comercio, contempla el 
compromiso de sus miembros de armonizar los procedimientos de evaluación de la conformidad, en el mayor 
grado posible, con las orientaciones o recomendaciones referentes a los procedimientos de evaluación de la 
conformidad de los org anismos internacionales de normalización.  
Para lo anterior, la Organización Mundial de Comercio, OMC, define que un procedimiento para la evaluación 
de la conformidad es "todo procedimiento utilizado, directa o indirectamente, para determinar que se cumple n 
las prescripciones pertinentes de los reglamentos técnicos o normas".  
Asimismo, la observancia de quienes intervienen en la evaluación de la conformidad, según el nivel de riesgo 
o de protección necesarios para salvaguardar las finalidades a que se refie re el artículo 40 de la Ley Federal 
sobre Metrología y Normalización.  
El presente procedimiento toma como base las recomendaciones descritas en la norma internacional 
ISO/IEC 17007:2009, "Conformity assessment -Guidance for drafting normative documents suit able for use for 
conformity assessment".  
7.1.1 La evaluación de la conformidad de los watthorímetros, objeto del presente Proyecto de Norma Oficial 
Mexicana, se llevará a cabo por personas acreditadas en la Norma Mexicana NMX -EC-17020 -IMNC -2014 y 
aprobadas  en términos de lo dispuesto por la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y su Reglamento, 
siempre acompañado del distribuidor.  
  Es obligatoria la verificación de los instrumentos de medición que se utilicen en transacciones comerciales, 
en toda la  República Mexicana.  
7.1.2  La verificación inicial y periódica debe llevarse a cabo únicamente por Unidades de Verificación 
acreditadas y aprobadas, o por la PROFECO, ante quienes los usuarios o suministradores de servicio deberán 
presentar la solicitud co rrespondiente.  
7.1.3 Las verificaciones extraordinarias de los instrumentos de medición, deben llevarse a cabo únicamente 
por Unidades de Verificación acreditadas y aprobadas, ante quienes los usuarios o sum inistradores de servicio 
deben presentar la solicitud correspondiente.  
7.1.4  Cuando el Usuario Final considere que el instrumento de medición que le instaló el distribuidor por 
cuenta del suministrador no mide adecuadamente, podrá solicitar al suministrado r que efectúe las verificaciones 
que procedan en su presencia o de la persona que para tal efecto designe dicho Usuario Final.  
7.1.5  El acto de verificación debe realizarse en acompañamiento de personal del distribuidor el cual tiene 
como principal función  otorgar el acceso al equipo de medición mediante la revisión, control y retiro de los sellos 
que resguardan dicho equipo y sus conexiones, previamente revisados que cumplan con la trazabilidad, así 
como, constatar las actividades y los resultados emitidos  por la unidad de verificación o por parte del distribuidor.  
7.1.6 La Unidad de Verificación y personal del distribuidor necesario de las partes interesadas en la 
realización de la verificación al watthorímetro electromecánico en campo, deben tener libre a cceso a los 
inmuebles, locales e instalaciones de los usuarios a fin de dar cumplimiento con la orden de visita de y será 
obligación de los usuarios, consumidores o propietarios correspondientes, en su caso, prestar todas las 
facilidades para que se practi que dicha visita de verificación, y dar las instrucciones a sus representantes o 
personal a su cargo, para que no opongan obstáculo alguno a dicha verificación.  
El método a utilizar para la verificación a los watthorímetros electromecánicos en campo, es el  de 
comparación con un Medidor Patrón de Watthoras con calibración vigente, que tenga una relación de exactitud 
de 4 a 1 o mejor, con el watthorímetro a verificar con trazabilidad a patrones nacionales o internacionales, 
haciendo uso de una carga artificia l para proporcionar una corriente eléctrica de valor determinado en la Tabla 
5, la cual debe hacerse circular a través de las bobinas de corriente eléctrica del patrón de energía y 
watthorímetro bajo prueba.  
7.2 Actividades previas a la verificación a watt horímetro electromecánico en campo  
7.2.1 Generalidades  
Antes de iniciar la verificación a watthorímetro electromecánico en campo, la Unidad de Verificación 
acreditada y aprobada o el distribuidor o transportista, debe llevar a cabo las siguientes actividad es: 
  Presentarse ante la persona con la que se atiende la diligencia, el representante del distribuidor lo hará con su 
gafete y el verificador con documento oficial que lo identifica como unidad de verificación acreditada y 
autorizada, así mismo presenta rá el documento aviso previo de verificación, deberá recabar la firma de 
conformidad de los citados representantes, y  
  Debe requerirse a la persona con la que se atiende la diligencia que considere la presencia de dos testigos o 
personas mayores de edad que crea conveniente. En caso de que ésta, no los nombre, los podrá nombrar la 
unidad de verificación.  
7.2.2 Actividades de seguridad y control  
7.2.2.1  Antes de iniciar los trabajos, el verificador y su personal deben planear la maniobra, observando las 
medidas preventivas de seguridad e higiene que establecen los Reglamentos y las Normas Oficiales Mexicanas 
expedidas por las autoridades competentes, así como las que se indiquen para la prevención de riesgos de 
trabajo, siendo obligatorio utilizar el equipo  de seguridad personal completo: ropa de trabajo, guantes, gafas 
protectoras, casco con barbiquejo, botas dieléctricas y no deberán portar objetos metálicos personales.  
7.2.2.2  Guardar las distancias de seguridad respecto a partes energizadas.  
7.2.2.3  Se debe constatar que en el área de trabajo no existan condiciones inseguras que pongan en riesgo 
la integridad física del personal o instalaciones en el transcurso de los trabajos que se realicen.  
7.2.2.4  Se debe delimitar el área de trabajo con conos, ci nta, barreras que impidan el paso a personas o 
vehículos ajenos, para garantizar que ninguna persona cruce por el área acordonada y pueda ocasionar o sufrir 
un accidente.  
  
7.2.3 Recolección de datos  Revisar y anotar en el acta circunstanciada los datos ge nerales y específicos del equipo de medición, 
debiendo constatar que sus características corresponden a las condiciones eléctricas y contractuales del 
suministro y que se apegan a los datos de facturación.  
7.3 Pruebas de verificación a watthorímetro electr omecánico en campo  
7.3.1 Generalidades  
La verificación a watthorímetros electromecánicos en campo que deben realizarse son las siguientes:  
  Carga alta, y  
  Carga baja.  
Dichas pruebas deben llevarse a cabo de acuerdo con el inciso 7.5.3 acorde al sistema  de medición que 
corresponda.  
7.3.2 Equipos de verificación, medición y prueba  
Los equipos de verificación, medición y prueba requeridos para llevar a cabo la verificación y pruebas, son 
un medidor patrón de watthoras y una carga artificial, los cuales deb en cumplir con las características indicadas 
en el Apéndice A.  
7.3.3 Acceso a la Unidad de Verificación al equipo de medición  
El representante del distribuidor debe dar acceso a la Unidad de Verificación llevando a cabo las siguientes 
acciones:  
7.3.3.1 Revisar y en su caso llevar a cabo las mediciones necesarias para asegurar que en la acometida o 
interior de la base enchufe no exista algún dispositivo o instalación evite, alteren o impidan el funcionamiento 
normal de los instrumentos de control o de medici ón; 
7.3.3.2 Revisar las condiciones físicas del sello de seguridad de la base enchufe. O sello de la canaleta (del 
bus de conexiones) si se trata de una concentración de medidores. Los sellos deben encontrarse correctamente 
instalados, sin ruptura y no pre sentar señales de alteración o manipulación;  
7.3.3.3  Revisar las condiciones físicas del sello de seguridad que protege el mecanismo interno del 
watthorímetro. Los sellos deben encontrarse correctamente instalados, sin ruptura y no presentar señales de 
alteración o manipulación;  
7.3.3.4  Cotejar los números de sellos encontrados con respecto al de la última verificación y pruebas para 
asegurar que dichos números coinciden con los últimos instalados. Dichos sellos deben tener trazabilidad con 
la base de datos  del distribuidor, y  
7.3.3.5  En caso de que se detecte en la acometida, base enchufe o terminales de la base enchufe algún 
dispositivo o instalación que eviten, alteren o impidan el funcionamiento normal de los instrumentos de control 
o de medición, o se d etecte algún sello que presente ruptura, señas de alteración, manipulación no autorizada 
y/o alguno de sus números no coincida con el último sello instalado, la Unidad de Verificación debe informar a 
la autoridad competente y al distribuidor, estas anomalí as deben quedar asentadas en el Acta de la evaluación 
de la conformidad.  
7.4 Actividades, detección de fallas en la medición y atención de las anomalías, desarrolladas por el 
distribuidor  
7.4.1 Revisión de sellos y acometida  
Se recomienda que el representa nte del distribuidor de energía eléctrica dé acceso a la Unidad de 
Verificación después de realizar las siguientes acciones:  
7.4.1.1  Revisar y en su caso llevar a cabo las mediciones necesarias para asegurar que en la acometida o 
interior de la base enchuf e no exista algún dispositivo o interconexión no autorizada que impida el adecuado 
registro de la energía consumida;  
7.4.1.2  Revisar las condiciones físicas del sello de seguridad de la base enchufe o sello de la canaleta (del 
bus de conexiones), si se trata de una concentración de medidores. Los sellos deben encontrarse correctamente 
instalados, sin ruptura y no presentar señales de alteración o manipulación;  
7.4.1.3  Revisar las condiciones físicas del sello de seguridad q ue protege el mecanismo interno del 
watthorímetro. Los sellos deben encontrarse correctamente instalados, sin ruptura y no presentar señales de 
alteración o manipulación;  
7.4.1.4  Cotejar los números de sellos respecto al de la última verificación y pruebas  o de la conexión para 
asegurar que dichos números coinciden con los últimos dejados instalados. Dichos sellos deben tener 
trazabilidad con la base de datos del distribuidor, y  
  7.4.1.5  En caso de que se detecte en la acometida, base enchufe o terminales de la base enchufe algún 
dispositivo o instalación que evite, altere o impida el funcionamiento normal de los instrumentos de control o de 
medición, o se detecte algún sello que presente ruptura, señas de alteración, manipulación no autorizada y/o 
alguno de sus números no coincida con el último sello instalado, la Unidad de Verificación debe informar a la 
autoridad competente y al distribuidor, estas anomalías deben quedar asentadas en el acta de evaluación de la 
conformidad.  
7.4.2 Revisión del equipo de Medición  
Si de la verificación que realice el distribuidor de energía eléctrica a través de las Unidades de Verificación 
encuentra, en el equipo o instrumento de medición instalado, errores  en el registro de consumo, fuera de la 
tolerancia permisible y siempre que no exista alteración o impedimento de la función normal de éstos, debe 
procederse como sigue:  
7.4.2.1  Tratándose de equipos, aparatos o instrumentos de medición de energía, obtener  la relación entre 
el valor erróneo y el correcto, misma que sirve para determinar el nuevo valor de energía consumida.  
7.4.2.2  Si el equipo, aparato o instrumento de medición no registra la energía consumida activa, ésta se 
determina tomando como base los  registros anteriores a la descompostura o los posteriores a la corrección;  
7.4.2.3  En el caso de aplicación de una constante de medición diferente a la real o de la aplicación errónea 
de la tarifa, el consumo de energía eléctrica se determina aplicando la  constante de medición real a las 
diferencias de mediciones o aplicando la tarifa correspondiente;  
7.4.2.4  Cuando derivado de la verificación al equipo, aparato o instrumento de medición, se realice la 
sustitución de éste y se ajuste la facturación, el dis tribuidor elaborará una constancia de revisión y prueba en la 
que describa el desarrollo de la verificación, el estado del equipo, aparato o instrumento de medición con 
respecto a la Norma Oficial Mexicana aplicable; cuando no exista ésta, con las especifi caciones internacionales, 
las del país de origen o, a falta de éstas, las del fabricante y, en su caso, asentar los motivos que dieron origen 
al ajuste de la facturación. Se recomienda que el distribuidor de energía eléctrica proporcione una copia de la 
constancia con firma autógrafa al Usuario Final.  
7.4.3 Atención de las anomalías  
Cuando el personal de la autoridad correspondiente o Unidad de Verificación detecte una anomalía, debe 
elaborar una constancia o acta en la que describa el desarrollo de la veri ficación y las observaciones en el acto 
de la diligencia y ofrecer pruebas en relación con los hechos contenidos y hallazgos, asimismo debe informar 
al distribuidor el hallazgo de uso no autorizado de energía eléctrica para que realice las acciones 
corresp ondientes de acuerdo a sus atribuciones.  
7.5 Procedimiento de verificación de pruebas  
7.5.1 Verificación con carga instantánea (medición de la potencia instantánea)  
Proceder a:  
7.5.1.1 Determinar la potencia en kW wat que registra el watthorímetro. Iniciar simultáneamente el conteo de revoluciones del disco y la medición del tiempo. 
Registrar las revoluciones contadas y el tiempo medido. Aplicar la fórmula siguiente:  
 
7.5.1.2 Obtener la potencia en kW demandada por la carga en un instante determinado, para un circuito con 
una fase o dos fases o tres fases:  
kW reales = medida con el analizador de red es de una fase o dos fases o las tres fases  
7.5.1.3 Determinar el % de medición relativa:  
 
7.5.1.4  Determinar el % de Error permitido:  
 
7.5.1.5  Utilizar el Criterio de aceptación o rechazo  
  
La prueba se considera satisfactoria, si el porcentaje de medición relativa en kW de acuerdo con la fórmula 
anterior, está entre  el 90 % y 110 % para medidores exactitud 2.0 de acuerdo con la Tabla 4.  
7.5.2 Verificación de la calibración  
Para realizar la verificación de la calibración, la unidad de verificación debe proceder a interconectar el 
equipo de medición bajo prueba con el medidor patrón y carga artificial de la siguiente manera:  
7.5.2.1 Abrir los eslabones de prueba en el caso de medidores polifásicos.  
7.5.2.2 Su bobina o bobinas de potencial se conectan en paralelo en disposición aditiva.  
7.5.2.3  Su bobina o bobinas de corriente se conecten en serie en disposición aditiva.  
7.5.2.4  Se debe asegurar que tanto bobinas de potencial y corriente del medidor bajo prueba como bobinas 
de potencial y corriente del medidor patrón y bornes de potencial y corri ente de la carga artificial coincidan todos 
en la misma polaridad.  
7.5.2.5  La tensión eléctrica que se aplica al medidor Patrón como al watthorímetro se toma directamente del 
suministro eléctrico o de una fuente auxiliar.  
7.5.3 Pruebas de verificación del medidor bajo prueba  
7.5.3.1 Generalidades  
Antes de iniciar las corridas de prueba, deben ambientarse los equipos a utilizar en la verificación a 
watthorímetro electromecánico en campo, aplicando tensión y corriente nominal, así como un factor de potencia 
unitario, durante al menos un tiempo de cinco minutos.  
La verificación en campo debe realizarse aplicando los parámetros establecidos en la Tabla 5 para cada 
prueba:  
7.5.3.2 Prueba de carga alta  
Considerando las condiciones para la prueba de carga alta espe cificadas en la Tabla 5, se debe iniciar de 
manera simultánea la integración de la energía tanto en el medidor patrón como en el medidor bajo prueba, 
finalizando dicha integración al momento de que se contabilicen 5 revoluciones en el medidor bajo prueba.  
Una vez registrada la cantidad de revoluciones en el medidor patrón, se calcula el error relativo como se 
indica en el inciso 6.4.5 para Carga Alta.  
7.5.3.3 Prueba de carga baja  
Considerando las condiciones para la prueba de carga baja especificadas en la Tabla 5, debe iniciarse de 
manera simultánea la integración de la energía tanto en el medidor patrón como en el medidor bajo prueba, 
finalizando dicha integración al momento de que se contabilice 1 revolución en el medidor bajo prueba.  
Una vez registrada l a cantidad de revoluciones en el medidor patrón, calcular el error relativo como se indica 
el inciso 6.4.5 para Carga Baja.  
7.5.3.4 Concluidas las pruebas de carga alta y carga baja  
Una vez, concluidas las pruebas se debe:  
7.5.3.4.1 Sellar el medidor.  
7.5.3.4.2  Determinar el error relativo en carga alta y en carga baja de los watthorímetros.  
Tanto para la prueba de carga alta como la prueba de carga baja el error relativo se determina al medir 
simultáneamente el número de revoluciones en ambos dispositivos y aplicar la fórmula siguiente:  
 
En donde:  
  
 
7.5.3.4.3 Determinación del error relativo promedio  
Considerando los resultados de error relativo en carga alta y error relativo en carga baja obtenido y calculado 
con 6.4.5, calcular el error relativo promedio de acuerdo con 6.4.6:  
7.5.3.4.4 Resultado  
El criterio de aprobación o rechazo se encuentra definido en 6.4.7. En caso de que el error relativo promedio 
sea superior al ± 3.5 %, la Unidad de Verificación debe informar a la autorid ad correspondiente, al suministrador 
y distribuidor. Si el error es menor al ± 3.5 % se regresa a su base y se instala sello.  
El informe de verificación de la calibración que se emita debe contener la leyenda siguiente: "El alcance de 
la verificación de la  calibración es sobre el resultado de la prueba del Watthorímetro. Por lo tanto, el informe no 
incluye la verificación de la acometida y demás elementos de la instalación eléctrica".  
El informe de verificación que se emita es só lo para evaluar la exactitud del Watthorímetro.  
En el Dictamen de verificación deberá incluir la revisión de la acometida y base.  
8. Vigilancia  
La vigilancia del presente Proyecto de Norma Oficial Mexicana estará a cargo de la Secretaría de Economía 
por co nducto de la Dirección General de Normas (DGN) y de la Procuraduría Federal del Consumidor 
(PROFECO) conforme a sus respectivas atribuciones.  
9. Concordancia con normas internacionales  
Este Proyecto de Norma Oficial Mexicana no es equivalente (NEQ) con nin guna Norma Internacional, por 
no existir esta última al momento de su elaboración.  
Apéndice A (Normativo)  
Características técnicas del patrón medidor de energía y de la carga artificial  
A.1 Características de medidor patrón de energía portátil  
El medidor  patrón de energía debe ser portátil, para utilizarse en conjunto con carga artificial y el watthorímetro 
bajo verificación y pruebas. Debe contar con las siguientes características:  
Incertidumbre de medición                  Igual o menor que ± 0.1 % (a 10 0 % y 50 % del factor de potencia)  
Corriente de Medición                       De 1.5 A a 30 A  
Tensión de Medición                         De 120 V a 240 V  
Tensión auxiliar                               De 120 V a 240 V  
Frecuencia                                     De 45 Hz a 65 Hz  
Factor de Potencia                           Unitario a 0.5, atraso o adelanto  
Temperatura de operación                  de -20ºC a 70ºC  
Humedad de operación                      De 40 % a 95 %  
El patrón debe contar con su calibración vigente en las variables de energía eléctrica activa, con trazabilidad 
a patrones nacionales o internaciones mediante laboratorios acreditados en la Norma Mexicana NMX -EC-
17025 -IMNC -2006.  
A.2 Características de la carga artificial  
Selección de parámetros:                   Factor de potencia, corriente y tensión  
Opciones de Factor de Potencia          Unitario  
Opciones de Corriente Carga Alta        30 A; 15A  
Opciones de Corriente Carga Baja       3 A; 1.5 A  
Selector de Tensión                          120 V y 240 V a 60 Hz  
  
Apéndice B (Informativo)  
Formato de Prueba de verificación  
 
10. Bibliografía  
  Ley Federal sobre Metrología y Normalización, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de julio de 1992 
y sus reformas.  
  
  Ley de la Industria Eléctrica, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de agosto de 2014 . 
  Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 14 de enero de 1999 y sus reformas.  
  NOM -001-SEDE -2012, "Instalaciones Eléctricas (utilización)", publicada en el Diario Oficial de la Federación el 
día 29 de noviembre de 2012.  
  NOM -008-SCFI -2002, "Sistema General de Unidades de Medida", publicada en el Diario Oficial de la Federación 
el día 27 de noviembre de 2002.  
  NMX -Z-013-2015, "Guía para la estructuración y redacción de normas" , declaratoria de vigencia publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 18 de noviembre de 2015 y sus aclaraciones.  
  NMX -EC-17025 -IMNC -2006, "Evaluación de la conformidadRequisitos generales para la competencia de los 
laboratorios de ensayo y de ca libración" (Cancela a la NMX -EC-17025 -IMNC -2000), declaratoria de vigencia 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 24 de julio de 2006.  
  NMX -EC-17020 -IMNC -2014, "Evaluación de la conformidad -Requisitos para el funcionamiento de diferentes tipos 
de unidades (organismos) que realizan la verificación (inspección) (cancela a la NMX -EC-17020 -IMNC -2000)", 
declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 6 de junio de 2014.  
  NMX -CH-140-IMNC -2002, "Guía para la expr esión de incertidumbre en las mediciones (Cancela a la NMX -CH-
140-1996 -IMNC)", declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 17 de febrero 
de 2003.  
  ANSI -C12.1 -2001, American National Standard for Electric Meters.  
TRANSI TORIOS  
PRIMERO.  El presente Proyecto de Norma Oficial Mexicana, una vez que sea publicada en el Diario Oficial 
de la Federación como Norma definitiva, entrará en vigor a los 60 días naturales después de su publicación.  
SEGUNDO.  El presente Proyecto de Nor ma Oficial Mexicana, una vez que sea publicada en el Diario Oficial 
de la Federación como Norma definitiva y entre en vigor, cancelará a la Norma Oficial Mexicana NOM -044-
SCFI -2008, Watthorímetros electromecánicos -Definiciones, características y métodos de  prueba, publicada en 
el Diario Oficial de la Federación el 13 de enero de 2009.  
Ciudad de México, a 18 de agosto de 2016. - El Director General de Normas y Presidente del Comité 
Consultivo Nacional de Normalización de la Secretaría de Economía, Alberto Uli ses Esteban Marina .- 
Rúbrica.