Martes 18 de septiembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)       SEGUNDA SECCION  
PODER EJECUTIVO  
SECRETARIA DE ECONOMIA  
RESPUESTA a los comentarios del Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY -NOM -005-SCFI -2015, Instrumentos de medición -Sistema para medición y despacho de 
gasolina y otros combustibles líquidos -Especifica ciones, métodos de prueba y de verificación, publicado el 6 de mayo de 2015.  
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos. - Secretaría de Economía.  
RESPUESTA A LOS COMENTARIOS DEL PROYECTO DE NORMA OFICIAL MEXICANA PROY -NOM -005-SCFI -2015, INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN -SISTEMA PARA 
MEDICIÓN Y DESPACHO DE GASOLINA Y OTROS COMBUSTIBLES LÍQUIDOS -ESPECIFICACIONES, MÉTODOS DE PRUEBA Y DE VERIFICACIÓN, PUBLICADO EL 6 DE MAYO 
DE 2015.  
ALBERTO ULISES ESTEBAN MARINA, Director General de No rmas y Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización de la Secretaría de Economía 
(CCONNSE), con fundamento en los artículos 34 fracciones II, XIII y XXXIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Fe deral; 3 fracción XI, 40 fracción IV , 47 
fracción III de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, 28 y 34 del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y 22 frac ciones I, IV, IX, 
X, XVI, XXI y XXV del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, publica las r espuestas a los comentarios recibidos al Proyecto de Norma Oficial Mexicana  
PROY -NOM -005-SCFI -2015, Instrumentos de medición -Sistema para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos -Especificaciones, métodos de 
prueba y de verificación, p ublicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de mayo de 2015.  
Empresas e Instituciones que presentaron comentarios durante el período de consulta pública:  
 AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES (ASA)  
 CANACO -CIUDAD DE MÉXICO  
 ESFERA DE SERVICIOS PRO FESIONALES INTERNACIONALES  
 ANCE, A.C.  
 METROLOGÍA APLICADA, S.A. DE C.V.  
 URESTSP -UNEGAS  
 ALCANCE DE METAS EMPRESARIALES DE MEDICIÓN, S.A. DE C.V.  
 UNIDAD DE VERIFICACIÓN ACREDITADA Y APROBADA UVIM 082  
 ING. JUAN JOSÉ MÁRQUEZ LIMÓN  
 CONCANACO  
 ONE XPO  
 PROFECO  
 AMEGAS, A.C . 
 CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA        (Segunda Sección)   DIARIO OFICIAL  Martes 18 de  septiembre de 2018   1 2 3 4 5 6 
Nombre  Capítulo  
No./Inciso 
No./Anexo  (ej. 
3.1) Tipo de 
comentario  TEXTO ORIGINAL Y COMENTARIOS 
(JUSTIFICACIÓN PARA EL CAMBIO)  CAMBIO PROPUESTO  RESOLUCIÓN CCONNSE  
      
AEROPUERTO S Y 
SERVICIOS 
AUXILIARES (ASA)  Título  Ge Instrumentos de medición -Sistema para medición 
y despacho de gasolina y otros combustibles 
líquidos -Especificaciones, métodos de prueba y 
de verificación.  
Comentarios:  
Los sistemas para medición para despacho de 
gasolina y otros combustibles líquidos que operan 
con gastos que exceden los 250 L/min no aplican a 
esta NOM ya que por las características de operación 
y despacho deben tomarse en cuenta otras 
especificaciones y métodos de prueba.  
 Norma Oficial Mexicana NOM -005-SCFI -
2017, “Instrumentos de medición -Sistema para 
medición y despacho de gasolina y otros 
combustibles líquidos con un gasto máximo de 
250 L/min - Especificaciones, métodos de prueba y 
de verificación” (Cancela a la NOM -005-SCFI -
2011)  AEROPUERTOS Y SER VICIOS AUXILIARES 
(ASA)  
Con fundamento en el artículo 47 fraccio nes I y 
II, así como el artículo 64 de la LFMN, de la Ley 
Federal sobre Metrología y Normalización 
(LFMN), el Comité Consultivo Nacional de 
Normalización de la Secretaría de Economía 
(CCONNSE)  analizó el comentario, realizó la 
revisión del objetivo y campo de aplicación 
mediante un Grupo de Trabajo, determinando 
que el Proyecto de Norma Oficial Mexicana 
aplica a Sistemas para medición y despacho de 
gasolina y otros combustibles líquidos con un 
gasto máximo de 250 Litros por minuto, por lo 
que también se modifica el Título del Proyecto 
de Norma Oficial Mexicana, ya que, dicha 
modificación se considera conveniente para la 
debida comprensión y alcance del Proyecto de 
Norma Oficial Mexicana, quedand o de la 
siguiente manera:  
Norma Oficial Mexicana NOM -005-SCFI -2017, 
“Instrumentos de medición - Sistema para 
medición y despacho de gasolina y otros 
combustibles líquidos con un gasto máximo de 
250 L/min - Especificaciones, métodos de 
prueba y de verificaci ón” (Cancela a la NOM -
005-SCFI -2011)  
CENTRO 
NACIONAL DE 
METROLOGÍA 
(CENAM)  Donde aplique  Ge Comentarios:  
Se sugiere modificar y estructurar el Proyecto de 
Norma Oficial Mexicana de acuerdo con lo 
establecido en la NMX -Z013 -SCFI -2015, en cuanto a 
las regla s ortográficas y gramaticales y demás reglas 
que establezca.   Donde aplique  CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA 
(CENAM)  
Con fundamento en los artículos 47 fracciones I 
y II, así como el 64 de la Ley Federal sobre 
Metrología y Normalización (LFMN) y 28 del 
Regla mento de la LFMN, este comentario fue 
analizado por el CCONNSE y decidió aceptar la 
propuesta y ordena la modificación de los 
incisos que apliquen.  
 
CANACO -CIUDAD 
DE MÉXICO; 
ESFERA DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  1. Objetivo y 
campo de 
aplicac ión Te 1. Objetivo y campo de aplicación  
Este proyecto de norma oficial mexicana 
establece las especificaciones, métodos de 
prueba y de verificación que de manera 
preventiva se aplican a los distintos sistemas 
para medición y despacho de gasolina y otros 
combustibles líquidos, que se comercializan y 
utilizan en transacciones comerciales dentro del 
territorio de los Estados Unidos Mexicanos.  1. Objetivo y campo de aplicación  
Este proyecto de norma oficial mexicana 
establece las características , especificaciones, 
métodos de prueba y de verificación que de 
manera preventiva se aplican  aplicables a los 
distintos sistemas para medición y despacho de 
gasolina y otros combustibles líquidos, que se 
comercializan y utilizan en transacciones 
comerciales  dentro del territorio de los Estados CANACO -CIUDAD DE MÉXICO; ESFERA DE 
SERVICIOS PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  
Con fund amento en el artículo 47 fraccio nes I y 
II, así como el artículo 64 de la LFMN, de la Ley 
Federal sobre Metrología y  Normalización 
(LFMN), el Comité Consultivo Nacional de 
Normalización de la Secretaría de Economía 
(CCONNSE) analizó el comentario, realizó la  Martes 18 de septiembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)       Comentarios:  
Los sistemas para medición que se utilizan para 
auto consumo están mencionados en el cuerpo del 
documento . (sic)  
Por otra parte esos sistemas para medición son 
verificados y ajustados por Unidades de Verificación 
a petición de parte, para control de mermas.  Unidos Mexicanos . 
 revisión del objetivo y campo de aplicación 
mediante un Grupo de Trabajo, determinando 
que el Proyecto de Norma O ficial Mexicana 
aplica a Sistemas para medición y despacho de 
gasolina y otros combustibles líquidos con un 
gasto máximo de 250 Litros por minuto, por lo 
que también se modifica el Título del Proyecto 
de Norma Oficial Mexicana, ya que, la adición 
de esta m ención se considera conveniente para 
la debida comprensión y alcance del Proyecto 
de Norma Oficial Mexicana y decidió aceptarlo 
de manera parcial, ya que se eliminó “que de 
manera preventiva se aplican”, sin embargo, no 
se aceptaron las adiciones propuesta s, debido 
a que no se consideran necesarias para la 
debida comprensión y alcance de este 
Proyecto de Norma Oficial Mexicana  para 
quedar como sigue:  
1. Objetivo y Campo de aplicación  
Esta Norma Oficial Mexicana establece las 
especificaciones, métodos de pr ueba y de 
verificación que se aplican a los distintos 
sistemas para medición y despacho de 
gasolina y otros combustibles líquidos con un 
gasto máximo de 250 L/min, que se 
comercializan y utilizan en transacciones 
comerciales dentro del territorio de los Es tados 
Unidos Mexicanos.  
 
ANCE, A.C.  2. Referencias  Ge 2. Referencias  
Para la correcta aplicación de este proyecto de 
norma oficial mexicana, se deben aplicar las 
siguientes normas oficiales mexicanas y normas 
mexicanas vigentes o las que las sustituyan:  
NOM-001-SCFI -1993 Aparatos electrónicos -
Aparatos electrónicos de uso doméstico alimentados 
por diferentes fuentes de energía eléctrica -Requisitos 
de seguridad y métodos de prueba para la 
aprobación de tipo, publicada en el Diario Oficial de 
la Federación el  13 de octubre de 1993.  
NOM -001-SEDE -2005  Instalaciones eléctricas -
Utilización, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 13 de marzo de 2006.  
NOM -008-SCFI -2002  Sistema General de 
Unidades de Medida, publicada en el Diario Oficial de 
la Federación  el 27 de noviembre de 2002.  
NOM -092-SEMARNAT -1995 Que regula la 
contaminación atmosférica y establece los requisitos, 
especificaciones y parámetros para la instalación de 
sistemas de recuperación de vapores de gasolina en 
estaciones de servicio y de autoc onsumo ubicadas 
en el Valle de México, publicada en el Diario Oficial 2. Referencias  
Para la correcta aplicación de este Proyecto 
de Norma Ofici al Mexicana, se deben aplicar las 
siguientes normas oficiales mexicanas y normas 
mexicanas vigentes o las que las sustituyan:  
(…) 
NOM -001-SEDE -2005 Instalaciones 
eléctricas -Utilización, publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 13 de marzo de 2006 . 
NOM -001-SEDE -2012 Instalaciones 
eléctricas -Utilización, publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 09 de noviembre del 2012.  
(…) 
NOM -092-SEMARNAT -1995  Que regula la 
contaminación atmosférica y establece los 
requisitos, especificaciones y parámetr os para la 
instalación de sistemas de recuperación de 
vapores de gasolina en estaciones de servicio y 
de autoconsumo ubicadas en el Valle de México, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 
de septiembre de 1995.  
NOM -093-SEMARNAT -1995  Que estab lece 
el método de prueba para determinar la eficiencia 
de laboratorio de los sistemas de recuperación de Con fund amento en el artículo 47 fraccio nes I y 
II, así como el artículo 64 de la LFMN  y artículo 
28, fracción III, artículo 30 fracción I del 
Reglamento de la LFMN y la Norma Mexicana 
NMX -Z-013-SCFI -2015, Guía para la 
estructuración y redacción de normas, la cual, 
en su inciso secundario 6.2.2 indica que los 
documentos normativos a los que se hace 
referencia deben ser vigentes.  El CCONNSE 
analizó el comentario y decidió aceptarlo 
parcialmente, asimismo, se adiciona 
“normativas” y se adecua el texto introductorio, 
para quedar como sigue:  
2. Referencias normativas  
Las siguientes Normas Oficiales 
Mexicanas, o las que les sustituyan, son 
indispensables para la aplicación de esta 
Norma:  
NOM -001-SCFI -1993 Aparatos 
electrónicos -Aparatos electrónicos de uso 
doméstico alimen tados por diferentes fuentes 
de energía eléctrica -Requisitos de seguridad y 
métodos de prueba para la aprobación de tipo, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación 
el 13 de octubre de 1993.        (Segunda Sección)   DIARIO OFICIAL  Martes 18 de  septiembre de 2018   de la Federación el 6 de septiembre de 1995.  
NOM -093-SEMARNAT -1995  Que establece el 
método de prueba para determinar la eficiencia de 
laboratorio de los sistemas de recuperación de 
vapor es de gasolina en estaciones de servicio y 
autoconsumo, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 6 de septiembre de 1995.  
NMX -Z-12/2-1987  Muestreo para la inspección 
por atributos -Parte 2: Métodos de muestreo, tablas y 
gráficas. Declaratoria de v igencia publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el día 28 de octubre 
de 1987.  
Comentarios:  
Debe hacerse referencia a la Norma Oficial 
Mexicana NOM -001-SEDE vigente.  
Párrafo I del Artículo 30 del Reglamento a la 
Ley Federal sobre Metrología y Normal ización.  
I. Redactar directamente el anteproyecto, 
para lo cual deberán tomar en consideración las 
normas oficiales mexicanas, las normas 
mexicanas y las internacionales vigentes.  
……………………………………..  
No se puede referir a una norma cancelada.  
La NOM -092-SEMAR NAT-1995, se canceló 
por carecer de fundamento jurídico.  
Dicha cancelación se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación el 26 de enero del 2012.  
……………………………………..  
No se puede referir a una norma cancelada.  
La NOM -093-SEMARNAT -1995, se canceló 
por establ ecer un método para probar la 
eficiencia de los equipos que regula la NOM -092-
SEMARNAT -1995.  
Dicha cancelación se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación 26 de Enero del 2012.  vapores de gasolina en estaciones de servicio y 
autoconsumo, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 6 de septiembre de 1995.  
(…) NOM -001-SEDE -2012  Instalaciones 
eléctricas -Utilización, publ icada en el Diario 
Oficial de la Federación el 29 de noviembre de 
2012.  
NOM -008-SCFI -2002  Sistema General de 
Unidades de Medida, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 27 de noviembre de 
2002.  
NMX -Z-12/2-1987  Muestreo para la 
inspección por atr ibutos -Parte 2: Métodos de 
muestreo, tablas y gráficas. Declaratoria de 
vigencia publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el día 28 de octubre de 1987.  
 
CANACO -CIUDAD 
DE MÉXICO; 
ESFERA DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  3. Definiciones  Ge 3. Definiciones  
Para efectos de este proyecto de norma oficial 
mexicana se establecen las siguientes definiciones:  
Comentarios:  
Para facilitar tanto la escritura como la lectura, por la 
constante repetición del nombre del instrumento de 
medición en todo el cuerpo del documento normativo.  3. Definiciones  
Para efectos de este proyecto de  esta norma 
oficial mexicana se establecen las siguientes 
definiciones, así como el término “Sistema para 
medición” hace referencia a “Sistema para 
medición y despacho de gasol ina y otros 
combustibles líquidos”:  
 CANACO -CIUDAD DE MÉXICO; ESFERA DE 
SERVICIOS PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  
Con fundamento en los artículos 47 fracciones I 
y II, así como el artículo 64 de la LFMN y el 
artículo 28, fracción III, artículo 30 fracción I y 
33 párrafo tercero del Reglamento de la LFMN 
y la Norma Mexicana NMX -Z-013-SCFI -2015, 
Guía para la estructuración y redacción de 
normas, la cual, en su inciso secundario 6.3.1 
indica que el Capítulo de Términos y 
definiciones es un elemento condicional q ue 
establece las definiciones necesarias para la 
comprensión de ciertos términos usados en la 
norma por lo que se modifica el título del 
capítulo a 3. Términos y Definiciones para 
mantener concordancia con la Norma Mexicana 
(NMX) referenciada, este comenta rio fue  Martes 18 de septiembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)       analizado por el CCONNSE y decidió rechazar 
la propuesta.  
 
CENTRO NACIONAL 
DE METROLOGÍA 
(CENAM)  3. Definiciones  Ed 3. Definiciones  
Para efectos de este proyecto de norma oficial 
mexicana se establecen las siguientes definiciones:  
Comentarios:  
Revisar redacción en la Norma Mexicana 
NMX -Z-013-SCFI -2015  3 Términos y definiciones  
Para efectos de esta Norma Oficial Mexicana se 
establecen los siguientes términos y definiciones:  
 CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA 
(CENAM)  
Con fundamento en los artículos 47 fr acciones I 
y II, así como el 64 de la Ley Federal sobre 
Metrología y Normalización (LFMN), este 
comentario fue analizado por el CCONNSE y 
decidió aceptar la propuesta, quedando de la 
siguiente manera:  
3 Términos y definiciones  
Para efectos de esta Norma Of icial Mexicana 
se establecen los siguientes términos y 
definiciones:  
CANACO -CIUDAD 
DE MÉXICO; 
ESFERA DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  3. Definiciones  Ge 3.1 Ajuste  
El conjunto de operaciones realizadas durante la 
verificación, por una autoridad competente o las 
unidades de verificación acreditadas y aprobadas, 
destinadas a acondicionar un instrumento de 
medición a un nivel de funcionamiento y exactitud de 
cero error o, de no ser ello posible, en el punto más 
próximo a cero dentro del error máximo  tolerado por 
este proyecto de norma oficial mexicana, mediante 
los mecanismos predispuestos para ello.  
Comentarios:  
Numeración  
El documento es tecnico donde no se puede 
legislar, para eso se cuenta con la LISTA de 
instrumentos de medición cuya verificació n inicial, 
periódica o extraordinaria es obligatoria, así como las 
reglas para efectuarla.  3.8 Ajuste  
Conjunto de operaciones realizadas 
destinadas a acondicionar un instrumento de 
medición a un nivel de funcionamiento y exactitud 
de cero error o, de no se r ello posible, en el punto 
más próximo a cero dentro del error máximo 
tolerado para el ajuste a cero, establecido por esta 
norma oficial mexicana, mediante los mecanismos 
predispuestos para ello.  CANACO -CIUDAD DE MÉXICO; ESFERA DE 
SERVICIOS PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  
Con fundamento en los artículos 47 fracciones I 
y II, así como el artículo 64 de la LFMN, 
asimismo el artículo 28, fracción III  y artícu lo 33 
del Reglamento de la LFMN , el CCONNSE, 
analizó el comentario, realizó la revisión de la 
definición  y de acuerdo con la Norma Mexicana 
NMX -Z-013-SCFI -2015, Guía para la 
estructuración y redacción de normas, la cual, 
en su inciso secundario 6.3.1; decidió aceptar 
parcialmente la propuesta ya que só lo se 
elimina “del error” para quedar de la siguiente 
manera: 
3.1 ajuste  
conjunto de operaciones realizadas durante la 
verificación, por una autoridad competente o 
las unidades de verificación acreditadas y 
aprobadas, destinadas a acondicionar un 
instrumento de medición a un nivel de 
funcionamiento y exactitud d e cero error o, de 
no ser ello posible, en el punto más próximo a 
cero dentro del error máximo tolerado para el 
ajuste a cero por esta Norma Oficial Mexicana, 
mediante los mecanismos predispuestos para 
ello 
CANACO -CIUDAD 
DE MÉXICO; 
ESFERA DE 
SERVICIOS 
PRO FESIONALES 
INTERNACIONALES  3. Definiciones  Te 3.2 Dispositivos de ajuste  
Elementos mecánicos o electrónicos, 
incorporados al elemento primario de medición, 
para desplazar sus errores dentro de los errores 
máximos tolerados  
Comentarios:  
Ver 
3.8.1 Disco de a juste  
3.8.3 Dispositivo de ajuste electrónico  3.2 Dispositivos de ajuste  
Elementos mecánicos o electrónicos, 
incorporados al elemento primario de medición, 
para desplazar sus errores dentro de los errores 
máximos tolerados  
 CANACO -CIUDAD DE MÉXICO; ESFERA DE 
SERVICIOS PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  
Con fundamento en el artículo 28, fracción III  y 
artículo 33 párrafo tercero  del Reglamento de la 
LFMN y el artículo 41 fracción IX de la LFMN, 
el CCONNSE, analizó el comentario, realizó la 
revisión de la definici ón y de acuerdo con la 
Norma Mexicana NMX -Z-013-SCFI -2015, Guía 
para la estructuración y redacción de normas, 
la cual, en su inciso secundario 6.3.1: decidió 
no aceptar el comentario ya que este inciso 
tiene como fin limitar a un solo tipo de 
dispositivo d e ajuste: o mecánico o electrónico, 
dado que el dispositivo de ajuste electrónico 
puede no estar incorporado al elemento       (Segunda Sección)   DIARIO OFICIAL  Martes 18 de  septiembre de 2018   primario de medición, para quedar de la 
siguiente manera:  
 
     3.2 Dispositivos de ajuste  
elementos mecánicos o electrónicos, 
incorpo rados al sistema para medición, para 
ajustar el volumen de despacho dentro de los 
errores máximos tolerados  
CENTRO NACIONAL 
DE METROLOGÍA  
(CENAM)   3. Definiciones  Te 3.2 Dispositivos de ajuste  
Elementos mecánicos o electrónicos, 
incorporados al elemento p rimario de medición, 
para desplazar sus errores dentro de los errores 
máximos tolerados  
Comentarios:  
 3.2 Dispositivos de ajuste  
elementos mecánicos o electrónicos, 
incorporados al sistema para medición, para 
ajustar el volumen de despacho dentro de los 
errores máximos tolerados  CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA  
(CENAM)  
Con fundamento en los artículos 47 fracciones I 
y II, así como el 64 de la Ley Federal sobre 
Metrología y Normalización (LFMN), este 
comentario fue analizado por el CCONNSE y 
decidió aceptar la propuesta, quedando de la 
siguiente manera:  
3.2 Dispositivos de ajuste  
elementos mecánicos o electrónicos, 
incorporados al sistema para medición, para 
ajustar el volumen de despacho dentro de los 
errores máximos tolerados  
CANACO -CIUDAD 
DE MÉXICO; 
ESFERA D E 
SERVICIOS 
PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  3. Definiciones  Te 3.3 Aprobación de modelo o prototipo  
Procedimiento por el cual se asegura que un 
sistema para medición y despacho de gasolina y 
otros combustibles líquidos satisface las 
características metrológi cas, especificaciones 
técnicas y de seguridad.  
Comentarios:  
Numeración  
Agregar, como informativo complementario  
 3.2 Aprobación de modelo o prototipo (ver  imagen 
2) 
Procedimiento por el cual se asegura que un 
sistema para medición y despacho de gasolina y  
otros combustibles líquidos satisface las 
características metrológicas, especificaciones 
técnicas y de seguridad.  
 CANACO -CIUDAD DE MÉXICO; ESFERA DE 
SERVICIOS PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  
Con fundamento en los artículos 11, 41 fracción 
IX, así como el 6 4 de la, el 28 fracción III y 33 
párrafo tercero del Reglamento de la LFMN, 
este comentario fue analizado por el 
CCONNSE y decidió no aceptar el comentario 
ya que de acuerdo con la Norma Mexicana 
NMX -Z-013-SCFI -2015, só lo se incluirán 
fotografías cuando no  se puedan hacer uso de 
dibujos lineales,  lo cual sería un inconveniente 
para la debida comprensión y alcance de la 
norma.  
Se modifica la definición de la aprobación del 
modelo o prototipo para mantener una 
concordancia con lo que establece la Lista de 
instrumentos de medición cuya verificación 
inicial, periódica o extraordinaria es obligatoria, 
así como las normas aplicables para efectuarla 
publicada el 18 de abril de 2016 se niega la 
petición de incluir imágenes.  
CENTRO NACIONAL 
DE METROLOGÍA  
(CENAM)   3. Definiciones  Te 3.3 Aprobación de modelo o prototipo  
Procedimiento por el cual se asegura que un sistema 
para medición y despacho de gasolina y otros 
combustibles líquidos satisface las características 
metrológicas, especificaciones técnicas y de 
segurida d. 
Comentarios:  
Se sugiere modificar la definición de acuerdo 3.3 Aprobación del modelo o prototipo  
validación de la autoridad correspondiente 
respecto de un diseño de producto presentado por 
el desarrollador con base en las especificaciones 
de la (s) norma (s) aplicable (s)  Con fundamento en los artículos 47 fracciones I 
y II, así como el 64 de la Ley Federal sobre 
Metrología y Normalización (LFMN), este 
comentario fue analizado por el CCONNSE y 
decidió acepta r la propuesta, quedando de la 
siguiente manera:  
3.3 Aprobación del modelo o prototipo  
validación de la autoridad correspondiente 
respecto de un diseño de producto presentado  Martes 18 de septiembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)       con la lista de instrumentos de abril de 2016.  por el desarrollador con base en las 
especificaciones de la (s) norma (s) aplicab le (s)  
 
CANACO -CIUDAD 
DE MÉXICO; 
ESFERA DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  3. Definiciones  Ge  
Comentarios:  
Numeración  
Agregar, como informativo complementario  3.3 Certificación de producto sujeto a Norma 
Oficial Mexicana (ver imagen 3)  
Procedimie nto mediante el cual se asegura que un 
software determinado o un sistema para medición 
satisfacen las especificaciones establecidas en las 
Normas Oficiales Mexicanas.  
 CANACO -CIUDAD DE MÉXICO; ESFERA DE 
SERVICIOS PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  
Con fundament o en los artículos 41 fracción IX, 
así como el 64 de la LFMN y el 28 fracción III y 
33 párrafo tercero del Reglamento de la LFMN, 
este comentario fue analizado por el 
CCONNSE y decidió rechazar la propuesta, 
debido a que no se deben incluir imágenes ya 
que de acuerdo con la Norma Mexicana NMX -
Z-013-SCFI -2015, só lo se incluirán  fotografías 
cuando no se pueda  hacer uso de dibujos 
lineales, lo cual sería un inconveniente para la 
debida comprensión y alcance de la norma, en 
adición el término Certificación se e ncuentra 
Definido en la LFMN.  
CANACO -CIUDAD 
DE MÉXICO; 
ESFERA DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  3. Definiciones  Ge 3.4 Suma de comprobación  
Cadena de 32 caracteres en formato 
hexadecimal, resultante del algoritmo de 
reducción criptográfica MD5 a 128 bits y que 
sirve para comprobar la autenticidad del 
programa de cómputo con que operan los 
sistemas para medición y despacho de gasolina 
y otros combustibles líquidos.  
Comentarios:  
Definiciones informáticas y agregando conceptos 
puntuales  
 3.4 Suma de comprobación (ver imagen 4)  
Una suma de verificación o checksum es una 
forma de control de redundancia, una medida muy 
simple para proteger la integridad de datos. El 
proceso consiste en sumar cada uno de los 
componentes básicos de un sistema 
(generalmente  cada byte) y almacenar el valor del 
resultado.  
En UNIX hay una herramienta llamada cksum que 
genera un CRC -32 (Verificación por redundacia 
ciclica) y un checksum para un archivo 
determinado dado como parámetro, además es 
utilizado en dispositivos de almac enamiento para 
detectar cambios de los datos.  
3.4.1 MD5 (ver imagen 5)  
En criptografía, MD5 (abreviatura de Message -
Digest Algorithm 5, Algoritmo de Resumen del 
Mensaje 5) es un algoritmo de reducción 
criptográfico de 128 bits ampliamente usado.  
La codific ación del MD5 de 128 bits es 
representada típicamente como un número de 32 
dígitos hexadecimal. Y que sirve para comprobar 
la legitimidad del programa de cómputo.  
3.4.2 SHA -1 (ver imagen 6)  
En criptografía, SHA -1 (abreviatura de Secure 
Hash Algorithm 1) Al goritmo que produce una 
salida resumen de 160 bits (20 bytes) de un 
mensaje que puede tener un tamaño máximo de 
264 bits, usado por la Agencia de Seguridad 
Nacional de los Estados Unidos y publicadas por 
el National Institute of Standards and Technology CANACO -CIUDAD DE MÉXICO; ESFERA DE 
SERVICIOS PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  
Con fundamento en los artículos 41 fracción IX, 
47 fracciones I y II, así como el 64 de la LFMN 
y el 28 frac ción III y 33 párrafo tercero del 
Reglamento de la LFMN, este comentario fue 
analizado por el CCONNSE y decidió rechazar 
propuesta, debido a que no se deben incluir 
imágenes ya que de acuerdo con la Norma 
Mexicana NMX -Z-013-SCFI -2015, só lo se 
incluirán fot ografías cuando no se pueda hacer 
uso de dibujos lineales, lo cual sería un 
inconveniente para la debida comprensión y 
alcance de la norma, asimismo el alcance 
criptográfico del algoritmo MD5, es suficiente.  
       (Segunda Sección)   DIARIO OFICIAL  Martes 18 de  septiembre de 2018   (NIST). Y que sirve para comprobar la legitimidad 
del programa de cómputo.  
 
CENTRO  NACIONAL 
DE METROLOGÍA  
(CENAM)  3. Defi niciones  Te 3.4 Suma de comprobación  
Cadena de 32 caracteres en formato 
hexadecimal, resultante del algoritmo de 
reducción criptográfica MD5 a 128 bits y que 
sirve para comprobar la autenticidad del 
programa de cómputo con que operan los 
sistemas para medi ción y despacho de gasolina 
y otros combustibles líquidos.  
Comentarios:  
Se sugiere eliminar “a 128 bits” ya que, el 
método criptográfico MD5 únicamente es de 128 
bits, y resulta redundante mencionarlo.  3.4 Suma de comprobación  
cadena de 32 caracteres en f ormato hexadecimal, 
resultante del algoritmo de reducción criptográfica 
MD5 y que sirve para comprobar la autenticidad 
del programa de cómputo con que operan los 
sistemas para medición y despacho de gasolina y 
otros combustibles líquidos  CENTRO NACIONAL DE  METROLOGÍA  
(CENAM)  
Con fundamento en los artículos 47 fracciones I 
y II, así como el 64 de la Ley Federal sobre 
Metrología y Normalización (LFMN), este 
comentario fue analizado por el CCONNSE y 
decidió aceptar la propuesta, quedando de la 
siguiente manera : 
3.4 Suma de comprobación  
cadena de 32 caracteres en formato 
hexadecimal, resultante del algoritmo de 
reducción criptográfica MD5 y que sirve para 
comprobar la autenticidad del programa de 
cómputo con que operan los sistemas para 
medición y despacho de ga solina y otros 
combustibles líquidos  
CANACO -CIUDAD 
DE MÉXICO; 
ESFERA DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  3. Definiciones  Ge 3.5 Gasto volumétrico  
Magnitud correspondiente al fenómeno de flujo, 
cuyas unidades se expresan en términos de volumen 
por u nidad de tiempo.  
Comentarios:  
Cumplimiento a la NOM -008-SCFI -2002 “Sistema 
General de Unidades”  
 3.5 Gasto volumétrico (ver imagen 7)  
Volumen de materia el cual atraviesa una 
superficie determinada por el tiempo.  
La unidad en el SI es; metro cúbico por seg undo  
El símbolo de la unidad SI es; m3/s  
Magnitud; gasto volumétrico o flujo volumétrico  
Símbolo; “qv”  CANACO -CIUDAD DE MÉXICO; ESFERA DE 
SERVICIOS PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  
Con fundamento en los artículos 41 fracción IX, 
así como el 64 de la LFMN y el  28 fracción III y 
33 párrafo tercero del Reglamento de la LFMN, 
este comentario fue analizado por el 
CCONNSE y decidió rechazar la propuesta, 
debido a que no se deben incluir imágenes ya 
que de acuerdo con la Norma Mexicana NMX -
Z-013-SCFI -2015, só lo se in cluirán  fotografías 
cuando no se pueda  hacer uso de dibujos 
lineales, así como el cambio de concepto para 
esta definición, lo cual sería un inconveniente 
para la debida comprensión y alcance de la 
norma, sin embargo se modifica, sustituyendo 
la palabra flu jo por gasto.  
CENTRO NACIONAL 
DE METROLOGÍA  
(CENAM)  3. Definiciones  Te 3.5 Gasto volumétrico  
Magnitud correspondiente al fenómeno de flujo, 
cuyas unidades se expresan en términos de volumen 
por unidad de tiempo.  
Comentarios:  
Se recomienda sustituir “flujo ” por “gasto” para 
un mejor entendimiento  3.5 Gasto volumétrico  
Magnitud correspondiente al fenómeno de gasto, 
cuyas unidades se expresan en términos de 
volumen por unidad de tiempo.  CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA 
(CENAM)  
Con fundam ento en los artículos 47  fraccio nes I 
y II, así como en el 64 de la LFMN, este 
comentario fue analizado por el CCONNSE y 
decidió aceptar la propuesta, para quedar de la 
siguiente manera:  
3.5 Gasto volumétrico  
magnitud correspondiente al fenómeno de 
gasto, cuyas unidades se expres an en términos 
de volumen por unidad de tiempo  
CANACO -CIUDAD 
DE MÉXICO; 
ESFERA DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  3. Definiciones  Ge 3.6 Disco de ajuste  
Dispositivo que forma parte del elemento primario de 
medición cuya función es ajustar mecánica mente el 
volumen de despacho.  
Comentarios:  
Numeración  
 3.8.1  Disco de ajuste (ver imagen 9)  
Dispositivo que forma parte del elemento 
primario de medición cuya función es ajustar 
mecánicamente el volumen de despacho.  
 CANACO -CIUDAD DE MÉXICO; ESFERA DE 
SERV ICIOS PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  
Con fundamento en los artículos 41 fracción IX, 
así como el 64 de LFMN y el 28 fracción III y 33 
párrafo tercero del Reglamento de la LFMN, 
este comentario fue analizado por el 
CCONNSE y decidió rechazar la propuesta, 
debido a que, no se deben incluir imágenes ya 
que de acuerdo con la Norma Mexicana NMX -
Z-013-SCFI -2015, só lo se incluirán fotografías  Martes 18 de septiembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)       cuando no se puedan hacer uso de dibujos 
lineales, lo cual sería un inconveniente para la 
debida comprensión y alcance de la  norma.  
 
CANACO -CIUDAD 
DE MÉXICO; 
ESFERA DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  3. Definiciones  Ge 3.7 Pulsador  
Dispositivo electrónico, acoplado al eje del 
elemento primario de medición, que convierte el 
movimiento mecánico en pulsos eléctricos.  
Come ntarios:  
Numeración  
Algunos se acoplan y el principio de funcionamiento 
es por medio de magnetismo y otros por medios 
mecanicos a base de engranes y ejes  
 3.17 Transductor (ver imagen 20)  
Dispositivo electrónico, acoplado al elemento 
primario de medición, que convierte el movimiento 
mecánico en pulsos eléctricos.  CANACO -CIUDAD DE MÉXICO; ESFERA DE 
SERVICIOS PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  
Con fundamento en los artículos 41 fracción IX, 
así como el 64 de la LFMN y el 28 fracción III y 
33 párrafo tercero del Re glamento de la LFMN, 
este comentario fue analizado por el 
CCONNSE y decidió rechazar la propuesta, 
debido a que no se deben incluir imágenes ya 
que de acuerdo con la Norma Mexicana NMX -
Z-013-SCFI -2015, só lo se incluirán  fotografías 
cuando no se pueda  hacer  uso de dibujos 
lineales, así como el cambio de concepto para 
esta definición, lo cual sería un inconveniente 
para la debida comprensión y alcance de la 
norma.  
CANACO -CIUDAD 
DE MÉXICO; 
ESFERA DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  3. Definiciones  Ge 3.8.1 Dispositivo computador  
Conjunto de piezas o elementos del sistema 
para medición y despacho de gasolina y otros 
combustibles líquidos que procesan e indican, a 
través de una carátula indicadora, el volumen de 
combustible líquido despachado, el importe de la 
venta de cada operación, así como el precio por litro.  
Comentarios:  
Numeración  
Y la palabra indican por muestran  
 3.8.1 9 Dispositivo computador (ver imagen 12)  
Conjunto de piezas o elementos del sistema 
para medición y despacho de gasolina y otros 
combustibles líquidos que procesan e indican,  que 
procesan y muestran, a través de una carátula 
indicadora, el volumen de combustible líquido 
despachado, el importe de la venta de cada 
operación, así como el precio por litro.  
 CANACO -CIUDAD DE MÉXICO; ESFER A DE 
SERVICIOS PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  
Con fundamento en los artículos 41 fracción IX, 
así como el 64 de la LFMN y el 28 fracción III y 
33 párrafo tercero del Reglamento de la LFMN, 
este comentario fue analizado por el 
CCONNSE y decidió rechazar la p ropuesta, 
debido a que no se deben incluir imágenes ya 
que de acuerdo con la Norma Mexicana NMX -
Z-013-SCFI -2015, só lo se incluirán fotografías 
cuando no se pueda hacer uso de dibujos 
lineales, así como el cambio de concepto para 
esta definición, lo cual se ría un inconveniente 
para la debida comprensión y alcance de la 
norma.  
CANACO -CIUDAD 
DE MÉXICO; 
ESFERA DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  3. Definiciones  Ge 3.8.2 Dispositivo contador  
Conjunto de piezas o elementos del sistema para 
medición y desp acho de gasolina y otros 
combustibles líquidos que procesan e indican, a 
través de una carátula indicadora, el volumen de 
combustible líquido despachado.  
Comentarios:  
Numeración  
Y la palabra indican por muestran  
 3.8.2 10 Dispositivo contador (ver imagen 1 3) 
Conjunto de piezas o elementos del sistema 
para medición y despacho de gasolina y otros 
combustibles líquidos que procesan e indican  y 
muestran, a través de una carátula indicadora, el 
volumen de combustible líquido despachado.  
 CANACO -CIUDAD DE MÉXICO;  ESFERA DE 
SERVICIOS PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  
Con fundamento en los artículos 41 fracción IX, 
así como el 64 de la LFMN y el 28 fracción III y 
33 párrafo tercero del Reglamento de la LFMN, 
este comentario fue analizado por el 
CCONNSE y decidió rechaza r la propuesta, 
debido a que no se deben incluir imágenes ya 
que de acuerdo con la Norma Mexicana NMX -
Z-013-SCFI -2015, só lo se incluirán fotografías 
cuando no se pueda hacer uso de dibujos 
lineales, así como el cambio de concepto para       (Segunda Sección)   DIARIO OFICIAL  Martes 18 de  septiembre de 2018   esta definición, lo c ual sería un inconveniente 
para la debida comprensión y alcance de la 
norma.  
 
CANACO -CIUDAD 
DE MÉXICO; 
ESFERA DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  3. Definiciones  Ge 3.9 Interfaz de comunicación  
Puerto que permite el intercambio de información, 
entre el sistema de medición y despacho de gasolina 
y otros combustibles líquidos, y algún otro sistema de 
comunicación  
Comentarios:  
Numeración  3.25 Interfaz de comunicación (ver imagen 34)  
Puerto que permite el intercambio de 
información, entre el sistema par a medición, y 
algún otro sistema de comunicación.  CANACO -CIUDAD DE MÉXICO; ESFERA DE 
SERVICIOS PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  
Con fundamento en los artículos 41 fracción IX, 
así como el 64 de la LFMN y el 28 fracción III y 
33 párrafo tercero del Reglamento de la LFMN, 
este comentario fue analizado por el 
CCONNSE y decidió rechazar la propuesta, 
debido a que no se deben incluir imágenes ya 
que de acuerdo con la Norma Mexicana NMX -
Z-013-SCFI -2015, só lo se incluirán fotografías 
cuando no se pueda hacer uso de d ibujos 
lineales, así como el cambio de concepto para 
esta definición, lo cual sería un inconveniente 
para la debida comprensión y alcance de la 
norma, sin embargo se modifica, sustituyendo 
la preposición “de” por “para” con la finalidad de 
tener concordanc ia en todo el documento y 
título de la NOM.  
CENTRO NACIONAL 
DE METROLOGÍA 
(CENAM)  3. Definiciones  Te 3.9 Interfaz de comunicación  
Puerto que permite el intercambio de información, 
entre el sistema de medición y despacho de gasolina 
y otros combustibles lí quidos, y algún otro sistema de 
comunicación  
Comentarios:  
Se sugiere cambiar el primer “de” por “para”  3.9 Interfaz de comunicación  
puerto que permite el intercambio de información, 
entre el sistema para medición y despacho de 
gasolina y otros combustibles  líquidos, y algún 
otro sistema de comunicación  CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA 
(CENAM)  
Con fundam ento en los artículos 47 fraccio nes I 
y II, así como el 64 de la LFMN, este 
comentario fue analizado por el CCONNSE y 
decidió aceptar la propuesta, quedando de  la 
siguiente manera:  
3.9 Interfaz de comunicación  
puerto que permite el intercambio de 
información, entre el sistema para medición y 
despacho de gasolina y otros combustibles 
líquidos, y algún otro sistema de comunicación  
CANACO -CIUDAD 
DE MÉXICO; 
ESFERA DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  3. Definiciones  Ge 3.10 Error máximo tolerado  
Valores extremos de un error tolerado por las 
especificaciones, reglamentos y otros relativos a un 
instrumento de medición determinado.  
Comentarios:  
Numeración  3.6 Err or máximo tolerado (ver imagen 8)  
Valores extremos de un error tolerado por las 
especificaciones, reglamentos y otros relativos a 
un instrumento de medición determinado.  CANACO -CIUDAD DE MÉXICO; ESFERA DE 
SERVICIOS PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  
Con fundame nto en los artículos 41 fracción IX, 
así como el 64 de la LFMN y el 28 fracción III y 
33 párrafo tercero del Reglamento de la LFMN, 
este comentario fue analizado por el 
CCONNSE y decidió rechazar la propuesta, 
debido a que no se deben incluir imágenes ya 
que de acuerdo con la Norma Mexicana NMX -
Z-013-SCFI -2015, só lo se incluirán fotografías 
cuando no se pueda hacer uso de dibujos 
lineales lo cual sería un inconveniente para la 
debida comprensión y alcance de la norma.  
CENTRO NACIONAL 
DE METROLOGÍA 
(CENAM)  3. Definiciones  Te 3.10 Error máximo tolerado  
Valores extremos de un error tolerado por las 
especificaciones, reglamentos y otros relativos a un 
instrumento de medición determinado.  
Comentarios:  
Se sugiere incluir las siglas EMT, para una mejor 
comprensión .  3.10 Error máximo tolerado (EMT)  
valores extremos de un error tolerado por las 
especificaciones, reglamentos y otros relativos a 
un instrumento de medición determinado  CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA 
(CENAM)  
Con fundam ento en los artículos 47 fraccio nes I 
y II, así como el 64 de la LFMN, este 
comentario fue analizado por el CCONNSE y 
decidió aceptar la propuesta, quedando de la 
siguiente manera:   Martes 18 de septiembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)       3.10 Error máximo tolerado (EMT)  
valores extremos de un error tolerado por las 
especificaciones, reglamentos y o tros relativos 
a un instrumento de medición determinado  
 
CANACO -CIUDAD 
DE MÉXICO; 
ESFERA DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  3. Definiciones  Ge 3.11 Interruptor de acceso al modo de ajuste  
Dispositivo eléctrico que permite ingresar al 
modo de ajust e electrónico del sistema de medición y 
despacho de gasolina y otros combustibles líquidos.  
Comentarios:  
Numeración  
 3.8.2 Interruptor de acceso al modo de ajuste (ver 
imagen 10)  
Dispositivo eléctrico que permite ingresar al modo 
de ajuste electrónico del sistema para medición y 
despacho de gasolina y otros combustibles 
líquidos . CANACO -CIUDAD DE MÉXICO; ESFERA DE 
SERVICIOS PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  
Con fundamento en los artículos 41 fracción IX, 
47 fracciones I y II, así como el 64 de la LFMN 
y el 28 f racción III y 33 párrafo tercero del 
Reglamento de la LFMN, este comentario fue 
analizado por el CCONNSE y decidió aceptar 
parcialmente la propuesta, debido a que, no se 
deben incluir imágenes ya que de acuerdo con 
la Norma Mexicana NMX -Z-013-SCFI -2015, 
sólo se incluirán  fotografías cuando no se 
pueda  hacer uso de dibujos lineales, así como 
el cambio de concepto para esta definición, lo 
cual sería un inconveniente para la debida 
comprensión y alcance de la norma, sin 
embargo, el cambio de  preposición “de” por 
“para” se acepta, con la finalidad de tener 
concordancia en todo el documento y título del 
Proyecto de Norma Of icial Mexicana, por lo que 
quedó  de la siguiente manera:  
3.11 Interruptor de acceso al modo de 
ajuste  
dispositivo eléctrico que permite ingre sar al 
modo de ajuste electrónico del sistema para 
medición y despacho de gasolina y otros 
combustibles líquidos  
CANACO -CIUDAD 
DE MÉXICO; 
ESFERA DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  3. Definiciones  Ge 3.12 Dispositivo de ajuste electrónico  
Dispositi vo electrónico que permite ajustar 
electrónicamente el volumen de despacho de 
combustible, ya que el ajuste se realiza por medio de 
acceso o código de programación electrónico.  
Numeración  
Relación a la forma de operación  
 3.8.3 Dispositivo de ajuste electr ónico (ver  
imagen 11)  
Dispositivo electrónico que permite ajustar por 
medio del código de acceso (calibración) el 
volumen de despacho de combustible , ya que el 
ajuste se realiza por medio de acceso o código de 
programación electrónico . CANACO -CIUDAD DE MÉ XICO; ESFERA DE 
SERVICIOS PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  
Con fundamento en los artículos 41 fracción IX, 
así como el 64 de la LFMN y el 28 fracción III y 
33 párrafo tercero del Reglamento de la LFMN, 
este comentario fue analizado por el 
CCONNSE y decidió re chazar la propuesta, 
debido a que no se deben incluir imágenes ya 
que de acuerdo con la Norma Mexicana NMX -
Z-013-SCFI -2015, só lo se incluirán  fotografías 
cuando no se pueda  hacer uso de dibujos 
lineales, así como el cambio de concepto para 
esta definición,  lo cual sería un inconveniente 
para la debida comprensión y alcance de la 
norma.  
CANACO -CIUDAD 
DE MÉXICO; 
ESFERA DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  3. Definiciones  Ge 3.13 Selector de despacho por volumen o 
importe de la venta  
Teclado que preesta blece el despacho de 
combustible, en términos de volumen o monto en 
dinero, que solicita el consumidor.  
Comentarios:  
Numeración  3.11 Selector de despacho por volumen o importe 
de la venta (ver imagen 14)  
Teclado que preestablece el despacho de 
combustible,  en términos de volumen o monto en 
dinero, que solicita el consumidor.  CANACO -CIUDAD DE MÉXICO; ESFERA DE 
SERVICIOS PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  
Con fundamento en los artículos 41 fracción IX, 
así como el 64 de la LFMN y el 28 fracción III y 
33 párrafo te rcero del Reglamento de la LFMN, 
este comentario fue analizado por el 
CCONNSE y decidió rechazar la propuesta, 
debido a que no se deben incluir imágenes ya       (Segunda Sección)   DIARIO OFICIAL  Martes 18 de  septiembre de 2018   que de acuerdo con la Norma Mexicana NMX -
Z-013-SCFI -2015, só lo se incluirán fotografías 
cuando no se  pueda hacer uso de dibujos 
lineales, lo cual sería un inconveniente para la 
debida comprensión y alcance de la norma.  
 
CANACO -CIUDAD 
DE MÉXICO; 
ESFERA DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  3. Definiciones  Ge 3.14 Mecanismo sincronizador del interrup tor 
con el dispositivo computador  
Elemento electromecánico que está diseñado de 
tal forma que al terminar una operación de despacho 
y medición no se pueda realizar otra, a menos que se 
ponga en ceros la lectura del dispositivo contador o 
computador.  
Coment arios:  
Numeración  
Relación a la forma de operación  
 3.12 Mecanismo sincronizador del interruptor con 
el dispositivo computador  
Función programada del programa informático 
(software), de tal forma que al terminar una 
operación de despacho y medición no se p ueda 
realizar otra, a menos que se ponga en ceros la 
lectura del dispositivo contador o computador.  CANACO -CIUDAD DE MÉXICO; ESFERA DE 
SERVICIOS PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  
Con fundamento en los artículos 41 fracción IX, 
así como el 64 de la LFMN y el 28  fracción III y 
33 párrafo tercero del Reglamento de la LFMN, 
este comentario fue analizado por el 
CCONNSE y decidió rechazar la propuesta, 
debido a que no se deben incluir imágenes ya 
que de acuerdo con la Norma Mexicana NMX -
Z-013-SCFI -2015, só lo se inclu irán fotografías 
cuando no se pueda hacer uso de dibujos 
lineales, así como el cambio de concepto no es 
el adecuado, los dispositivos para realizar la 
sincronización son electromecánicos, por lo 
que, sería un inconveniente para la debida 
comprensión y alca nce de la norma.  
CANACO -CIUDAD 
DE MÉXICO; 
ESFERA DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  3. Definiciones  Ge 3.15 Procuraduría  
Procuraduría Federal del Consumidor.  
Comentarios:  
El documento es tecnico donde no se puede legislar, 
para eso se cuenta con l a LISTA de instrumentos de 
medición cuya verificación inicial, periódica o 
extraordinaria es obligatoria, así como las reglas para 
efectuarla.  ELIMINAR  CANACO -CIUDAD DE MÉXICO; ESFERA DE 
SERVICIOS PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  
Con fundamento en los artícul os 28, fracción III, 
30 fracción I y 33 párrafo tercero  del 
Reglamento de la LFMN y la Norma Mexicana 
NMX -Z-013-SCFI -2015, Guía para la 
estructuración y redacción de normas, la cual, 
en su inciso secundario 6.3.1 indica que el 
Capítulo de Términos y defini ciones es un 
elemento condicional que establece las 
definiciones necesarias para la comprensión de 
ciertos términos usados en la norma, este 
comentario fue analizado por el CCONNSE y 
decidió rechazar la propuesta.  
CANACO -CIUDAD 
DE MÉXICO; 
ESFERA DE 
SERVIC IOS 
PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  3. Definiciones  Ge 3.16 Selector de gasto volumétrico  
Dispositivo de la válvula de descarga que fija un 
gasto de descarga máximo, medio o mínimo.  
Comentarios:  
Numeración  
Relación a la forma de operación  
 3.21.3 Selector de  gasto volumétrico (ver  imagen 
27) 
Dispositivo de la válvula de descarga que fija un 
gasto volumétrico a trasegar ya sea máximo, 
medio o mínimo.  CANACO -CIUDAD DE MÉXICO; ESFERA DE 
SERVICIOS PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  
Con fundamento en los artículos 41 fracción IX, 
así como el 64 de la LFMN y el 28 fracción III y 
33 párrafo tercero del Reglamento de la LFMN, 
este comentario fue analizado por el 
CCONNSE y decidió rechazar la propuesta, 
debido a que no se deben incluir  imágenes ya 
que de acuerdo con  la Nor ma Mexicana NMX -
Z-013-SCFI -2015, só lo se incluirán fotografías  Martes 18 de septiembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)       cuando no se pueda hacer uso de dibujos 
lineales, así como el mal uso del término 
trasegar, para la debida comprensión y alcance 
de la norma.  
 
CANACO -CIUDAD 
DE MÉXICO; 
ESFERA DE 
SERVICIOS 
PROF ESIONALES 
INTERNACIONALES  3. Definiciones  Ge 3.17 Sistema para medición y despacho de 
gasolina y otros combustibles líquidos  
Sistema para medir y despachar, en forma 
automática el volumen de combustible líquido. Este 
sistema consta de, al menos, un element o primario 
medición, un mecanismo que traduce el resultado de 
la medición en un importe a pagar en moneda 
nacional de acuerdo a un precio autorizado y 
dispositivos adicionales. Tanto el instrumento de 
medición como, los mecanismos de traducción 
pueden esta r conformados de partes mecánicas, 
eléctricas, electrónicas, informáticas (programas de 
cómputo) y de cualquier otra índole  
Comentarios:  
Numeración  
Relación a la forma de operación  3.1 Sistema para medición y despacho de 
gasolina y otros combustibles líqui dos (ver imagen 
1) 
Sistema para medir y despachar, en forma 
automática el volumen de combustible líquido. 
Este sistema consta de, al menos, un elemento 
primario de medición, un mecanismo transductor y 
un dispositivo computador que muestre el 
resultado de l a medición en un importe a pagar en 
moneda nacional o un dispositivo contador que 
muestre el resultado de la medición en volumen 
despachado y dispositivos adicionales. Tanto el 
elemento primario de medición como, el 
mecanismo de transducción pueden estar 
conformados de partes mecánicas, eléctricas, 
electrónicas, informáticas (programas de cómputo) 
y de cualquier otra índole.  CANACO -CIUDAD DE MÉXICO; ESFERA DE 
SERVICIOS PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  
Con fundamento en los artículos 41 fracción IX, 
así como el  64 de la LFMN y el 28 fracción III y 
33 párrafo tercero del Reglamento de la LFMN, 
este comentario fue analizado por el 
CCONNSE y decidió rechazar la propuesta, 
debido a que no se deben incluir imágenes ya 
que de acuerdo con  la Norma Mexicana NMX -
Z-013-SCFI-2015, só lo se incluirán fotografías 
cuando no se pueda hacer uso de dibujos 
lineales, para la debida comprensión y alcance 
de la norma, y la inclusión del concepto de 
mecanismo, resulta innecesario, por lo que no 
es tomado en cuenta.  
CANACO -CIUDAD 
DE MÉXICO; 
ESFERA DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  3. Definiciones  Ge 3.18 Totalizadores  
Dispositivo que indica la lectura de las entregas 
en volumen de combustible líquido. Los totalizadores 
son de dos tipos:  
Comentarios:  
Numeración  3.13 Totalizado res 
Dispositivo que indica la lectura de las entregas en 
volumen de combustible líquido. Los totalizadores 
son de dos tipos:  CANACO -CIUDAD DE MÉXICO; ESFERA DE 
SERVICIOS PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  
Con fundamento en los artículos 64 de la LFMN 
y el 33 pá rrafo tercero del Reglamento de la 
LFMN, este comentario fue analizado por el 
CCONNSE y decidió rechazar la propuesta, al 
no incluirse los incisos referidos en los 
comentarios anteriores.  
CANACO -CIUDAD 
DE MÉXICO; 
ESFERA DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES 
INTERNAC IONALES  3. Definiciones  Ge 3.18.1  Dispositivo totalizador acumulado  
Indica la lectura acumulada de cada uno los 
despachos de combustible líquido.  
Comentarios:  
Numeración  3.13.1 Dispositivo totalizador acumulativo (ver 
imagen 15)  
Indica la lectura acumulada  de cada uno los 
despachos de combustible líquido.  CANACO -CIUDAD DE MÉXICO; ESFERA DE 
SERVICIOS PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  
Con fundamento en los artículos 41 fracción IX, 
así como el 64 de la LFMN y el 28 fracción III y 
33 párrafo tercero del Reglamento  de la LFMN, 
este comentario fue analizado por el 
CCONNSE y decidió rechazar la propuesta, 
debido a que, no se deben incluir imágenes ya 
que de acuerdo con la Norma Mexicana NMX -
Z-013-SCFI -2015, só lo se incluirán fotografías 
cuando no se pueda hacer uso de  dibujos 
lineales, sin embargo se modifica la redacción 
agregando “por manguera de descarga” para 
dar certeza y claridad a la NOM.  
CENTRO NACIONAL 
DE METROLOGÍA 
(CENAM)  3. Definiciones  Ed 3.18.1  Dispositivo totalizador acumulado  
Indica la lectura acumulad a de cada uno los 
despachos de combustible líquido.  
Comentarios:  
Se sugiere agregar la frase “por manguera de 
descarga” para un mejor entendimiento.  3.18.1 Dispositivo totalizador acumulado  
indica la lectura acumulada de cada uno los 
despachos de combustib le líquido por manguera 
de descarga  CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA 
(CENAM)  
Con fundam ento en los artículos 47 fraccio nes I 
y II, así como el 64 de la LFMN, este 
comentario fue analizado por el CCONNSE y 
decidió aceptar la propuesta, quedando de la 
siguiente  manera:  
3.18.1 Dispositivo totalizador       (Segunda Sección)   DIARIO OFICIAL  Martes 18 de  septiembre de 2018   acumulado  
indica la lectura acumulada de cada uno los 
despachos de combustible líquido por 
manguera de descarga  
 
CANACO -CIUDAD 
DE MÉXICO; 
ESFERA DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  3. Definiciones  Ge 3.18.2 D ispositivo totalizador instantáneo  
Indica la lectura no acumulable de cada despacho de 
combustible líquido.  
Comentarios:  
Numeración  3.13.2 Dispositivo totalizador instantáneo (ver 
imagen 16)  
Indica la lectura no acumulable de cada despacho 
de combustible l íquido.  CANACO -CIUDAD DE MÉXICO; ESFERA 
DE SERVICIOS PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  
Con fundamento en los artículos 41 
fracción IX, así como el 64 de la LFMN y el 28 
fracción III y 33 párrafo tercero del Reglamento 
de la LFMN, este comentario fue analizado por 
el CCONNSE y decidió rechazar la propuesta, 
debido a que no se deben incluir imágenes ya 
que de acuerdo con  la Norma Mexicana NMX -
Z-013-SCFI -2015, só lo se incluirán fotografías 
cuando no se pueda hacer uso de dibujos 
lineales.  
CANACO -CIUDAD 
DE MÉXICO ; 
ESFERA DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  3. Definiciones  Ge 3.19 Bomba remota  
Mecanismo externo al sistema para medición y 
despacho de gasolina y otros combustibles líquidos, 
diseñado para suministrar el combustible que pasa 
por el elemento prim ario de medición.  
Comentarios:  
Numeración  
 3.14 Bomba remota (ver imagen 17)  
Mecanismo externo al sistema para medición, 
diseñado para suministrar el combustible que 
pasa por el elemento primario de medición.  CANACO -CIUDAD DE MÉXICO; ESFERA DE 
SERVICIOS PR OFESIONALES 
INTERNACIONALES  
Con fundamento en los artículos 41 fracción IX, 
así como el 64 de la LFMN y el 28 fracción III y 
33 párrafo tercero del Reglamento de la LFMN, 
este comentario fue analizado por el 
CCONNSE y decidió rechazar la propuesta, 
debido a que no se deben incluir imágenes ya 
que de acuerdo con la Norma Mexicana NMX -
Z-013-SCFI -2015, só lo se incluirán fotografías 
cuando no se pueda hacer uso de dibujos 
lineales.  
CANACO -CIUDAD 
DE MÉXICO; 
ESFERA DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  3. Definiciones  Ge  
Comentarios:  
Numeración  
 3.15 Bomba integrada (ver imagen 18)  
Mecanismo interno al sistema para medición y 
despacho de gasolina y otros combustibles 
líquidos , diseñado para suministrar el combustible 
que pasa por el elemento primario de med ición.  CANACO -CIUDAD DE MÉXICO; ESFERA DE 
SERVICIOS PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  
Con fundamento en los artículos 41 fracción IX, 
así como el 64 de la LFMN y el 28 fracción III y 
33 párrafo tercero del Reglamento de la LFMN, 
este comentario fue analizado p or el 
CCONNSE y decidió rechazar la propuesta, 
debido a que no se deben incluir imágenes ya 
que de acuerdo con la Norma Mexicana NMX -
Z-013-SCFI -2015, s ólo se incluirán fotografías 
cuando no se pueda hacer uso de dibujos 
lineales.  
Por lo que no habría una d ebida comprensión y 
alcance de la norma y el agregar dicha 
definición, resultaría obsoleto ya que en el 
Capítulo 4 del Proyecto de Norma Oficial 
Mexicana, únicamente se permiten bombas 
remotas.  
CANACO -CIUDAD 
DE MÉXICO; 
ESFERA DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  3. Definiciones  Ge 3.20 Elemento primario de medición  
Mecanismo que mide el paso del combustible y 
al medirlo produce un movimiento que transmite al 
pulsador.  
Comentarios:  
Numeración  
Relación a la forma de operación  
 3.16 Elemento primario de  medición (ver 
imagen 19)  
Mecanismo que mide el paso del combustible y al 
medirlo produce un movimiento que transmite al 
transductor.  CANACO -CIUDAD DE MÉXICO; ESFERA DE 
SERVICIOS PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  
Con fundamento en los artículos 41 fracción IX,  
así como el 64 de la LFMN y el 28 fracción III y 
33 párrafo tercero del Reglamento de la LFMN, 
este comentario fue analizado por el 
CCONNSE y decidió rechazar la propuesta, 
debido a que no se deben incluir imágenes ya 
que de acuerdo con la Norma Mexicana NMX -
Z-013-SCFI -2015, só lo se incluirán fotografías  Martes 18 de septiembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)       cuando no se pueda hacer uso de dibujos 
lineales. Asimismo, el cambio de la palabra 
pulsador por transductor no aporta al contenido 
de la norma ya que la definición de pulsador es 
más genérica que transduc tor. 
 
CANACO -CIUDAD 
DE MÉXICO; 
ESFERA DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  3. Definiciones  Ge 3.21 Unidad de verificación  
La persona física o moral que realiza actos de 
verificación  
Comentarios:  
El documento es tecnico donde no se puede 
legislar, pa ra eso se cuenta con la  
LISTA de instrumentos de medición cuya verificación 
inicial, periódica o extraordinaria es obligatoria, así 
como las reglas para efectuarla.  ELIMINAR  CANACO -CIUDAD DE MÉXICO; ESFERA DE 
SERVICIOS PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  
Con fun damento en los artículos 28, fracción III, 
artículo 30 fracción I y 33 párrafo tercero  del 
Reglamento de la LFMN y la Norma Mexicana 
NMX -Z-013-SCFI -2015, Guía para la 
estructuración y redacción de normas, la cual, 
en su inciso secundario 6.3.1 indica que e l 
Capítulo de Términos y definiciones es un 
elemento condicional que establece las 
definiciones necesarias para la comprensión de 
ciertos términos usados en la norma, este 
comentario fue analizado por el CCONNSE y 
decidió rechazar la propuesta.  
CENTRO NAC IONAL 
DE METROLOGÍA 
(CENAM)  3. Definiciones  Te 3.21 Unidad de verificación  
La persona física o moral que realiza actos de 
verificación  
Comentarios:  
Adecuar la definición con a la lista de 
instrumentos publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 18 d e abril de 2016  3.21 UVIM  
Unidad de Verificación de Instrumentos para Medir 
Acreditada y Aprobada  CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA 
(CENAM)  
Con fundam ento en los artículos 47 fraccio nes I 
y II, así como el 64 de la LFMN, este 
comentario fue analizado por el CC ONNSE y 
decidió aceptar la propuesta, quedando de la 
siguiente manera:  
3.21 UVIM  
Unidad de Verificación de Instrumentos para 
Medir Acreditada y Aprobada  
CANACO -CIUDAD 
DE MÉXICO; 
ESFERA DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  3. Definiciones  Ge 3.22 Vál vula de control  
Conjunto de piezas ensambladas con objeto de 
mantener una presión constante en todo el sistema 
de medición, amortiguando las posibles 
sobrepresiones que se puedan presentar o 
deteniendo la operación de medición al ocurrir 
desabasto de combu stible líquido en el sistema  
Comentarios:  
Numeración  
Relación a la forma de operación  3.18 Válvula de control (ver imagen 21)  
Conjunto de piezas ensambladas con objeto de 
mantener una presión constante en todo el 
sistema para medición, amortiguando las pos ibles 
sobrepresiones originados por la bomba.  CANACO -CIUDAD DE MÉXICO; ESFERA DE 
SERVICIOS PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  
Con fundamento en los artículos 41 fracción IX, 
47 fracciones I y II, así como el 64 de la LFMN 
y el 28 fracción III y 33 párrafo terce ro del 
Reglamento de la LFMN, este comentario fue 
analizado por el CCONNSE y decidió  aceptar 
parcialmente la propuesta, debido a que no se 
deben incluir imágenes ya que de acuerdo con 
la Norma Mexicana NMX -Z-013-SCFI -2015, 
sólo se incluirán  fotografías cu ando no se 
pueda  hacer uso de dibujos lineales, así como 
el cambio de concepto para esta definición, lo 
cual sería un inconveniente para la debida 
comprensión y alcance de la norma, sin 
embargo se acepta el cambio de preposición 
“de” por “para” con la fina lidad de tener 
concordancia en todo el documento y título del 
Proyecto de Norma Of icial Mexicana, por lo que 
quedó  de la siguiente manera:  
3.22 Válvula de control  
conjunto de piezas ensambladas con 
objeto de mantener una presión constante en       (Segunda Sección)   DIARIO OFICIAL  Martes 18 de  septiembre de 2018   todo el sistem a para medición, amortiguando 
las posibles sobrepresiones que se puedan 
presentar o deteniendo la operación de 
medición al ocurrir desabasto de combustible 
líquido en el sistema  
 
CANACO -CIUDAD 
DE MÉXICO; 
ESFERA DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  3. Definiciones  Ge 3.23 Válvula de solenoide  
Dispositivo de apertura y cierre del sistema para 
medición y despacho de gasolina y otros 
combustibles líquidos.  
Comentarios:  
Numeración  3.19 Dispositivo solenoide (ver imagen 22)  
Elemento que permite la apertura  y cierre de la 
válvula de control, del sistema para medición.  CANACO -CIUDAD DE MÉXICO; ESFERA DE 
SERVICIOS PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  
Con fundamento en los artículos 41 fracción IX, 
así como el 64 de la LFMN y el 28 fracción III y 
33 párrafo tercero de l Reglamento de la LFMN, 
este comentario fue analizado por el 
CCONNSE y decidió rechazar la propuesta, 
debido a que no se deben incluir imágenes ya 
que de acuerdo con la Norma Mexicana NMX -
Z-013-SCFI -2015, só lo se incluirán fotografías 
cuando no se pueda h acer uso de dibujos 
lineales, así como el cambio de concepto para 
esta definición, lo cual sería un inconveniente 
para la debida comprensión y alcance del 
Proyecto de Norma Oficial Mexicana.  
CANACO -CIUDAD 
DE MÉXICO; 
ESFERA DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES 
INTER NACIONALES  3. Definiciones  Ge 3.24 Válvula de retención (check)  
Conjunto de piezas ensambladas con objeto de 
impedir una inversión de la circulación del 
combustible por la manguera de descarga.  
Comentarios:  
Numeración  
Relación a la forma de operación  
 3.21.1 Válvula de retención (ver imagen 25)  
Elemento que asegura el llenado permanente 
de la manguera de despacho.  CANACO -CIUDAD DE MÉXICO; ESFERA DE 
SERVICIOS PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  
Con fundamento en los artículos 41 fracción IX, 
así como el 64 de la L FMN y el 28 fracción III y 
33 párrafo tercero del Reglamento de la LFMN, 
este comentario fue analizado por el 
CCONNSE y decidió rechazar la propuesta, 
debido a que no se deben incluir imágenes ya 
que de acuerdo con la Norma Mexicana NMX -
Z-013-SCFI -2015, só lo se incluirán fotografías 
cuando no se pueda hacer uso de dibujos 
lineales, así como el cambio de concepto para 
esta definición, lo cual sería un inconveniente 
para la debida comprensión y alcance de la 
norma y el cambio de definición propuesto no 
es el correcto de acuerdo con la función de la 
válvula check.  
CANACO -CIUDAD 
DE MÉXICO; 
ESFERA DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  3. Definiciones  Ge 3.25 Válvula de descarga  
Dispositivo que permite realizar el despacho de 
combustible el cual consta de un  selector de gasto 
volumétrico y una válvula de retención.  
Comentarios:  
Numeración  
Relación a la forma de operación  3.21 Válvula de descarga (ver imagen 24)  
Dispositivo que permite realizar el despacho de 
combustible en el cual principalmente consta  de 
un selector de gasto volumétrico y una válvula de 
retención.  CANACO -CIUDAD DE MÉXICO; ESFERA DE 
SERVICIOS PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  
Con fundamento en los artículos 41 fracción IX, 
así como el 64 de la LFMN y el 28 fracción III y 
33 párrafo tercero del Re glamento de la LFMN, 
este comentario fue analizado por el 
CCONNSE y decidió rechazar la propuesta, 
debido a que no se deben incluir imágenes ya 
que de acuerdo con la Norma Mexicana NMX -
Z-013-SCFI -2015, só lo se incluirán fotografías 
cuando no se pueda hacer  uso de dibujos  Martes 18 de septiembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)       lineales, así como el cambio de concepto para 
esta definición, lo cual sería un inconveniente 
para la debida comprensión y alcance de  la 
NOM.  
 
CANACO -CIUDAD 
DE MÉXICO; 
ESFERA DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  3. Definiciones  Ge 3.26 Válvula de seguridad  
Conjunto de piezas ensambladas que evitan 
derrames de combustible en el caso de 
desprendimiento de la manguera de descarga.  
Comentarios:  
 3.22 Válvula de seguridad (ver imagen 28)  
Conjunto de piezas ensambladas que evitan 
derrames de combustible en el caso de 
desprendimiento de la manguera de despacho.  CANACO -CIUDAD DE MÉXICO; ESFERA DE 
SERVICIOS PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  
Con fundamento en los artículos 41 fracción IX, 
así como el 64 de la LFMN y el 28 fracción III y 
33 párrafo tercero del Reglamento de la LFMN, 
este comentario fue analizado por el 
CCONNSE y decidió rechazar la propuesta, 
debido a que no se deben incluir imágenes ya 
que de acuerdo con la Norma Mexicana NMX -
Z-013-SCFI -2015, s ólo se incluirán fotografías 
cuando no se pueda hacer uso de dibujos 
lineales, así como el cambio de concepto para 
esta definición, lo cual sería un inconveniente 
para la debida comprensión y alcance de  la 
NOM.  
CANACO -CIUDAD 
DE MÉXICO; 
ESFERA DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  3. Defi niciones  Ge 3.27 Dispositivos adicionales  
Componentes que facilitan las operaciones de 
medición y evitan afectaciones en las mediciones, 
como son:  
Dispositivos eliminadores de gases.  
Filtros.  
Módulos auxiliares de abastecimiento o satélites.  
Dispositivos a nti-remolinos.  
Válvulas.  
Mangueras.  
Comentarios:  
Numeración  
Relación a la forma de operación  3.23 Dispositivos adicionales  
Componentes que facilitan las operaciones de 
medición y evitan afectaciones en las mediciones, 
como son:  
• Dispositivos eliminadores de gases;  
• Dispositivos anti -turbulencias;  
• Filtros; (ver imagen 29)  
• Válvulas; (ver imagen 30)  
• Mangueras. (ver imagen 31)  
Solución aceptable: Módulo auxiliar de 
abastecimiento o satélite, se podrán clasificar 
como dispositivo adicional siempre y cuan do, que 
su operación dependa totalmente de un sistema 
para medición; que no cuente con las valvulas de 
control y solenoide. (ver imagen 32)  CANACO -CIUDAD DE MÉXICO; ESFERA DE 
SERVICIOS PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  
Con fundamento en los artículos 64 de la LFMN 
y el 33 párrafo tercero del Reglamento de la 
LFMN, este comentario fue analizado por el 
CCONNSE y decidió rechazar la propuesta, ya 
que es responsabilidad del fabricante la 
identificación de las condiciones de excepción 
para el módulo auxiliar de abas tecimiento o 
satélite.  
CANACO -CIUDAD 
DE MÉXICO; 
ESFERA DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  3. Definiciones  Ge 3.28 Dispositivos auxiliares  
Cualquier componente con funciones específicas no 
relacionadas con las mediciones  
Comentarios:  
Numeración  
Relación a la forma de operación  
 3.24 Dispositivos auxiliares  
Cualquier componente con funciones específicas 
no relacionadas con las mediciones, como es el 
caso de los sistemas de control a distancia y los 
sistemas de recuperación de vapores, así como:  
• De impresión (ver imagen 33)  
• Auto-servicio.  CANACO -CIUDAD DE MÉXICO; ESFERA DE 
SERVICIOS PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  
Con fundamento en los artículos 41 fracción IX, 
así como el 64 de la LFMN y el 28 fracción III y 
33 párrafo tercero del Reglamento de la L FMN, 
este comentario fue analizado por el 
CCONNSE y decidió rechazar la propuesta, 
debido a que no se deben incluir imágenes ya 
que de acuerdo con la Norma Mexicana NMX -
Z-013-SCFI -2015, só lo se incluirán  fotografías 
cuando no se pueda  hacer uso de dibujos 
lineales, así como el cambio de concepto para       (Segunda Sección)   DIARIO OFICIAL  Martes 18 de  septiembre de 2018   esta definición, lo cual sería un inconveniente 
para la debida comprensión y alcance de la 
NOM y la inclusión del texto propuesto hace 
limitativa la especificación, al incluir un ejemplo.  
 
CANACO -CIUDAD 
DE MÉX ICO; 
ESFERA DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  3. Definiciones  Ge 3.29 Verificación  
La constatación ocular o comprobación a través de 
muestreo, medición, pruebas de laboratorio o 
examen de documentos que se realizan para evaluar 
la conformidad en u n momento determinado. 
Comprenderá la constatación de las características 
metrológicas y de operación del instrumento de 
medición dentro de las tolerancias y demás requisitos 
establecidos en las normas oficiales mexicanas y 
normas  
Comentarios:  
El documento  es tecnico donde no se puede legislar, 
para eso se cuenta con la LISTA de instrumentos de 
medición cuya verificación inicial, periódica o 
extraordinaria es obligatoria, así como las reglas para 
efectuarla . ELIMINAR  CANACO -CIUDAD DE MÉXICO; ESFERA DE 
SERVI CIOS PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  
Con fundamento en los artículos 28, fracció n III, 
artículo 30 fracción I y 33 párrafo tercero  del 
Reglamento de la LFMN y la Norma Mexicana 
NMX -Z-013-SCFI -2015, Guía para la 
estructuración y redacción de normas, la cual, 
en su inciso secundario 6.3.1 indica que el 
Capítulo de Términos y definiciones es un 
elemento condicional que establece las 
definiciones necesarias para la comprensión de 
ciertos términos usados en la norma, este 
comentario fue analizado por el CCONNSE y 
decidió rechazar la propuesta.  
CANACO -CIUDAD 
DE MÉXICO; 
ESFERA DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  3. Definiciones  Ge 3.30 Verificación inicial  
La verificación que, por primera ocasión y antes de 
su utilización para transacciones comerciales o para  
determinar el precio de un bien o un servicio, debe 
realizarse respecto de las propiedades de 
funcionamiento y uso de los instrumentos de 
medición, para determinar si operan de conformidad 
con las características metrológicas establecidas en 
las normas of iciales mexicanas y normas mexicanas 
aplicables.  
Comentarios:  
El documento es tecnico donde no se puede legislar, 
para eso se cuenta con la LISTA de instrumentos de 
medición cuya verificación inicial, periódica o 
extraordinaria es obligatoria, así como las  reglas para 
efectuarla . ELIMINAR  CANACO -CIUDAD DE MÉXICO; ESFERA DE 
SERVICIOS PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  
Con fundamento en los artículos 28, fracción III, 
artículo 30 fracción I y 33 párrafo tercero  del 
Reglamento de la LFMN y la Norma Mexicana 
NMX -Z-013-SCFI -2015, Guía para la 
estructuración y redacción de normas, la cual, 
en su inciso secundario 6.3.1 indica que el 
Capítulo de Términos y definiciones es un 
elemento condicional que establece las 
definiciones necesarias para la comprensión de 
ciertos té rminos usados en la norma, este 
comentario fue analizado por el CCONNSE y 
decidió rechazar la propuesta.  
CANACO -CIUDAD 
DE MÉXICO; 
ESFERA DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  3. Definiciones  Ge 3.31 Verificación periódica  
La verificación que una vez concluida la vigencia 
de la inicial, se debe realizar en los intervalos de 
tiempo que determine la Secretaría de Economía, 
respecto de las propiedades de funcionamiento y uso 
de los instrumentos de medición para determinar si 
operan de conformidad con las características 
metrológicas establecidas en las normas oficiales 
mexicanas y normas mexicanas aplicables.  
Comentarios:  
El documento es tecnico donde no se puede legislar, ELIMINAR  CANACO -CIUDAD DE MÉXICO; ESFERA DE 
SERVICIOS PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  
Con fundamento en los artículos 47 fracciones I 
y II de la LFMN y el artículo 28, fracció n III, 
artículo 30 fracción I y 33 párrafo tercero  del 
Reglamento de la LFMN y la Norma Mexicana 
NMX -Z-013-SCFI -2015, Guía para la 
estructuración y redacción de normas, la cual, 
en su inciso secundario 6.3.1 indica que el 
Capítulo de Términos y definicione s es un 
elemento condicional que establece las  Martes 18 de septiembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)       para eso se cuenta con la LISTA de instrumentos de 
medición cuya verificación inicia l, periódica o 
extraordinaria es obligatoria, así como las reglas para 
efectuarla . definiciones necesarias para la comprensión de 
ciertos términos usados en la norma, este 
comentario fue analizado por el CCONNSE y 
decidió rechazar la propuesta.  
 
CENTRO NACIONAL 
DE METROLOGÍA 
(CENAM)  3. Defi niciones  Te 3.31 Verificación periódica  
La verificación que una vez concluida la vigencia 
de la inicial, se debe realizar en los intervalos de 
tiempo que determine la Secretaría de Economía, 
respecto de las propiedades de funcionamiento y uso 
de los instru mentos de medición para determinar si 
operan de conformidad con las características 
metrológicas establecidas en las normas oficiales 
mexicanas y normas mexicanas aplicables  
Comentarios:  
Adecuar la definición con a la lista de 
instrumentos publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 18 de abril de 2016  3.31 verificación periódica  
verificación que una vez concluida la vigencia de 
la inicial, se debe realizar en los intervalos de 
tiempo que determine la Secretaría de Economía, 
conforme a lo dispuesto e n la Lista de 
instrumentos de medición cuya verificación inicial, 
periódica o extraordinaria es obligatoria, así como 
las normas aplicables para efectuarla, publicada 
en el Diario Oficial de la Federación de fecha 18 
de abril de 2016 o la que la sustituya  CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA 
(CENAM)  
Con fundamento en los a rtículos 47 fraccio nes I 
y II, así como el 64 de la LFMN, este 
comentario fue analizado por el CCONNSE y 
decidió aceptar la propuesta, quedando de la 
siguiente manera:  
3.31 verificación periódica  
verificación que una vez concluida la vigencia 
de la inicial, se debe realizar en los intervalos 
de tiempo que determine la Secretaría de 
Economía, conforme a lo dispuesto en la Lista 
de instrumentos de medición cuya verificación 
inicial, periódica o extr aordinaria es obligatoria, 
así como las normas aplicables para efectuarla, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación 
de fecha 18 de abril de 2016 o la que la 
sustituya  
CANACO -CIUDAD 
DE MÉXICO; 
ESFERA DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  3. Def iniciones  Ge 3.32 Verificación extraordinaria  
La verificación que, no siendo inicial o periódica, 
se realiza respecto de las propiedades de 
funcionamiento y uso de los instrumentos de 
medición para determinar si operan de conformidad 
con las característica s metrológicas establecidas en 
las normas oficiales mexicanas y normas mexicanas 
aplicables, cuando lo soliciten los usuarios de los 
mismos, cuando pierdan su condición de 
"instrumento verificado" o cuando así lo determine la 
autoridad competente.  
Comentar ios: 
El documento es tecnico donde no se puede legislar, 
para eso se cuenta con la LISTA de instrumentos de 
medición cuya verificación inicial, periódica o 
extraordinaria es obligatoria, así como las reglas para 
efectuarla . ELIMINAR  CANACO -CIUDAD DE MÉXICO ; ESFERA DE 
SERVICIOS PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  
Con fundamento en los artículos 47 fracciones I 
y II de la LFMN y el artículo 28, fracción III, 
artículo 30 fracción I y 33 párrafo tercero  del 
Reglamento de la LFMN y la Norma Mexicana 
NMX -Z-013-SCFI -2015, Guía para la 
estructuración y redacción de normas, la cual, 
en su inciso secundario 6.3.1 indica que el 
Capítulo de Términos y definiciones es un 
elemento condicional que establece las 
definiciones necesarias para la comprensión de 
ciertos términos usad os en la norma, este 
comentario fue analizado por el CCONNSE y 
decidió rechazar la propuesta.  
CENTRO NACIONAL 
DE METROLOGÍA 
(CENAM)  3. Definiciones  Ed Comentario:  
Es necesaria definir cuando Profeco realicé  
una verificación  3.33 verificación por autorid ad competente  
verificación realizada por la Procuraduría a los 
sistemas para medición y despacho de gasolina y 
otros combustibles líquidos enajenados e 
instalados  CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA 
(CENAM)  
Con fundam ento en los artículos 47 fraccio nes I 
y II, a sí como el 64 de la LFMN, este 
comentario fue analizado por el CCONNSE y 
decidió aceptar la propuesta, quedando de la 
siguiente manera:  
3.33 verificación por autoridad 
competente        (Segunda Sección)   DIARIO OFICIAL  Martes 18 de  septiembre de 2018   verificación realizada por la Procuraduría a los 
sistemas para medición y des pacho de 
gasolina y otros combustibles líquidos 
enajenados e instalados  
 
CANACO -CIUDAD 
DE MÉXICO; 
ESFERA DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  3. Definiciones  Ge 3.33 Características de confiabilidad  
Son aquellas que facilitan la verificación de la 
legalidad y operación en los sistemas de medición y 
despacho de gasolina y otros combustibles líquidos. 
Comprenden:  
Comentarios:  
Numeración  3.26 Características de confiabilidad  
Son aquellas que facilitan la verificación de la 
autenticidad y operación en lo s sistemas para 
medición. Que comprenden:  CANACO -CIUDAD DE MÉXICO; ESFERA DE 
SERVICIOS PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  
Con fundamento en los artículos 47 fracciones I 
y II, así como el 64 de la LFMN, este 
comentario fue analizado por el CCONNSE y 
decidió ace ptar parcialmente la propuesta ya 
que, únicamente se toma en cuenta el cambio 
de la preposición para, quedando de la 
siguiente manera:  
3.34 Características de confiabilidad  
son aquellas que facilitan la verificación de la 
legalidad y operación en los siste mas para 
medición y despacho de gasolina y otros 
combustibles líquidos. Comprenden::  
CENTRO NACIONAL 
DE METROLOGÍA 
(CENAM)  3. Definiciones  Ed 3.33 Características de confiabilidad  
Son aquellas que facilitan la verificación de la 
legalidad y operación en l os sistemas de medición y 
despacho de gasolina y otros combustibles líquidos. 
Comprenden:  
Comentarios:  
Cambiar “de” por “para” y numeración  3.34 Características de confiabilidad  
son aquellas que facilitan la verificación de la 
legalidad y operación en los sistemas para 
medición y despacho de gasolina y otros 
combustibles líquidos. Comprenden:  CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA 
(CENAM)  
Con fundam ento en los artículos 47 fraccio nes I 
y II, así como el 64 de la LFMN, este 
comentario fue analizado por el CCONNSE y 
decidió aceptar la propuesta, quedando de la 
siguiente manera:  
3.34 Características de confiabilidad  
son aquellas que facilitan la verificación de la 
legalidad y operación en los sistemas para 
medición y despacho de gasolina y otros 
combustibles líquidos. C omprenden:  
CANACO -CIUDAD 
DE MÉXICO; 
ESFERA DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  3. Definiciones  Ge 3.33.1  La irremovilidad de circuitos integrados  
Característica lograda por un circuito integrado 
encapsulado o una tarjeta electrónica principal con 
sistema embebido.  
Comentarios:  
Numeración   3.26.1 La irremovilidad de circuitos integrados (ver 
imagen 35)  
Característica lograda por un circuito integrado 
encapsulado o una tarjeta electrónica principal con 
sistema embebido.  CANACO -CIUDAD DE MÉXICO; ESFERA  DE 
SERVICIOS PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  
Con fundamento en los artículos 41 fracción IX, 
así como el 64 de la LFMN y el 28 fracción III y 
33 párrafo tercero del Reglamento de la LFMN, 
este comentario fue analizado por el 
CCONNSE y decidió rechazar la pr opuesta, 
debido a que no se deben incluir imágenes ya 
que de acuerdo con la Norma Mexicana NMX -
Z-013-SCFI -2015, só lo se incluirán fotografías 
cuando no se pueda hacer uso de dibujos 
lineales, así como el cambio de concepto para 
esta definición, lo cual ser ía un inconveniente 
para la debida comprensión y alcance de la 
NOM. Sin embargo, se realiza el cambio de la 
palabra “embebido” por “basado en circuito de 
montaje de superficie” y reajustando su 
numeración.  
CENTRO NACIONAL 
DE METROLOGÍA 
(CENAM)  3. Definici ones  Te 3.33.1  La irremovilidad de circuitos integrados  
Característica lograda por un circuito integrado 
encapsulado o una tarjeta electrónica principal con 
sistema embebido.  
Comentarios:  
Se sugiere cambiar “sistema embebido” por 3.34.1 irremovilidad de circuitos integrados  
característica lograda por un circuito integrado 
encapsulado o una tarjeta electrónica principal con 
sistema basado en circuito de montaje de 
superf icie CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA 
(CENAM)  
Con fundamento en los ar tículos 47 fraccio nes I 
y II, así como el 64 de la LFMN, este 
comentario fue analizado por el CCONNSE y 
decidió aceptar la propuesta, quedando de la 
siguiente manera:   Martes 18 de septiembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)       “sistema basado en circuit o de montaje de superficie” 
para tener un mejor entendimiento.  3.34.1 irremovilidad d e circuitos integrados  
característica lograda por un circuito integrado 
encapsulado o una tarjeta electrónica principal 
con sistema basado en circuito de montaje de 
superficie  
 
CANACO -CIUDAD 
DE MÉXICO; 
ESFERA DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  3. Definiciones  Ge 3.33.1.1 Circuito integrado encapsulado  
Circuito integrado electrónico que contiene el 
programa que controla el funcionamiento del sistema 
de medición y despacho de gasolina y otros 
combustibles líquidos.  
Comentarios:  
Numeración  3.26.2 Circ uito integrado encapsulado (ver  
imagen 36)  
Circuito integrado electrónico que contiene el 
programa que controla el funcionamiento del 
sistema para medición, empaquetado y que 
permita la conexión con el sistema.  CANACO -CIUDAD DE MÉXICO; ESFERA 
DE SERVICIOS  PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  
Con fundamento en los artículos 47 fracciones I 
y II, así como el 64 de la LFMN, este 
comentario fue analizado por el CCONNSE y 
decidió aceptar parcialmente la propuesta ya 
que, únicamente se toma en cuenta el cambio 
de la pr eposición “para” en lugar de “de”, 
quedando de la siguiente manera:  
3.34.1.1 Circuito integrado encapsulado  
sistema integrado que consta de dispositivos 
electrónicos de montaje superficial y alto nivel 
de integración, que contienen el programa que 
controla  el funcionamiento del sistema para 
medición y despacho de gasolina y 
eventualmente componentes de diferentes 
tecnologías de montaje  
CENTRO NACIONAL 
DE METROLOGÍA 
(CENAM)  3. Definiciones  Te 3.33.1.1 Circuito integrado encapsulado  
Circuito integrado electr ónico que contiene el 
programa que controla el funcionamiento del sistema 
de medición y despacho de gasolina y otros 
combustibles líquidos.  
Comentarios:  
Se sugiere cambiar la definición  3.34.1.1 circuito integrado encapsulado  
sistema integrado que consta de dispositivos 
electrónicos de montaje superficial y alto nivel de 
integración, que contienen el programa que 
controla el funcionamiento del sistema para 
medición y despacho de gasolina y eventualmente 
componentes de diferentes tecnologías de 
montaje  CENT RO NACIONAL DE METROLOGÍA 
(CENAM)  
Con fundamento en los artículos 47 fr accio nes I 
y II, así como el 64 de la LFMN, este 
comentario fue analizado por el CCONNSE y 
decidió aceptar la propuesta, quedando de la 
siguiente manera:  
3.34.1.1 circuito integrado enc apsulado  
sistema integrado que consta de dispositivos 
electrónicos de montaje superficial y alto nivel 
de integración, que contienen el programa que 
controla el funcionamiento del sistema para 
medición y despacho de gasolina y 
eventualmente componentes de diferentes 
tecnologías de montaje  
CANACO -CIUDAD 
DE MÉXICO; 
ESFERA DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  3. Definiciones  Ge 3.33.1.2  Tarjeta electrónica principal con sistema 
embebido  
Sistema integrado que consta de un arnés de 
montaje superficial y a lto nivel de integración, el 
programa que controla el funcionamiento del sistema 
de medición y despacho de gasolina, y 
eventualmente componentes.  
Comentarios:  
Numeración  
Relación a la forma de operación  3.26.3 Tarjeta electrónica principal con sistema 
embe bido (ver imagen 37)  
Sistema integrado que consta de un arnés de 
montaje superficial y alto nivel de integración, el 
programa que controla el funcionamiento del 
sistema para medición, y eventualmente 
componentes mecánicos diseñados para realizar 
una funció n específica.  CANACO -CIUDAD DE MÉXICO; ESFERA DE 
SERVICIOS PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  
Con fundamento en los artículos 41 fracción IX, 
así como el 64 de la LFMN y el 28 fracción III y 
33 párrafo tercero del Reglamento de la LFMN, 
este comentario fue anal izado por el 
CCONNSE y decidió rechazar la propuesta, 
debido a que no se deben incluir imágenes ya 
que de acuerdo con la Norma Mexicana NMX -
Z-013-SCFI -2015, só lo se incluirán fotografías       (Segunda Sección)   DIARIO OFICIAL  Martes 18 de  septiembre de 2018   cuando no se pueda hacer uso de dibujos 
lineales, así como el cambio en la referencia a 
funcionalidades, lo cual sería un inconveniente 
para la debida comprensión y alcance de la 
NOM.  
 
CENTRO NACIONAL 
DE METROLOGÍA 
(CENAM)  3. Definiciones  Te 3.33.1.2  Tarjeta electrónica principal con sistema 
embebido  
Sistema integrado que consta de un arnés de 
montaje superficial y alto nivel de integración, el 
programa que controla el funcionamiento del sistema 
de medición y despacho de gasolina, y 
eventualmente componentes.  
Comentarios:  
Se sugiere cambiar “sistema embebido” por 
“sistema b asado en circuito de montaje de superficie” 
para tener un mejor entendimiento.  3.34.1.2 tarjeta electrónica principal con 
sistema basado en circuito de montaje de 
superficie  
sistema integrado que consta de un arnés de 
montaje superficial y alto nivel de in tegración, el 
programa que controla el funcionamiento del 
sistema para medición y despacho de gasolina, y 
eventualmente componentes  CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA 
(CENAM)  
Con fundamento en los artículos 47 fracción I y 
II, así como el 64 de la LFMN, este comentario 
fue analizado por el CCONNSE y decidió 
aceptar la propuesta, quedando de la siguiente 
manera:  
3.34.1.2  tarjeta electrónica principal con 
sistema basado en circuito de montaje de 
superficie  
sistema integrado que consta de un arnés de 
montaje superf icial y alto nivel de integración, el 
programa que controla el funcionamiento del 
sistema para medición y despacho de gasolina, 
y eventualmente componentes  
CANACO -CIUDAD 
DE MÉXICO; 
ESFERA DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  3. Definiciones  Ge 3.33. 2 Autenticación de programas de cómputo 
del sistema de medición y despacho de gasolina y 
otros combustibles líquidos  
Comprobación de que el o los programas de 
cómputo que operan el sistema de medición y 
despacho de gasolina y otros combustibles líquidos, 
fueron autorizados por el fabricante del sistema de 
medición y despacho de gasolina y otros 
combustibles líquidos.  
Comentarios:  
Numeración  
Relación a la forma de operación, mediante 3.4 
Suma de comprobación, 3.4 Suma de comprobación 
y 3.4.2 SHA -1. 3.26.4 Ve rificación del programas de cómputo del 
sistema para medición (ver imagen 38)  
Comprobación de que el o los programas de 
cómputo que operan el sistema para medición, 
fueron autorizados por el fabricante del sistema de 
medición y despacho de gasolina y otros  
combustibles líquidos . CANACO -CIUDAD DE MÉXICO; ESFERA DE 
SERVICIOS PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  
Con fundamento en los artículos 41 fracción IX, 
47 fracciones I y II, así como el 64 de la LFMN 
y el 28 fracción III y 33 párrafo tercero del 
Reglamento de l a LFMN, este comentario fue 
analizado por el CCONNSE y decidió aceptar 
parcialmente la propuesta, debido a que, el 
título no se modifica, asimismo, no se deben 
incluir imágenes ya que de acuerdo con la 
Norma Mexicana NMX -Z-013-SCFI -2015 , sólo 
se incluirán fotografías cuando no se puedan 
hacer uso de dibujos lineales, sin embargo , se 
acepta la eliminación de la última parte, y se 
sustituye “autorizados” por “evaluados y 
aprobados” y el cambio de preposiciones, para 
quedar de la siguiente manera:  
3.34.2  auten ticación de programas de cómputo 
del sistema para medición y despacho de 
gasolina y otros combustibles líquidos  
comprobación de que el o los programas de 
cómputo que operan el sistema para medición 
y despacho de gasolina y otros combustibles 
líquidos, fuer on evaluados y aprobados por la 
autoridad competente  
CENTRO NACIONAL 
DE METROLOGÍA 
(CENAM)  3. Definiciones  Te 3.33.2  Autenticación de programas de cómputo 
del sistema de medición y despacho de gasolina y 
otros combustibles líquidos  
Comprobación de que el o los programas de 
cómputo que operan el sistema de medición y 
despacho de gasolina y otros combustibles líquidos, 
fueron autorizados por el fabricante del sistema de 
medición y despacho de gasolina y otros 
combustibles líquidos.  3.34.2  autenticación de programas de cómputo del 
sistema para medición y despacho de gasolina y 
otros combustibles líquidos  
comprobación de que el o los programas de 
cómputo que operan el si stema para medición y 
despacho de gasolina y otros combustibles 
líquidos, fueron evaluados y aprobados por la 
autoridad competente  CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA 
(CENAM)  
Con fundamento en los artículos 47 fracción I y 
II, así como el 64 de la LFMN, este comentario 
fue analizado por el CCONNSE y decidió 
aceptar la propuesta, quedando de la siguiente 
manera:  
3.34.2  autenticación de programas de cómputo 
del sistema para medición y despacho de  Martes 18 de septiembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)       Comentarios:  
Se sugiere in cluir “fueron evaluados y aprobados 
por la autoridad competente”.  gasolina y otros combustibles líquidos  
comprobación de que el o los p rogramas de 
cómputo que operan el sistema para medición 
y despacho de gasolina y otros combustibles 
líquidos, fueron evaluados y aprobados por la 
autoridad competente  
 
CANACO -CIUDAD 
DE MÉXICO; 
ESFERA DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  3. Definicio nes Ge 3.33.3 Pistas de auditoría o bitácora de 
eventos  
Registros de todos los accesos a los dispositivos de 
medición, configuración y ajuste del sistema de 
medición y despacho de gasolina y otros 
combustibles líquidos.  
Comentarios:  
Numeración  
Relación a l a forma de operación  3.26.6 Pistas  de auditoría o bitácora de eventos  
(ver imagen 40)  
Las pistas son de material conductor, grabados en 
hojas de cobre laminadas sobre un sustrato no 
conductor, comúnmente baquelita o fibra de vidrio, 
siendo parte de un circ uito impreso.  
3.26.5 Bitácora de eventos (ver imagen 39)  
Es un registro de eventos durante un intervalo de 
tiempo en particular. Es usado para registrar datos 
o información sobre quién, qué, cuándo, dónde y 
por qué un evento ocurre, en el sistema para 
medi ción. La mayoría de los registros son 
almacenados o desplegados en el formato 
estándar, de esta forma cada registro generado 
puede ser leído y desplegado, entre otros:  
• Accesos a los dispositivos de medición, 
configuración o ajuste.  CANACO -CIUDAD DE MÉXIC O; ESFERA DE 
SERVICIOS PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  
Con fundamento en los artículos 41 fracción IX, 
47 fracciones I y II, así como el 64 de la LFMN 
y el 28 fracción III y 33 párrafo tercero del 
Reglamento de la LFMN, este comentario fue 
analizado por el C CONNSE y decidió rechazar 
la propuesta.  
 
CENTRO NACIONAL 
DE METROLOGÍA 
(CENAM)  3. Definiciones  Te 3.33.3 Pistas de auditoría o bitácora de 
eventos  
Registros de todos los accesos a los dispositivos 
de medición, configuración y ajuste del sistema de 
medició n y despacho de gasolina y otros 
combustibles líquidos  
Comentarios:  
Adecuar la definición , sustituyendo la 
preposición “de” por “para” con la finalidad de tener 
concordancia en todo el documento y título del 
Proyecto de Norma Oficial Mexicana  3.34.3 pistas  de auditoría o bitácora de 
eventos  
registros de todos los accesos a los dispositivos 
de medición, configuración y ajuste del sistema 
para medición y despacho de gasolina y otros 
combustibles líquidos  CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA 
(CENAM)  
Con fundamento en  los artículos 47 fracción I y 
II, así como el 64 de la LFMN, este comentario 
fue analizado por el CCONNSE y decidió 
aceptar la propuesta, quedando de la siguiente 
manera:  
3.34.3 pistas de auditoría o bitácora de 
eventos  
registros de todos los accesos a lo s 
dispositivos de medición, configuración y ajuste 
del sistema para medición y despacho de 
gasolina y otros combustibles líquidos  
CANACO -CIUDAD 
DE MÉXICO; 
ESFERA DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  3. Definiciones  Ge Comentarios:  
Agregar, como comp lemento metrológico  3.7 Error de Indicación  
Es la diferencia entre la indicación registrada por 
el sistema para medición en la pantalla de 
volumen servido y la lectura indicada en la escala 
de la medida volumétrica corregida a la 
temperatura de prueba.  CAN ACO -CIUDAD DE MÉXICO; ESFERA DE 
SERVICIOS PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  
Con fundamento en los artículos 41 fracción IX, 
así como el 64 de la LFMN y el 28 fracción III y 
33 párrafo tercero del Reglamento de la LFMN, 
este comentario fue analizado por el 
CCON NSE y decidió rechazar la propuesta en 
vista de que el texto propuesto es técnicamente 
incorrecto, es innecesaria su definición porque 
se prescribe la forma de calcularlo en el 
numeral 7.2.7 III.  
CANACO -CIUDAD 
DE MÉXICO; 
ESFERA DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  3. Definiciones  Ge Comentarios:  
Agregar, y relación a la forma de operación  3.20 Válvula nipple check (ver imagen 23)  
Elemento entre roscado que puede impedir un 
regreso de la circulación de la presión y/o 
combustible y mantener una presión  constante.  CANACO -CIUDAD DE MÉXICO; ESFERA DE 
SERVICIOS PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  
Con fundamento en los artículos 41 fracción IX, 
así como el 64 de la LFMN y el 28 fracción III y 
33 párrafo tercero del Reglamento de la LFMN, 
este comentario fue analiz ado por el       (Segunda Sección)   DIARIO OFICIAL  Martes 18 de  septiembre de 2018   CCONNSE y decidió rechazar la propuesta en 
vista de que no se encuentra en los sistemas 
para medición un elemento que realice las dos 
funciones que menciona la propuesta, además 
de que ya existen los términos “válvula de 
retención (check)” y “vá lvula de control” para 
tales funciones.  
 
CANACO -CIUDAD 
DE MÉXICO; 
ESFERA DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  3. Definiciones  Ge Comentarios:  
Agregar, y relación a la forma de operación  3.21.2 Mecanismo de cierre automático de la 
válvula de descarga  (ver imagen 26)  
Componente que asegura que se detenga el 
despacho para evitar posibles derrames de 
combustible.  CANACO -CIUDAD DE MÉXICO; ESFERA DE 
SERVICIOS PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  
Con fundamento en los artículos 41 fracción IX, 
así como el 64 de la  LFMN y el 28 fracción III y 
33 párrafo tercero del Reglamento de la LFMN, 
este comentario fue analizado por el 
CCONNSE y decidió rechazar la propuesta ya 
que la justificación presentada no reúne los 
elementos técnicos para su inclusión.  
CANACO -CIUDAD 
DE MÉXICO; 
ESFERA DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  4. Clasificación  Te 4. Clasificación  
Para los efectos de este proyecto de norma 
oficial mexicana, los sistemas de medición y 
despacho de gasolina y otros combustibles líquidos 
se clasifican en 2 tip os: 
Tipo I Computadoras: registran el volumen de 
combustible líquido, el importe de la venta y el precio 
por litro.  
Tipo II Contadoras: registran únicamente el 
volumen de combustible líquido.  
Para ambos tipos, el bombeo se realiza con bombas 
remotas, que p roveen un abastecimiento a presión 
constante.  
Comentarios:  
Relación a las formas de operación  4 CLASIFICACIÓN  
Para los efectos de esta Norma, los sistemas para 
medición y despacho de gasolina y otros 
combustibles líquidos  se clasifican en 2 tipos:  
Tipo I  Computadoras: registran el volumen 
de combustible líquido, el importe de la venta y el 
precio por litro.  
Tipo II  Contadoras: registran únicamente el 
volumen de combustible líquido.  
Para ambos tipos, el bombeo se realiza con 
bombas, que proveen un abastecimi ento a presión 
constante.  CANACO -CIUDAD DE MÉXICO; ESFERA DE 
SERVICIOS PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  
Con fundamento en los artículos 47 fracciones I 
y II de la LFMN y el artículo 28, fracción III, 
artículo 30 fracción I y artículo 33 del 
Reglamento de la L FMN y la Norma Mexicana 
NMX -Z-013-SCFI -2015, Guía para la 
estructuración y redacción de normas, la cual, 
en su inciso secundario 6.3.6 indica que la 
Clasificación, designación y codificaciones 
pueden establecer un sistema de clasificación, 
designación o co dificación de productos, 
procesos o servicios que estén de conformidad 
con los requisitos establecidos, este comentario 
fue analizado por el CCONNSE y decidió 
rechazar la propuesta.  
CENTRO NACIONAL 
DE METROLOGÍA 
(CENAM)  4. Clasificación  Te 4. Clasificació n 
Para los efectos de este proyecto de norma 
oficial mexicana, los sistemas de medición y 
despacho de gasolina y otros combustibles líquidos 
se clasifican en 2 tipos:  
Tipo I Computadoras: registran el volumen de 
combustible líquido, el importe de la venta y el precio 
por litro.  
Tipo II Contadoras: registran únicamente el 
volumen de combustible líquido.  
Para ambos tipos, el bombeo se realiza con 
bombas remotas, que proveen un abastecimiento a 
presión constante  
Comentarios:  
Eliminar del Proyecto de Norma Ofic ial Mexicana los 
Sistemas de medición y despacho de gasolina y otros 
combustibles líquidos Tipo II Contadoras ya que 4. Clasificación  
Para los efectos de esta Norma Oficial Mexicana, 
los sistemas para medición y de spacho de 
gasolina y otros combustibles líquidos son del tipo 
computador, los cuales registran el volumen de 
combustible líquido, el importe de la venta y el 
precio por litro, el bombeo se realiza con bombas 
remotas, que proveen un abastecimiento a presión  
constante.  CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA 
(CENAM)  
Con fundamento en los artículos 47 fracción I y 
II, así como el 64 de la LFMN, este comentario 
fue analizado por el CCONNSE y decidió 
aceptar la propuesta, quedando de la siguiente 
manera:  
4. Clasificación  
Para los efectos de esta Norma Oficial 
Mexicana, los sistemas para medición y 
despacho de gasolina y otros combustibles 
líquidos son del tipo computador, los cuales 
registran el volumen de combustible líquido, el 
importe de la venta y el precio por litro, el 
bombeo se realiza con bombas remotas, que 
proveen un abastecimiento a presión 
constante.   Martes 18 de septiembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)       estas solo registran únicamente el volumen de 
combustible líquido y el objetivo y campo de 
aplicación de ese Proyecto de Norma Oficial 
Mexi cana, es para Sistemas para medición y 
despacho de gasolina que se utilizan en 
transacciones comerciales dentro del territorio de los 
Estados Unidos Mexicanos   
 
 
 
 
 
 
CANACO -CIUDAD 
DE MÉXICO; 
ESFERA DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  5. 
Especificaciones  Te 5. Especificaciones  
5.1 Errores  
5.1.1 Error máximo tolerad o 
Estos errores se refieren a la diferencia entre la 
lectura dada por el instrumento de medición y la 
medida volumétrica de acuerdo a lo establecido en 
7.2. 
Se obtiene de la siguiente forma:  
a) El error máximo tolerado (EMT) para la 
aprobación de modelo o prototipo y verificación inicial 
de los sistemas de medición y despacho de gasolina 
y otros combustibles líquidos no debe ser mayor de 
10 mL más 2 mL por litro, conforme a la fórmula 
siguiente:  
EMT ≤ 10 (mL)+2 (mL/L). V_n  (L)  
Donde:  
Vn es la capacidad nom inal de la medida 
volumétrica, en L.  
EMT es el error máximo tolerado, en mL  
b) El error máximo tolerado (EMT) para la 
verificación periódica y extraordinaria no debe ser 
mayor que la suma de 20 mL más 4 mL por litro.  
EMT ≤ 20 (mL)+4 (mL/L)   . Vn (L)  
Donde : 
Vn es la capacidad nominal de la medida 
volumétrica, en L.  
EMT es el error máximo tolerado, en mL  
c) El error máximo tolerado para el ajuste del 
error a cero es el cuarenta por ciento del error 
máximo tolerado establecido en el apartado 5.1.1 
inciso b) d e este proyecto de norma oficial mexicana.  
Esta especificación se aplica con volúmenes 
medidos mayores o iguales a 10 L.  
Comentarios:  
Nuestro país es miembro de la Organización 
Internacional de Metrología Legal y está debidamente 
representado, lo mejor ser ía que adoptemos los 
lineamientos de la recomendación internacional 
OIML -117-1:2007 (e)  5 REQUISITOS METROLÓGICOS Y TÉCNICOS  
5.1 Errores  
Los errores máximos tolerados aplican para 
volúmenes iguales o mayores al volumen mínimo 
medible.  
El volumen mínimo med ible de los sistemas 
para medición es 2 L  
Las especificaciones descritas en 5.1.1 y 
5.1.2 se aplica con volúmenes medidos iguales o 
mayores a 10 L  
5.1.1 Error máximo tolerado  
Se obtiene de la siguiente forma:  
a) El error máximo tolerado (EMT) positivo (en 
más) o negativo (en menos), para la aprobación 
de modelo o prototipo y verificación inicial de los 
sistemas para medición no debe exceder a ± 0,3% 
del volumen medido:  
EMT(mL)=± 0,3%  
Donde:  
EMT  Es el error máximo tolerado, en mL  
b) El error máximo tolerado (emt) positivo (en 
más) o negativo (en menos), para la verificación 
periódica y extraordinaria de los sistemas para 
medición no debe exceder a ± 0,5% del volumen 
medido.  
emt (mL)= ± 0,5%  
Donde:  
emt  Es el error máximo tolerado, en mL.  
c) El error máximo to lerado para el ajuste del error 
a cero, en verificación inicial es de 0,1% y en 
verificaciones periódicas o extraordinarias es de 
0,2% del volumen medido.  
 CANACO -CIUDAD DE MÉXICO; ESFERA DE 
SERVICIOS PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  
Con fundamento en los art ículos 41 fracción IX, 
así como el 64 de la LFMN y el 28 fracción III y 
33 párrafo tercero del Reglamento de la LFMN, 
este comentario fue analizado por el 
CCONNSE y decidió rechazar la propuesta ya 
que las modificaciones propuestas sobre los 
incisos a) y b ) no reflejan lo dispuesto por la 
Norma Internacional OIML.  
Las especificaciones correspondientes del 
Proyecto de Norma Oficial Mexicana, son más 
demandantes en las etapas de aprobación del 
modelo o protototipo y verificación inicial que 
las propuestas por  la OIML.  
La modificación propuesta sobre el inciso c) 
tampoco refleja lo dispuesto por la OIML ya que 
la especificación del 0.1 % se refiere al 
elemento primario de medición exclusivamente, 
y no al sistema para medición y despacho de 
gasolina y otros comb ustibles líquidos en su 
totalidad , de igual forma se modifica la 
especificación de los volúmenes medidos a 
partir de 20 L y se agrega EMT como acrónimo 
de Error Máximo Tolerado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CENTRO NACIONAL 
DE METROLOGÍA 
(CENAM)  5. 
Especificaciones  Te 5.1.1 Error máximo tolerado  
Estos errores se refieren a la diferencia entre la 
lectura dada por el instrumento de medición y la 
medida volumétrica de acuerdo a lo establecido en 5.1.1 Error má ximo tolerado (EMT)  
Estos errores se refieren a la diferencia entre 
la lectura dada por el instrumento de medición y la 
medida volumétrica de acuerdo con lo establecido CENTRO NACIONAL  DE METROLOGÍA 
(CENAM)  
Con fundamento en los artículos 47 fracción I y 
II, así como el 64 de la LFMN, este comentario       (Segunda Sección)   DIARIO OFICIAL  Martes 18 de  septiembre de 2018   7.2. 
Se obtiene de la siguiente forma:  
a) El error máximo tolerado (EMT) para la  
aprobación de modelo o prototipo y verificación inicial 
de los sistemas de medición y despacho de gasolina 
y otros combustibles líquidos no debe ser mayor de 
10 mL más 2 mL por litro, conforme a la fórmula 
siguiente:  
EMT ≤ 10 (mL)+2 (mL/L)  .V_n  (L)  
Dond e: 
Vn es la capacidad nominal de la medida 
volumétrica, en L.  
EMT es el error máximo tolerado, en mL  
b) El error máximo tolerado (EMT) para la 
verificación periódica y extraordinaria no debe ser 
mayor que la suma de 20 mL más 4 mL por litro.  
EMT ≤ 20 (mL)+ 4 (mL/L)   . Vn (L)  
Donde:  
Vn es la capacidad nominal de la medida 
volumétrica, en L.  
EMT es el error máximo tolerado, en mL  
c) El error máximo tolerado para el ajuste del 
error a cero es el cuarenta por ciento del error 
máximo tolerado establecido en el a partado 5.1.1 
inciso b) de este proyecto de norma oficial mexicana.  
Esta especificación se aplica con volúmenes 
medidos mayores o iguales a 10 L.  
Comentarios:  
Se sugiere incluir la siglas EMT, así como los 
volúmenes medidos a partir de 20 L,  en el inciso 7.2.  
Se obtiene de la siguiente forma:  
a) El error máximo tolerado (EMT) p ara la 
aprobación del modelo o prototipo y 
verificación inicial de los sistemas para 
medición y despacho de gasolina y otros 
combustibles líquidos no debe ser 
mayor que la suma de 10 mL más 2 mL 
por litro, conforme a la fórmula 
siguiente:  
 fue analizado por el CCONNSE y decidió 
aceptar la propuesta, quedando de la siguiente 
manera:  
5.1.1 Error máximo tolerado (EMT)  
Estos erro res se refieren a la diferencia 
entre la lectura dada por el instrumento de 
medición y la medida volumétrica de acuerdo 
con lo establecido en el inciso 7.2.  
Se obtiene de la siguiente forma:  
a) El error máximo tolerado (EMT) para 
la aprobación del modelo o  prototipo 
y verificación inicial de los sistemas 
para medición y despacho de 
gasolina y otros combustibles líquidos 
no debe ser mayor que la suma de 10 
mL más 2 mL por litro, conforme a la 
fórmula siguiente:  
 
Donde:  
Vn es la capacidad nominal de la medid a 
volumétrica, en L.  
EMT  es el error máximo tolerado, en mL  
b) El error máximo tolerado (EMT) para 
la verificación periódica y 
extraordinaria no debe ser mayor que 
la suma de 20 mL más 4 mL por litro.  
 
Donde:  
Vn es la capacidad nominal de la medida 
volumé trica, en L.  
EMT  es el error máximo tolerado, en mL  
c) Error Máximo Tolerado (EMT) para el 
ajuste del error a cero es el cuarenta 
por ciento del Error Máximo Tolerado 
(EMT) establecido en el inciso 5.1.1 
fracción b) de esta Norma Oficial 
Mexicana.  
Esta esp ecificación se aplica con volúmenes 
medidos mayores o iguales a 20 L.  
 
CANACO -CIUDAD 
DE MÉXICO; 
ESFERA DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  5. 
Especificaciones  Te 5.1.2 Error de repetibilidad (R)  
Dispersión del error entendida como la diferencia 
máxima entre los errores de indicación obtenidos en 
mediciones efectuadas en un mismo gasto, conforme 
a la fórmula siguiente:  
R = Emax   -  Emín  
Donde:  
R es el error de repetibilidad, en mL  
La especificación es que el error de repetibilidad 
no sea mayor a 20 mL más 2 mL por litro, en 5.1.2 Error de repetibilidad (R)  
El error de repetibilidad, es la diferencia entre el 
error de indicación máxim o (E max) y el error de 
indicación mínimo (E min) obtenidos en la prueba 
(tres corridas) realizadas para cada gasto 
volumétrico, como se expresa en la formula 
siguiente:  
R=E max -E mín  
Donde:  
R Es el error de repetibilidad, en mL  CANACO -CIUDAD DE MÉXICO; ESFERA DE 
SERVICIOS PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  
Con fundamento en los artículos 41 fracción IX, 
así como el 64 de la LFMN y el 28 fracción III y 
33 párrafo tercero del Reglamento de la LFMN, 
este comentario f ue analizado por el 
CCONNSE y decidió rechazar la propuesta ya 
que las modificaciones propuestas sobre los 
incisos a) y b) no reflejan lo dispuesto por la 
OIML.   Martes 18 de septiembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)       cualquier gasto (máximo, medio y mínimo) 
considerado en la prueba, conforme a la fórmula 
siguiente:  
R ≤ 20 (mL)+2 (mL/L)   .  Vn (L)  
Donde:  
Vn es la capacidad nominal de la medida 
volumétrica, en L.  
Esta especificación se aplica con volúmenes 
medidos mayores o iguales a 10 L.  
Comentarios:  
Nuestro país es miembro de la Organización 
Internacional de Metrol ogía Legal y está debidamente 
representado, lo mejor sería que adoptemos los 
lineamientos de la recomendación internacional 
OIML -117-1:2007 (e).  El error de repetibilidad e n verificación inicial no 
debe ser mayor a 0,2% del volumen medido y 
para la verificación periódica o extraordinaria no 
debe ser mayor a 0,3% del volumen medido, en 
cualquier gasto volumétrico ya sea máximo, medio 
o mínimo, conforme a lo siguiente:  
R (mL) ≤ 0,2%  
R (mL) ≤ 0,3%  La especificación del 0.2 %, equivalente a 
las 2/5 partes del error máximo tolerado, se 
refiere  al medidor exclusivamente, y no al 
sistema para medición de medición y despacho 
de gasolina y otros combustibles líquidos en su 
totalidad. Tampoco distingue entre las 
especificaciones para el error de repetibilidad 
en aprobación del modelo y verificacione s 
periódicas. , de igual forma se modifica la 
especificación de los volúmenes medidos a 
partir de 20 L.  
 
 
CENTRO NACIONAL 
DE METROLOGÍA 
(CENAM)  5. 
Especificaciones  Te 5.1.2 Error de repetibilidad (R)  
Dispersión del error entendida como la diferencia 
máxima  entre los errores de indicación obtenidos en 
mediciones efectuadas en un mismo gasto, conforme 
a la fórmula siguiente:  
R = Emax   -  Emín  
Donde:  
R es el error de repetibilidad, en mL  
La especificación es que el error de repetibilidad 
no sea mayor a 20 mL más 2 mL por litro, en 
cualquier gasto (máximo, medio y mínimo) 
considerado en la prueba, conforme a la fórmula 
siguiente:  
R ≤ 20 (mL)+2 (mL/L)   .  Vn (L)  
Donde:  
Vn es la capacidad nominal de la medida 
volumétrica, en L.  
Esta especificación se aplica con volúmenes 
medidos mayores o iguales a 10 L.  
Comentarios:  
Se sugiere incluir “y en un mismo modo de 
despacho, modo programado o modo manual” en el 
primer párrafo, asimismo, como los volúmenes 
medidos a partir de 20 L.  5.1.2 Error de repetibilidad (R)  
Disper sión del error entendida como la 
diferencia máxima entre los errores de indicación 
obtenidos en mediciones efectuadas en un mismo 
gasto y en un mismo modo de despacho, modo 
programado o modo manual conforme a la fórmula 
siguiente:  
 
Donde:  
R es el error de  repetibilidad, en mL  
La especificación es que el error de 
repetibilidad no sea mayor a 20 mL más 2 mL por 
litro, en cualquier gasto (máximo, medio y mínimo) 
considerado en la prueba, conforme a la fórmula 
siguiente:  
 
Donde:  
Vn es la capacidad nominal de la medida 
volumétrica, en L.  
Esta especificación se aplica con volúmenes 
medidos mayores o iguales a 20 L.  
 CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA 
(CENAM)  
Con fundamento en los artículos 47 fracción I y 
II, así como el 64 de la LFMN, este comentario 
fue analizado p or el CCONNSE y decidió 
aceptar la propuesta, quedando de la siguiente 
manera:  
5.1.2 Error de repetibilidad (R)  
Dispersión del error entendida como la 
diferencia máxima entre los errores de 
indicación obtenidos en mediciones efectuadas 
en un mismo gasto y en un mismo modo de 
despacho, modo programado o modo manual 
conforme a la fórmula siguiente:  
 
Donde:  
R es el error de repetibilidad, en mL  
La especificación es que el error de 
repetibilidad no sea mayor a 20 mL más 2 mL 
por litro, en cualquier gasto (máxi mo, medio y 
mínimo) considerado en la prueba, conforme a 
la fórmula siguiente:  
 
Donde:  
Vn  es la capacidad nominal de la medida 
volumétrica, en L.  
Esta especificación se aplica con 
volúmenes medidos mayores o iguales a 20 L.  
CANACO -CIUDAD 
DE MÉXICO; 
ESFE RA DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  5. 
Especificaciones  Te 5.2 Acabado  
Los sistemas de medición y despacho de gasolina y 
otros combustibles líquidos deben estar cubiertos en 
todas sus partes con pintura resistente a la acción del 
producto bombead o, a la luz solar y a la humedad, 
excepto las partes de acero inoxidable, cromadas u 
otras, que por la naturaleza de los materiales ofrecen 
la resistencia requerida a la acción de los agentes 
mencionados. Esto se verifica visualmente.  5.2 Acabado  
Los sistemas para medición y despacho de 
gasolina y otros combustibles líquidos  deben estar 
cubiertos en todas sus partes con pintura 
resistente a la acción del producto bombeado, a la 
luz solar y a la humedad, excepto las partes de 
acero inoxidable, cromadas u otras, que por la 
naturaleza de los materiales ofrecen la resistencia 
requerida a la acción de los agentes 
mencionados. Esto se verifica visualmente.  CANACO -CIUDAD DE MÉXICO; ESFERA DE 
SERVICIOS PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  
Con fundamento en los artículos 47 fracciones I 
y II, así como el 64 de la LFMN, este 
comentario fue analizado por el CCONNSE y 
decidió aceptar parcialmente la propuesta ya 
que, únicamente se toma en cuenta  el cambio 
de la preposición para, quedando de la 
siguiente manera:        (Segunda Sección)   DIARIO OFICIAL  Martes 18 de  septiembre de 2018   Comentarios:  
Solo el concepto de la palabra del nombre del 
instrumento de medición   5.2 Acabado  
Los sistemas para medición y despacho de 
gasolina y otros combustibles líquidos deben 
estar cubiertos en todas sus partes con pintura 
resistente a la acción del producto bombea do, 
a la luz solar y a la humedad, excepto las 
partes de acero inoxidable, cromadas u otras, 
que por la naturaleza de los materiales ofrecen 
la resistencia requerida a la acción de los 
agentes mencionados. Esto se verifica 
visualmente.  
 
CANACO -CIUDAD 
DE M ÉXICO; 
ESFERA DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  5. 
Especificaciones  Te 5.3 Especificaciones de las partes  
En los sistemas de medición y despacho de 
gasolina y otros combustibles líquidos deben 
identificarse las siguientes partes:  
-  Dispositivo co ntador o computador.  
-  Elemento(s) primario(s) de medición.  
-  Dispositivo(s) de seguridad.  
-  Dispositivo(s) de despacho.  
Comentarios:  
Relación a la forma de operación  5.3 Componentes de un sistema para 
medición  
En los sistemas para medición y despacho d e 
gasolina y otros combustibles líquidos  deben 
identificarse las siguientes partes:  
• Dispositivo contador o computador;  
• Elemento primario de medición;  
• Dispositivo(s) de seguridad;  
• Dispositivo(s) de despacho;  
• Características de confiabilidad;  
• Dispositivos auxiliares.  CANACO -CIUDAD DE MÉXICO; ESFERA DE 
SERVICIOS PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  
Con fundamento en los artículos 47 fracciones I 
y II de la LFMN y el artículo 28, fracción III, 
artículo 30 fracción I y 33 párrafo tercero  del 
Reglamento de l a LFMN y la Norma Mexicana 
NMX -Z-013-SCFI -2015, Guía para la 
estructuración y redacción de normas, la cual, 
en su inciso secundario 6.3.6 indica que la 
Clasificación, designación y codificaciones 
pueden establecer un sistema de clasificación, 
designación o  codificación de productos, 
procesos o servicios que estén de conformidad 
con los requisitos establecidos, este comentario 
fue analizado por el CCONNSE y decidió 
rechazar la propuesta.  
CENTRO NACIONAL 
DE METROLOGÍA 
(CENAM)  5. 
Especificaciones  Te 5.3 Espe cificaciones de las partes  
En los sistemas de medición y despacho de gasolina 
y otros combustibles líquidos deben identificarse las 
siguientes partes:  
- Dispositivo contador o computador.  
- Elemento(s) primario(s) de medición.  
- Dispositivo(s) de seguridad . 
- Dispositivo(s) de despacho  
Comentarios:  
Eliminar la palabra contador ya que en la NOM los 
Sistemas para medición y despacho de gasolina y 
otros combustibles líquidos Tipo II Contadoras que 
solo registran el volumen de combustible líquido, por 
otro lado , el objetivo y campo de aplicación de esta 
NOM es para Sistemas para medición y despacho de 
gasolina que se utilizan en transacciones comerciales 
dentro del territorio de los Estados Unidos 
Mexicanos, para quedar de conformidad con el 
Capítulo 4 Clasifica ción de esta NOM, no se acepta 
la adición de Características de confiabilidad, ya que 
estas se refieren a características y no partes, para 
los dispositivos auxiliares no se tienen 
especificaciones.   
5.3 Especificaciones de las partes  
En los sistemas para medición y despacho de 
gasolina y otros combustibles líquidos deben 
identificarse las siguientes partes:  
- Dispositivo computador;  
- Elementos primarios de medición;  
- Dispositivos de seguridad; y  
- Dispositivos de despacho.  
 CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA 
(CENAM)  
Con fundamento en los artículos 47 fracción I y 
II, así como el 64 de la LFMN, este comentario 
fue analizado por el CCONNSE y decidió 
aceptar la propuesta, quedando de la siguiente 
manera:  
5.3 Especificaciones de las partes  
En los sistemas para med ición y despacho 
de gasolina y otros combustibles líquidos 
deben identificarse las siguientes partes:  
- Dispositivo computador;  
- Elementos primarios de medición;  
- Dispositivos de seguridad; y  
- Dispositivos de despacho.  
 
CANACO -CIUDAD 
DE MÉXICO; 
ESFERA DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES 5. 
Especificaciones  Te 5.3.1 Dispositivo de filtración  
El sistema de medición y despacho de gasolina y 
otros combustibles líquidos debe estar provisto de un 
filtro de malla número 100 o equivalente, de tal 5.3.1 Filtro  
Dispositivo apropiado para la protección del 
elemento primario de medición y  dispositivos 
adicionales. Los filtros deben ser de malla número CANACO -CIUDAD DE MÉXICO; ESFERA DE 
SERVICIOS PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  
Con fundamento en los artíc ulos 47 fracciones I  Martes 18 de septiembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)       INTERNACIONALES  manera que no permita el paso de partículas 
mayores a 150 µm. Esto se verifica visualmente 
contra la especificación del filtro.  
Comentarios:  
Relación a la forma de operación  100 o equivalente, de tal manera que no permita 
el paso de partículas mayores a 150 µm.  y II de la LFMN y el artículo 28, fracción III, 
artículo 30 fracción I y 33 párrafo tercero  del 
Reglamento de la LFMN y la Norma Mexicana 
NMX -Z-013-SCFI -2015, Guía para la 
estructuración y redacción de normas, la cual, 
en su inciso sec undario 6.6.3, indica que se 
debe proporcionar una designación o 
descripción correcta de un producto, este 
comentario fue analizado por el CCONNSE y 
decidió rechazar la propuesta.  
 
CENTRO NACIONAL 
DE METROLOGÍA 
(CENAM)  5. 
Especificaciones  Ge 5.3.1 Dispos itivo de filtración  
El sistema de medición y despacho de gasolina y 
otros combustibles líquidos debe estar provisto de un 
filtro de malla número 100 o equivalente, de tal 
manera que no permita el paso de partículas 
mayores a 150 µm. Esto se verifica visual mente 
contra la especificación del filtro.  
Comentarios  
Cambiar la proposición “de” por “para” para dar 
un mejor entendimiento al Proyecto. De igual forma, 
se sugiere omitir “ de malla número 100 o 
equivalente” ya que en la NOM el uso del término “de 
malla n úmero 100 o equivalente limita la 
especificación a fabricantes que utilizan esa 
denominación de malla, sin embargo, al establecer 
que no permita el paso de partículas de 150 µm 
permite que el usuario de la norma cumpla con la 
especificación sin limitar la adquisición de la malla a 
un grupo de fabricantes  5.3.1 Dispositivo de filtración  
El sistema para medición y despacho de 
gasolina y otros combustibles líquidos debe estar 
provisto de un filtro, de tal manera que no permita 
el paso de partículas mayores a 1 50 µm. Esto se 
verifica visualmente contra la especificación del 
filtro.  CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA 
(CENAM)  
Con fundamento en los artículos 47 fracción I y 
II, así como el 64 de la LFMN, este comentario 
fue analizado por el CCONNSE y decidió 
aceptar la propuesta, quedando de la siguiente 
manera:  
5.3.1 Dispositivo de filtración  
El sistema para medición y despacho de 
gasolina y otros combustibles líquidos debe 
estar provisto de un filtro, de tal manera que no 
permita el paso de partículas mayores a 150 
µm. Esto se verifica visualmente contra la 
especificación del filtro.  
CANACO -CIUDAD 
DE MÉXICO; 
ESFERA DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  5. 
Especificaciones  Te 5.3.2  Dispositivo contador o computador  
5.3.2.1  El dispositivo contador o computador, 
que indica el volumen en litros despachado, debe 
marcar ceros al inicio de cada operación de 
despacho. Esto se verifica visualmente en la carátula 
indicadora.  
Comentarios:  
El concepto de verificación esta descrito en el 
punto de verificación sección visual.  5.3.2.1 En el dispositivo contador o computador 
que indica el volumen en litros despachados, debe 
marcar ceros al inicio de cada operación de 
despacho. Esto se verifica visualmente en la 
carátula indicadora.  CANACO -CIUDAD DE MÉXICO; ESFERA DE 
SERVICIOS PROFE SIONALES 
INTERNACIONALES  
Con fundamento en los artículos 28, fracción III, 
artículo 30 fracción I y 33 párrafo tercero  del 
Reglamento de la LFMN y la Norma Mexicana 
NMX -Z-013-SCFI -2015, Guía para la 
estructuración y redacción de normas, la cual, 
en su inci so secundario 6.3.6 indica que la 
Clasificación, designación y codificaciones 
pueden establecer un sistema de clasificación, 
designación o codificación de productos, 
procesos o servicios que estén de conformidad 
con los requisitos establecidos, este coment ario 
fue analizado por el CCONNSE y decidió 
rechazar la propuesta. Asimismo, se elimina la 
palabra contador ya que en el Proyecto de 
Norma Oficial Mexicana los Sistemas para 
medición y despacho de gasolina y otros 
combustibles líquidos Tipo II Con tadoras q ue 
sólo registran el volumen de combustible 
líquido, por otro lado, el objetivo y campo de 
aplicación de este Proyecto de Norma Oficial 
Mexicana es para Sistemas para medición y 
despacho de gasolina que se utilizan en       (Segunda Sección)   DIARIO OFICIAL  Martes 18 de  septiembre de 2018   transacciones comerciales dentro del t erritorio 
de los Estados Unidos Mexicanos, para  quedar 
de conformidad con el Capítulo 4 
Clasificación de este Proyecto de Norma 
Oficial Mexicana, no se acepta la eliminación 
de la forma en que se verifica, ya que este 
enunciado orienta al aplicador del Pro yecto de 
Norma Oficial Mexicana a realizar la 
verificación.  
 
CENTRO NACIONAL 
DE METROLOGÍA 
(CENAM)  5. 
Especificaciones  Ge 5.3.2 Dispositivo contador o computador  
5.3.2.1 El dispositivo contador o computador, 
que indica el volumen en litros despachado, deb e 
marcar ceros al inicio de cada operación de 
despacho. Esto se verifica visualmente en la 
carátula indicadora.  
Comentarios  
Omitir “contador o” para tener un mejor 
entendimiento en el Proyecto.  5.3.2 Dispositivo computador  
5.3.2.1 El dispositivo computado r, que indica el 
volumen en litros despachado, debe marcar ceros 
al inicio de cada operación de despacho. Esto se 
verifica visualmente en la carátula indicadora.  CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA 
(CENAM)  
Con fundamento en los artículos 47 
fracción I y II, así como el 64 de la LFMN, este 
comentario fue analizado por el CCONNSE y 
decidió aceptar la propuesta, quedando de la 
siguiente manera:  
5.3.2 Dispositivo computador  
5.3.2.1 El dispositivo computador, que 
indica el volumen en litros despachado, debe 
marcar cer os al inicio de cada operación de 
despacho. Esto se verifica visualmente en la 
carátula indicadora.  
CANACO -CIUDAD 
DE MÉXICO; 
ESFERA DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  5. 
Especificaciones  Te 5.3.2.2 La carátula indicadora de los 
dispositivos contad or o computador debe indicar 
como mínimo:  
a) En el tipo I: el volumen de combustible líquido 
despachado, el precio por litro y el importe de la 
venta. Esto se verifica visualmente.  
b) En el tipo II: el volumen de combustible líquido 
despachado. Esto se ver ifica visualmente.  
Comentarios:  
El concepto de verificación esta descrito en el punto 
de verificación sección visual.  
 5.3.2.2 La carátula indicadora de los 
dispositivos contador o computador debe 
indicar como mínimo:  
a) En el tipo I: el volumen de combust ible líquido 
despachado, el precio por litro y el importe de la 
venta.  
b) En el tipo II: el volumen de combustible líquido 
despachado. Esto se verifica visualmente.  
 CANACO -CIUDAD DE MÉXICO; ESFERA DE 
SERVICIOS PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  
Con fundamento en los artículos 28, fracción III, 
artículo 30 fracción I y 33 párrafo tercero  del 
Reglamento de la LFMN y la Norma Mexicana 
NMX -Z-013-SCFI -2015, Guía para la 
estructuración y redacción de normas, la cual, 
en su inciso secundario 6.3.6 indica que la 
Clasif icación, designación y codificaciones 
pueden establecer un sistema de clasificación, 
designación o codificación de productos, 
procesos o servicios que estén de conformidad 
con los requisitos establecidos, este comentario 
fue analizado por el CCONNSE y deci dió 
rechazar la propuesta. Asimismo, se elimina la 
palabra contador ya que en la NOM los 
Sistemas para medición y despacho de 
gasolina y otros combustibles lí quidos Tipo II 
Contadoras que só lo registran el volumen de 
combustible líquido, por otro lado, el objetivo y 
campo de aplicación de esta NOM es para 
Sistemas para medición y despacho de 
gasolina que se utilizan en transacciones 
comerciales dentro del territorio de los Estados 
Unidos Mexicanos, para quedar de 
conformidad con el Capítulo 4 Clasificación 
de esta NOM, no se acepta la eliminación de la 
forma en que se verifica, ya que este 
enunciado orienta al aplicador de la NOM a 
realizar la verificación.  
CENTRO NACIONAL 
DE METROLOGÍA 5. 
Especificaciones  Te 5.3.2.2 La carátula indicadora de los 
dispositivos contador o computador debe indicar 5.3.2.2 La carátula indicadora del dispositivo 
computador debe indicar como mínimo el volumen CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA 
(CENAM)   Martes 18 de septiembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)       (CENAM)  como mínimo:  
a) En el tipo I: el volumen de combustible líquido 
despachado, el precio por litro y el importe de la 
venta. Esto se verifica visualmente.  
b) En el tipo II: el volumen de combustible líquido 
despac hado. Esto se verifica visualmente.  
Comentarios  
Se sugiere eliminar los incisos e incluirlos en el texto 
introductorio, asimismo, eliminar contador.  de combustib le líquido despachado, el precio por 
litro y el importe de la venta. Esto se verifica 
visualmente.  Con fundamento en los artículos 47 fracción I y 
II, así como el 64 de la LFMN, este comentario 
fue analizado por el CCO NNSE y decidió 
aceptar la propuesta, quedando de la siguiente 
manera:  
5.3.2.2 La carátula indicadora del dispositivo 
computador debe indicar como mínimo el 
volumen de combustible líquido despachado, el 
precio por litro y el importe de la venta. Esto se 
verifica visualmente.  
 
CANACO -CIUDAD 
DE MÉXICO; 
ESFERA DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  5. 
Especificaciones  Te 5.3.2.3  Carátula indicadora  
Las indicaciones dadas en las carátulas de los 
dispositivos computador y contador deben ser 
explícitas, de ma nera que la interpretación de las 
cifras registradas no permita confusión alguna; los 
números de indicación para el volumen de 
combustible líquido servido y para el precio por litro 
deben integrarse por lo menos con 4 dígitos y con 5 
dígitos para el import e de la venta. Asimismo, se 
debe apreciar claramente la carátula que 
corresponde a la manguera de despacho.  
Comentarios:  
Se subdivide para mejor aplicación.  
 5.3.2.3 Carátula indicadora  
Las indicaciones dadas en las carátulas de los 
dispositivos computador  y contador deben ser 
explícitas, de manera que la interpretación de las 
cifras registradas no permita confusión alguna.  
5.3.2.3.1 El número de dígitos indicados para el 
volumen de combustible líquido despachado y 
para el precio por litro deben integrarse por lo 
menos con 4 dígitos y con 5 dígitos para el 
importe de la venta.  
5.3.2.3.2 Se debe apreciar claramente la relación 
entre la manguera de despacho y la carátula 
correspondiente.  CANACO -CIUDAD DE MÉXICO; ESFERA DE 
SERVICIOS PROFESIONALES 
INTERNACIONALE S 
Con fundamento en los artículos 28, fracción III, 
artículo 30 fracción I del Reglamento de la 
LFMN y la Norma Mexicana NMX -Z-013-SCFI -
2015, Guía para la estructuración y redacción 
de normas, la cual, en su inciso secundario 
6.3.6 indica que la Clasificac ión, designación y 
codificaciones pueden establecer un sistema 
de clasificación, designación o codificación de 
productos, procesos o servicios que estén de 
conformidad con los requisitos establecidos, 
este comentario fue analizado por el 
CCONNSE y decidió rechazar la propuesta. 
Asimismo, se elimina la palabra contador ya 
que en la NOM los Sistemas para medición y 
despacho de gasolina y otros combustibles 
líquidos Tipo II Contadoras que solo registran el 
volumen de combustible líquido, por otro lado, 
el obje tivo y campo de aplicación de esta NOM 
es para Sistemas para medición y despacho de 
gasolina que se utilizan en transacciones 
comerciales dentro del territorio de los Estados 
Unidos Mexicanos, para quedar de 
conformidad con el Capítulo 4 Clasificación 
de e sta NOM, no se acepta la redacción 
propuesta ya que se considera que la 
redacción es clara.  
CENTRO NACIONAL 
DE METROLOGÍA 
(CENAM)  5. 
Especificaciones  Te 5.3.2.3  Carátula indicadora  
Las indicaciones dadas en las carátulas de los 
dispositivos computador y c ontador deben ser 
explícitas, de manera que la interpretación de las 
cifras registradas no permita confusión alguna; los 
números de indicación para el volumen de 
combustible líquido servido y para el precio por litro 
deben integrarse por lo menos con 4 díg itos y con 5 
dígitos para el importe de la venta. Asimismo, se 
debe apreciar claramente la carátula que 
corresponde a la manguera de despacho.  
Comentarios:  
Eliminar “de los dispositivos” para que quede el 
singular “del computador”. Omitir “y contador” para  
obtener un mejor entendimiento del Proyecto.  5.3.2.3 Carátula indicadora  
Las indicaciones dadas en las carátulas del 
dispositivo computador deben ser explícitas, de 
manera que la interpretación de las cifras 
registradas no permita confusión alguna; los 
números de indicación para el volumen de 
combustible líquido servido y para el precio por 
litro deben integrarse por lo menos con 4 dígitos y 
con 5 dígitos para el importe de la venta. 
Asimismo, se debe apreciar claramente la carátula 
que corresponde a la ma nguera de despacho.  CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA 
(CENAM)  
Con fundamento en los artículos 47 fracción I y 
II, así como el 64 de la LFMN, este comentario 
fue analizado por el CCONNSE y decidió 
aceptar la propuesta, quedando de la siguiente 
manera:  
5.3.2.3 C arátula indicadora  
Las indicaciones dadas en las carátulas del 
dispositivo computador deben ser explícitas, de 
manera que la interpretación de las cifras 
registradas no permita confusión alguna; los 
números de indicación para el volumen de 
combustible líqu ido servido y para el precio por 
litro deben integrarse por lo menos con 4 
dígitos y con 5 dígitos para el importe de la 
venta. Asimismo, se debe apreciar claramente 
la carátula que corresponde a la manguera de 
despacho.  
CANACO -CIUDAD 5. Te 5.3.2.4 Resolución de la carátula indicadora  5.3.2.4 División mínima indicada en las pantallas  CANACO -CIUDAD DE MÉXICO        (Segunda Sección)   DIARIO OFICIAL  Martes 18 de  septiembre de 2018   DE MÉXICO  Especif icaciones  Debe indicar el volumen de combustible líquido con 
una división mínima de 0,01 L, y el importe de la 
venta con la cantidad exacta en centavos. Esto se 
verifica visualmente.  
Comentarios:  
El concepto de verificación esta descrito en el punto 
de verificación sección visual  
 Debe indicar el volumen de combustible líquido 
despachado con división mínima de 0,1 L, y el 
importe de la venta con la cantidad exa cta en 
centavos. Esto se verifica visualmente.  Con fundamento en los artículos 47 fracciones I 
y II de la LFMN y el artículo 28, fracción III, 
artículo 30 fracción I y 33 párrafo tercero  del 
Reglamento de la LFMN , este comentario fu e 
analizado por el CCONNSE y decidió rechazar 
la propuesta, no se acepta la eliminación de la 
forma en que se verifica, ya que este 
enunciado orienta al aplicador del Proyecto de 
Norma Oficial Mexicana a realizar la 
verificación y no se acepta la adición d e la 
palabra “despachado” propuesta ya que se 
considera que la redacción es clara.  
 
ESFERA DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  5. 
Especificaciones  Te 5.3.2.4 Resolución de la carátula indicadora  
Debe indicar el volumen de combustible líquido con 
una división mínima de 0,01 L, y el importe de la 
venta con la cantidad exacta en centavos. Esto se 
verifica visualmente.  
Comentarios:  
El concepto de verificación esta descrito en el punto 
de verificación sección visual  
 5.3.2.3.3 División mínima indicada en  las pantallas  
Debe indicar el volumen de combustible líquido 
despachado con división mínima de 0,1 L, y el 
importe de la venta con la cantidad exacta en 
centavos.  
 ESFERA DE SERVICIOS PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  
Con fundamento en los artículos 28, fracc ión III, 
artículo 30 fracción I y 33 párrafo tercero  del 
Reglamento de la LFMN y la Norma Mexicana 
NMX -Z-013-SCFI -2015, Guía para la 
estructuración y redacción de normas, la cual, 
en su inciso secundario 6.3.3 fracción c) indica 
que para cada requisito, ya  sea una referencia 
al método de prueba para determinar o verificar 
los valores de la característica o el método de 
prueba mismo, este comentario fue analizado 
por el CCONNSE y decidió rechazar la 
propuesta, no se acepta el cambio del 
encabezado propuesto,  ya que se considera 
que la redacción es clara, en adición la 
propuesta de disminuir la resolución de 0,01 L 
a 0,1 L tampoco se acepta ya que se estaría 
desregulando las especificaciones 
establecidas.  
CENTRO 
NACIONAL DE 
METROLOGÍA 
(CENAM)  
  Te 5.3.2.5 Los dispositivos computador o contador 
electrónicos deben cumplir con las especificaciones y 
pruebas de la norma oficial mexicana NOM -001-
SCFI -1993 (véase 2 Referencias de este proyecto de 
norma oficial mexicana).  
Comentarios:  
Eliminar “de los dispositivos” p ara que quede el 
singular “del computador”. Omitir “y contador” para 
obtener un mejor entendimiento del Proyecto  5.3.2.5   El dispositivo computador electrónico 
debe cumplir con las especificaciones y pruebas 
de la Norma Oficial Mexicana NOM -001-SCFI -
1993 ( véase 2 Referencias Normativas).  CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA 
(CENAM)  
Con fundamento en los artículos 47 fracción I y 
II, así como el 64 de la LFMN, este comentario 
fue analizado por el CCONNSE y decidió 
aceptar la propuesta, quedando de la siguiente 
mane ra: 
5.3.2.5  El dispositivo computador electrónico 
debe cumplir con las especificaciones y 
pruebas de la Norma Oficial Mexicana NOM -
001-SCFI -1993 (véase 2 Referencias 
Normativas).  
CANACO -CIUDAD 
DE MÉXICO; 
ESFERA DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  5. 
Especificaciones  Te 5.3.2.6 Totalizadores  
Los sistemas de medición y despacho de gasolina y 
otros combustibles líquidos deben contar con 
dispositivo totalizador acumulado ya sea mecánico, 
electromecánico o electrónico en el dispositivo 
computador o conta dor para indicar el volumen de 
combustible líquido acumulado. Deben contar 
también con un dispositivo totalizador instantáneo 
para indicar el volumen de combustible líquido 
entregado hasta un momento dado en cada 
despacho. La disposición de ambos totalizad ores se 
verifica visualmente.  
Comentarios:  
Eliminamos el nombre del instrumento.  
El concepto de verificación esta descrito en el punto 
de verificación sección visual.  5.3.2.6 Totalizadores  
Deben contar con un dispositivo totalizador 
acumulativo ya sea mec ánico, electromecánico o 
electrónico. Y deben contar también con un 
dispositivo totalizador instantáneo en el dispositivo 
computador o contador para indicar el volumen de 
combustible líquido entregado de cada despacho.  CANACO -CIUDAD DE MÉXICO; ESFERA DE 
SERVICIOS PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  
Con fundamento en los artículos 28, fracción III, 
artículo 30 fracción I y 33 párrafo tercero  del 
Reglamento de la LFMN y la Norma Mexicana 
NMX -Z-013-SCFI -2015, Guía para la 
estructuración y redacción de normas, la cua l, 
en su inciso secundario 6.3.6 indica que la 
Clasificación, designación y codificaciones 
pueden establecer un sistema de clasificación, 
designación o codificación de productos, 
procesos o servicios que estén de conformidad 
con los requisitos establecidos , este comentario 
fue analizado por el CCONNSE y decidió 
rechazar la propuesta. Asimismo, se elimina la 
palabra contador ya que en la NOM los  Martes 18 de septiembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)        Sistemas para medición y despacho de 
gasolina y otros combustibles líquidos Tipo II 
Contadoras que solo registran el volumen de 
combustible líquido, por otro lado, el objetivo y 
campo de aplicación de esta NOM es para 
Sistemas para medición y despacho de 
gasolina que se utilizan en transacciones 
comerciales dentro del territorio de los Estados 
Unidos Mexicanos, para q uedar de 
conformidad con el Capítulo 4 Clasificación 
de esta NOM, no se acepta la redacción 
propuesta ya que se considera que la 
redacción es clara.  
 
CENTRO NACIONAL 
DE METROLOGÍA 
(CENAM)  5. 
Especificaciones  Te 5.3.2.6 Totalizadores  
Los sistemas de medici ón y despacho de gasolina y 
otros combustibles líquidos deben contar con 
dispositivo totalizador acumulado ya sea mecánico, 
electromecánico o electrónico en el dispositivo 
computador o contador para indicar el volumen de 
combustible líquido acumulado. Debe n contar 
también con un dispositivo totalizador instantáneo 
para indicar el volumen de combustible líquido 
entregado hasta un momento dado en cada 
despacho. La disposición de ambos totalizadores se 
verifica visualmente.  
Comentarios:  
Cambiar la proposición “de” por “para” para tener 
un mejor entendimiento, asimismo, eliminar contador.  5.3.2.6 Totalizadores  
Los sistemas para medición y despacho de 
gasolina y otros combustibles líquidos deben 
contar con dispositivo totalizador acumulado ya 
sea mecánico, elect romecánico o electrónico en el 
dispositivo computador para indicar el volumen de 
combustible líquido acumulado. Deben contar 
también con un dispositivo totalizador instantáneo 
para indicar el volumen de combustible líquido 
entregado hasta un momento dado e n cada 
despacho. La disposición de ambos totalizadores 
se verifica visualmente.  CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA 
(CENAM)  
Con fundamento en los artículos 47 fracción I y 
II, así como el 64 de la LFMN, este comentario 
fue analizado por el CCONNSE y decidió 
acep tar la propuesta, quedando de la siguiente 
manera:  
5.3.2.6 Totalizadores  
Los sistemas para medición y despacho de 
gasolina y otros combustibles líquidos deben 
contar con dispositivo totalizador acumulado ya 
sea mecánico, electromecánico o electrónico 
en el  dispositivo computador para indicar el 
volumen de combustible líquido acumulado. 
Deben contar también con un dispositivo 
totalizador instantáneo para indicar el volumen 
de combustible líquido entregado hasta un 
momento dado en cada despacho. La 
disposició n de ambos totalizadores se verifica 
visualmente.  
CANACO -CIUDAD 
DE MÉXICO; 
ESFERA DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  5. 
Especificaciones  Te 5.3.3 Mecanismo de ajuste  
El elemento primario de medición, así como el 
dispositivo contador o computador d eben tener, un 
disco de ajuste o un dispositivo de ajuste electrónico, 
respectivamente, mediante el cual se efectúen 
ajustes de volumen, conforme al procedimiento 
indicado por el fabricante. Esto se verifica 
visualmente.  
El disco de ajuste debe incluir las  perforaciones 
señaladas por el fabricante y un perno de seguridad, 
mientras que el interruptor de acceso al modo de 
ajuste debe incluir un cerrojo protector que no 
permita un puente eléctrico en sus terminales para 
colocar los dispositivos oficiales de in violabilidad. 
Esto se verifica visualmente.  
El ajuste volumétrico del sistema de medición y 
despacho de gasolina y otros combustibles líquidos, 
ya sea directamente en el elemento primario de 
medición (disco de ajuste), o en forma electrónica a 
través del c ontador o computador, se debe realizar 
únicamente mediante los dispositivos previstos para 5.3.3 Mecanismo de ajuste  
•El elemento primario de medición, así como el 
dispositivo contador o computador deben tener, un 
disco de ajuste o un dispositivo de ajuste 
electrónico respectivamente, mediante el cual se 
efectúen ajustes de volumen, co nforme al 
procedimiento indicado por el fabricante.  Esto se 
verifica visualmente.  
•El disco de ajuste debe incluir las perforaciones 
señaladas por el fabricante y un perno de 
seguridad, mientras que el interruptor de acceso al 
modo de ajuste debe incluir u n cerrojo protector 
que no permita un puente eléctrico en sus 
terminales para colocar los dispositivos oficiales 
de inviolabilidad.  Esto se verifica visualmente.  
•El ajuste volumétrico del sistema para medición, 
ya sea directamente en el elemento primario de 
medición (disco de ajuste), o en forma electrónica 
a través del contador o computador, se debe 
realizar únicamente mediante los dispositivos 
previstos para tal efecto, debiendo hacerse el CANACO -CIUDAD DE MÉXI CO; ESFERA DE 
SERVICIOS PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  
Con fundamento en los artículos 28 
fracción III, artículo 30 fracción I y artículo 33 
párrafo tercero del Reglamento de la LFMN y la 
Norma Mexicana NMX -Z-013-SCFI -2015, Guía 
para la estructuración y red acción de normas, 
la cual, en su inciso secundario 6.3.3 fracción 
c) indica que  para cada requisito, ya sea una 
referencia al método de prueba para determinar 
o verificar los valores de la característica o el 
método de prueba mismo, este comentario fue 
analizado por el CCONNSE y decidió rechazar 
la propuesta, Asimismo se adiciona un inciso 
terciario 5.3.3.1 Factor de ajuste ya que este 
CCONNSE considera que esta especificación 
es necesaria para el objetivo que persigue el 
Proyecto de Norma Oficial Mexicana,  y no se 
acepta la eliminación de la forma en que se 
verifica, ya que este enunciado orienta al       (Segunda Sección)   DIARIO OFICIAL  Martes 18 de  septiembre de 2018   tal efecto, debiendo hacerse el ajuste de forma 
directamente en el sistema de medición y despacho 
de gasolina y otros combustibles líquidos y nunca en 
forma remota a  través de algún otro dispositivo. Los 
procedimientos de ajuste se deben verificar contra 
las especificaciones del fabricante y el manual de 
operación correspondiente.  
Comentarios:  
El concepto de verificación esta descrito en el punto 
de verificación secci ón visual  ajuste de forma directamente en el sistema para 
medición y despac ho de gasolina y otros 
combustibles líquidos  y nunca en forma remota a 
través de algún otro dispositivo. Los 
procedimientos de ajuste deberán describirse en 
las especificaciones del fabricante y el manual de 
operación correspondiente.  aplicador del Proyecto de Norma Oficial 
Mexicana a realizar la verificación, finalmente la 
eliminación de “ y despacho de gasolina y otros 
combustibles líquidos”  no procede al 
considerarse necesaria para el entendimiento 
del Proyecto de Norma Oficial Mexicana.  
 
 
CENTRO NACIONAL 
DE METROLOGÍA 
(CENAM)  5. 
Especificaciones  Te 5.3.3 Mecanismo de ajuste  
El elemento primario de medición, así como el 
dispositivo contador  o computador deben tener, un 
disco de ajuste o un dispositivo de ajuste electrónico, 
respectivamente, mediante el cual se efectúen 
ajustes de volumen, conforme al procedimiento 
indicado por el fabricante. Esto se verifica 
visualmente.  
El disco de ajuste d ebe incluir las perforaciones 
señaladas por el fabricante y un perno de seguridad, 
mientras que el interruptor de acceso al modo de 
ajuste debe incluir un cerrojo protector que no 
permita un puente eléctrico en sus terminales para 
colocar los dispositivos oficiales de inviolabilidad. 
Esto se verifica visualmente.  
El ajuste volumétrico del sistema de medición y 
despacho de gasolina y otros combustibles líquidos, 
ya sea directamente en el elemento primario de 
medición (disco de ajuste), o en forma electrónica  a 
través del contador o computador, se debe realizar 
únicamente mediante los dispositivos previstos para 
tal efecto, debiendo hacerse el ajuste de forma 
directamente en el sistema de medición y despacho 
de gasolina y otros combustibles líquidos y nunca en  
forma remota a través de algún otro dispositivo. Los 
procedimientos de ajuste se deben verificar contra 
las especificaciones del fabricante y el manual de 
operación correspondiente.  
Comentarios:  
Revisar redacción y eliminar contador.   
5.3.3 Mecanismo de a juste  
El elemento primario de medición, así como el 
dispositivo computador debe tener, un disco de 
ajuste o un dispositivo de ajuste electrónico, 
respectivamente, mediante el cual se efectúen 
ajustes de volumen, conforme al procedimiento 
indicado por el fa bricante. Esto se verifica 
visualmente.  
El disco de ajuste debe incluir las perforaciones 
señaladas por el fabricante y un perno de 
seguridad, mientras que el interruptor de acceso al 
modo de ajuste debe incluir un cerrojo protector 
que no permita un puent e eléctrico en sus 
terminales para colocar los dispositivos oficiales 
de inviolabilidad. Esto se verifica visualmente.  
El ajuste volumétrico del sistema para medición y 
despacho de gasolina y otros combustibles 
líquidos, ya sea directamente en el elemento 
primario de medición (disco de ajuste), o en forma 
electrónica a través del computador, se debe 
realizar únicamente mediante los dispositivos 
previstos para tal efecto, debiendo hacerse el 
ajuste de forma directa en el sistema para 
medición y despacho de g asolina y otros 
combustibles líquidos y nunca en forma remota a 
través de algún otro dispositivo. Los 
procedimientos de ajuste se deben verificar contra 
las especificaciones del fabricante y el manual de 
operación correspondiente.  CENTRO NACIONAL DE METROL OGÍA 
(CENAM)  
Con fundamento en los artículos 47 fracción I y 
II, así como el 64 de la LFMN, este comentario 
fue analizado por el CCONNSE y decidió 
aceptar la propuesta, quedando de la siguiente 
manera:  
5.3.3 Mecanismo de ajuste  
El elemento primario de medi ción, así como el 
dispositivo computador debe tener, un disco de 
ajuste o un dispositivo de ajuste electrónico, 
respectivamente, mediante el cual se efectúen 
ajustes de volumen, conforme al procedimiento 
indicado por el fabricante. Esto se verifica 
visualm ente.  
El disco de ajuste debe incluir las perforaciones 
señaladas por el fabricante y un perno de 
seguridad, mientras que el interruptor de 
acceso al modo de ajuste debe incluir un 
cerrojo protector que no permita un puente 
eléctrico en sus terminales para  colocar los 
dispositivos oficiales de inviolabilidad. Esto se 
verifica visualmente.  
El ajuste volumétrico del sistema para medición 
y despacho de gasolina y otros combustibles 
líquidos, ya sea directamente en el elemento 
primario de medición (disco de aju ste), o en 
forma electrónica a través del computador, se 
debe realizar únicamente mediante los 
dispositivos previstos para tal efecto, debiendo 
hacerse el ajuste de forma directa en el sistema 
para medición y despacho de gasolina y otros 
combustibles líqui dos y nunca en forma remota 
a través de algún otro dispositivo. Los 
procedimientos de ajuste se deben verificar 
contra las especificaciones del fabricante y el 
manual de operación correspondiente.  
CENTRO NACIONAL 5. Te Comentarios:  5.3.3.1 Factor de ajuste  CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA  Martes 18 de septiembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)       DE METROLOGÍA 
(CENAM)  Especificaciones  Agregar  El factor de ajuste debe tener la resolución 
suficiente para detectar cambios en el ajuste 
iguales o menores de 20 mL.  
 (CENAM)  
Con fundamento en los artículos 47 fracción I y 
II, así como el 64 de la LFMN, este comentario 
fue analizado por el CCONNSE y decidió 
aceptar la propuesta, quedando de la siguiente 
manera:  
5.3.3.1 Factor de ajuste  
El factor de ajuste debe tener la resolución 
suficiente para detectar cambios en el ajuste 
iguales o menores de 20 mL.  
 
ANCE, A.C.  5. 
Especificaciones  Te 5.3.4 Dispositivos de seguridad  
Los sistemas de medición y despacho de 
gasolina y otros combustibles líquidos deben contar 
con los dispositivos de protección y seguridad que 
garanticen su uso sin riesgo de accidentes por 
explosión o incendio, como son:  
- Válvula de control.  
- Instalación eléctrica a prueba de explosión.  
Estos incisos deben verificarse de acuerdo con 
lo indicado en las normas oficiales mexicanas NOM -
001-SEDE -2005 y NOM -092-SEMAR NAT-1995 
(véase 2 Referencias de este proyecto de norma 
oficial mexicana).  
Comentarios:  
Debe hacerse referencia a los Artículos aplicables de 
la NOM -001-SEDE vigente, además no se puede 
referir a una norma cancelada como es el caso de la 
NOM -092-SEMARNAT -1995. 
La NOM -092-SEMARNAT -1995, se canceló por 
carecer de fundamento jurídico.  
Dicha cancelación se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el 26 de enero del 2012 . 5.3.4  Dispositivos de seguridad  
Los sistemas de medición y despacho de 
gasolina y otro s combustibles líquidos deben 
contar con los dispositivos de protección y 
seguridad que garanticen su uso sin riesgo de 
accidentes por explosión o incendio, como son:  
- Válvula de control.  
- Instalación eléctrica a prueba de explosión.  
Estos incisos deben verificarse de acuerdo con lo 
indicado en la norma oficial mexicana NOM-001-
SEDE-2012 en los Artículos siguientes:  
a) 501 AREAS CLASE I  
1) 501-17 SELLADO DE PROCESOS.  
2) 501-105 Medidores, instrumentos y 
relevadores.  
b) 514 GASOLINERAS Y ESTACINES DE 
SERVI CIO 
1) Tabla 514 -3(b)(1) Áreas peligrosas 
(clasificadas)  
2) Clase I: Estaciones de servicio y 
gasolineras  
3) 514-9 a) Sellado, surtidores  
4) 514-11b), c) Desconectadores de los 
circuitos.  
(Véase  el punto 2 Referencias de este proyecto de 
norma oficial mexicana). ANCE, A.C.  
Con fundamento en los artículos 47 fracciones I 
y II de la LFMN y el artículo 28 fracción III, 
artículo 30 fracción I y artículo 33 del 
Reglamento de la LFMN y la Norma Mexicana 
NMX -Z-013-SCFI -2015, Guía para la 
estructuración y redacción  de normas, la cual, 
en su inciso secundario 6.2.2 indica que los 
documentos normativos a los que se hace 
referencia deben ser vigentes., este comentario 
fue analizado por el CCONNSE y decidió 
aceptar la propuesta parcialmente, se elimina lo 
referente a la s Normas Oficiales Mexicanas, 
haciendo la aclaración que la verificación de los 
incisos será de acuerdo con las NOM’s 
aplicables, quedando de la siguiente manera:  
5.3.4 Dispositivos de seguridad  
Los sistemas para medición y despacho de 
gasolina y otros com bustibles líquidos deben 
contar con los dispositivos de protección y 
seguridad que garanticen su uso sin riesgo de 
accidentes, explosión o incendio, como son:  
- Válvula de control; e  
- Instalación eléctrica a prueba de 
explosión.  
Estos incisos deben verifi carse de acuerdo con 
lo indicado en las Normas Oficiales Mexicanas 
aplicables.  
CANACO -CIUDAD 
DE MÉXICO; 
ESFERA DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  5. 
Especificaciones  Te 5.3.4 Dispositivos de seguridad  
Los sistemas de medición y despacho de 
gasolin a y otros combustibles líquidos deben contar 
con los dispositivos de protección y seguridad que 
garanticen su uso sin riesgo de accidentes por 
explosión o incendio, como son:  
- Válvula de control.  5.3.4 Dispositivos de seguridad  
Los sistemas para medición  y despacho de 
gasolina y otros combustibles líquidos  deben 
contar con dispositivos de seguridad y protección 
que garanticen su uso sin riesgo de accidentes 
por explo sión o incendio, además que protejan el 
medio ambiente. Estos son:  CANACO -CIUDAD DE MÉXICO; ESFERA DE 
SERVICIOS PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  
Con fundamento en los artículos 28 fracción II I, 
artículo 30 fracción I y artículo 33 párrafo 
tercero del Reglamento de la LFMN y la Norma 
Mexicana NMX -Z-013-SCFI -2015, Guía para la       (Segunda Sección)   DIARIO OFICIAL  Martes 18 de  septiembre de 2018   - Instalación eléctrica a prueba de explosión.  
Estos inciso s deben verificarse de acuerdo con 
lo indicado en las normas oficiales mexicanas NOM -
001-SEDE -2005 y NOM -092-SEMARNAT -1995 
(véase 2 Referencias de este proyecto de norma 
oficial mexicana).  
Comentarios:  
El concepto de verificación esta descrito en el 
punto de verificación sección visual.  I. Una válvula de control y  
II. Una instalación eléctrica a prueba de explosión  
III. Un sistema de recuperación de vapores  
Estos incisos deben verificarse de acuerdo con lo 
indicado en las normas oficiales mexicanas NOM -
001-SEDE -2005 y NOM -092-SEMARNAT -1995 
(véase 2 Referencias de este proyecto de norma 
oficial mexicana).  estructuración y redacción de normas, la cual, 
en su inciso secundario 6.2.2 indica que los 
documentos normativos a los que se hace 
referencia deben ser vigentes., este comentario 
fue analizado por el CCONNSE y decidió 
rechazar la propuesta, se elimina lo referente a 
las Normas Oficiales Mexicanas, haciendo la 
aclaración que la verificación de los incisos 
será de acuerdo co n las NOM’s aplicables.  
 
 
CENTRO NACIONAL 
DE METROLOGÍA 
(CENAM)  5. 
Especificaciones  Te 5.3.4 Dispositivos de seguridad  
Los sistemas de medición y despacho de 
gasolina y otros combustibles líquidos deben contar 
con los dispositivos de protección y segurida d que 
garanticen su uso sin riesgo de accidentes por 
explosión o incendio, como son:  
- Válvula de control.  
- Instalación eléctrica a prueba de explosión.  
Estos incisos deben verificarse de acuerdo con 
lo indicado en las normas oficiales mexicanas NOM -
001-SEDE-2005 y NOM -092-SEMARNAT -1995 
(véase 2 Referencias de este proyecto de norma 
oficial mexicana).  
Comentarios:  
Cambiar “sistemas de medición” por “sistemas 
para medición” ya que la preposición “para” en este 
supuesto indica la finalidad de una acción, asi mismo, 
se sugiere eliminar la referencia a las normas, ya 
que, también se propuso eliminarlas del Capítulo 2.  5.3.4 Dispositivos de seguridad  
Los sistemas para medición y despacho de 
gasolina y otros combustibles líquidos deben 
contar con los dispositivos  de protección y 
seguridad que garanticen su uso sin riesgo de 
accidentes, explosión o incendio, como son:  
- Válvula de control; e  
- Instalación eléctrica a prueba de explosión.  
Estos incisos deben verificarse de acuerdo con lo 
indicado en las Normas Ofici ales Mexicanas 
aplicables.  CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA 
(CENAM)  
Con fundamento en los artículos 47 fracción I y 
II, así como el 64 de la LFMN, este comentario 
fue analizado por el CCONNSE y decidió 
aceptar la propuesta, quedando de la siguiente 
manera:  
5.3.4 Dispositivos de seguridad  
Los sistemas para medición y despacho de 
gasolina y otros combustibles líquidos deben 
contar con los dispositivos de protección y 
seguridad que garanticen su uso sin riesgo de 
accidentes, explosión o incendio, como son:  
- Válvula de control; e  
- Instalación eléctrica a prueba de 
explosión.  
Estos incisos deben verificarse de acuerdo con 
lo indicado en las Normas Oficiales Mexicanas 
aplicables.  
CANACO -CIUDAD 
DE MÉXICO; 
ESFERA DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  5. 
Especif icaciones  Te 5.3.4.1 Válvula de control  
Los sistemas de medición deben tener un dispositivo 
para mantener una presión constante en todo el 
sistema de medición, amortiguando los golpes de 
sobrepresión que inevitablemente se producen al 
operar los sistemas d e medición. La válvula de 
control debe cumplir esta función. Esto se verifica 
visualmente.  
Comentarios:  
El concepto de verificación esta descrito en el punto 
de verificación sección volumétrica  5.3.4.1 Válvula de control  
La válvula de control debe mantener  una presión 
constante en todo el sistema para medición, de 
manera que cuando la válvula de descarga está 
cerrada, se amortigüen los golpes de sobre -
presión que se puedan producir durante la 
operación ya sea por el funcionamiento de la 
bomba o la apertura y cierre instantánea o 
simultanea de las otras válvulas de descargas del 
mismo sistema para medición. La válvula de 
control debe cumplir esta función. Esto se verifica 
visualmente.  CANACO -CIUDAD DE MÉXICO; ESFERA DE 
SERVICIOS PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  
Con fundamento en los artículos 28 fracción III, 
artículo 30 fracción I y artículo 33 párrafo 
tercero del Reglamento de la LFMN , este 
comentario fue analizado por el CCONNSE y 
decidió rechazar la propuesta, ya que no se 
considera necesaria para la correcta  aplicación 
y entendimiento de la Norma Oficial Mexicana.  
 
CENTRO NACIONAL 
DE METROLOGÍA 
(CENAM)  5. 
Especificaciones  Te 5.3.4.1 Válvula de control  
Los sistemas de medición deben tener un dispositivo 
para mantener una presión constante en todo el 
sistema d e medición, amortiguando los golpes de 
sobrepresión que inevitablemente se producen al 
operar los sistemas de medición. La válvula de 5.3.4.1 Válvula de control  
Los sistemas para medición deben tener un 
dispositivo para mantener una presión constante 
en todo el sistema para medición, amortigu ando 
los golpes de sobrepresión que inevitablemente se 
producen al operar los sistemas para medición. La CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA 
(CENAM)  
Con fundamento en los artículos 47 fr acción I y 
II, así como el 64 de la LFMN, este comentario 
fue analizado por el CCONNSE y decidió 
aceptar la propuesta, quedando de la siguiente  Martes 18 de septiembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)       control debe cumplir esta función. Esto se verifica 
visualmente.  
Comentarios:  
Cambiar “sistemas de medición” por “sistemas  
para medición” ya que la preposición “para” en este 
supuesto indica la finalidad de una acción.  válvula de control debe cumplir esta función. Esto 
se verifica visualmente.  manera:  
5.3.4.1  Válvula de control  
Los sistemas para medición deben tener un 
dispositivo para mantener una presi ón 
constante en todo el sistema para medición, 
amortiguando los golpes de sobrepresión que 
inevitablemente se producen al operar los 
sistemas para medición. La válvula de control 
debe cumplir esta función. Esto se verifica 
visualmente.  
 
ANCE, A.C.  5. 
Espe cificaciones  Te 5.3.4.2 Instalación eléctrica a prueba de 
explosión  
La instalación eléctrica que suministra energía 
eléctrica a los sistemas de medición y despacho de 
gasolina y otros combustibles líquidos debe cumplir 
disposiciones y especificaciones de c arácter técnico, 
a fin de que ofrezcan condiciones de seguridad para 
las personas y sus propiedades, en lo referente a 
protección contra choque eléctrico, efectos térmicos 
sobre corrientes, corrientes de falla, sobretensiones, 
fenómenos atmosféricos e ince ndios, entre otros y 
cumplir con lo indicado en la norma oficial mexicana 
NOM -001-SEDE -2005 (véase el punto 2 Referencias 
de este proyecto de norma oficial mexicana).  
Comentarios:  
Debe hacerse referencia a los Artículos aplicables de 
la NOM -001-SEDE vigent e. 
 5.3.4.2  Instalación eléctrica a prueba de 
explosión  
La instalación eléctrica que suministra energía 
eléctrica a los sistemas de medición y despacho 
de gasolina y otros combustibles líquidos debe 
cumplir disposiciones y especificaciones de 
carácter técn ico, a fin de que ofrezcan condiciones 
de seguridad para las personas y sus 
propiedades, en lo referente a protección contra 
choque eléctrico, efectos térmicos sobre 
corrientes, corrientes de falla, sobretensiones, 
fenómenos atmosféricos e incendios, entre  otros y 
cumplir con lo indicado en la norma oficial 
mexicana NOM -001-SEDE -2005 (véase el punto 2 
Referencias de este proyecto de norma oficial 
mexicana).  NOM-001-SEDE-2012 en los Artículos 
siguientes:  
a) 501 AREAS CLASE I  
1) 501-17 SELLADO DE PROCESOS.  
2) 501-105 Medidores, instrumentos y 
relevadores.  
b) 514 GASOLINERAS Y ESTACIONES DE 
SERVICIO  
1) Tabla 514 -3(b)(1) Áreas peligrosas 
(clasificadas)  
2) Clase I: Estaciones de servicio y 
gasolineras  
3) 514-9 a) Sellado, surtidores  
4) 514-11b), c) Desconectadore s de los 
circuitos.  
Véase  el punto 2 Referencias de este proyecto de 
norma oficial mexicana). (Véase  el punto 2 
Referencias de este proyecto de norma oficial 
mexicana). ANCE, A.C . 
Con fundamento en los artículos 47 fracciones I 
y II de la LFMN y el artícul o 28 fracción III, 
artículo 30 fracción I y artículo 33 del 
Reglamento de la LFMN y la Norma Mexicana 
NMX -Z-013-SCFI -2015, Guía para la 
estructuración y redacción de normas, la cual, 
en su inciso secundario 6.2.2 indica que los 
documentos normativos a los que se hace 
referencia deben ser vigentes., este comentario 
fue analizado por el CCONNSE y decidió 
aceptar la propuesta parcialmente, se actualiza 
la referencia del Proyecto de Norma Oficial 
Mexicana, la propuesta de la adición de los 
incisos no se acepta,  quedando de la siguiente 
manera:  
5.3.4.2 Instalación eléctrica a prueba de 
explosión  
La interconexiones eléctricas de los sistemas 
para medición y despacho de gasolina y otros 
combustibles líquidos debe cumplir 
disposiciones y especificaciones de carácter  
técnico, a fin de que ofrezcan condiciones de 
seguridad para las personas y sus 
propiedades, en lo referente a protección 
contra choque eléctrico, efectos térmicos sobre 
corrientes, corrientes de falla, sobretensiones, 
fenómenos atmosféricos e incendios, entre 
otros y cumplir con lo indicado en la Norma 
Oficial Mexicana NOM -001-SEDE -2012 (véase 
el Capítulo 2 Referencias).  
CANACO -CIUDAD 
DE MÉXICO; 
ESFERA DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES 5. 
Especificaciones  Te 5.3.4.2 Instalación eléctrica a prueb a de 
explosión  
La instalación eléctrica que suministra energía 
eléctrica a los sistemas de medición y despacho de 
gasolina y otros combustibles líquidos debe cumplir 5.3.4.2 Instalación eléctrica a prueba de 
explosión  
La instalación eléctri ca que suministra energía 
eléctrica a los sistemas para medición debe 
cumplir disposiciones y especificaciones de CANACO -CIUDAD DE MÉXICO; ESFERA DE 
SERVICIOS PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  
Con fundamento en los artículos 28 fracción III, 
artículo 30 fracción I y artículo 33 párrafo       (Segunda Sección)   DIARIO OFICIAL  Martes 18 de  septiembre de 2018   INTERNACIONALES  disposiciones y especificaciones de carácter técnico, 
a fin de que ofrezcan condiciones de  seguridad para 
las personas y sus propiedades, en lo referente a 
protección contra choque eléctrico, efectos térmicos 
sobre corrientes, corrientes de falla, sobretensiones, 
fenómenos atmosféricos e incendios, entre otros y 
cumplir con lo indicado en la no rma oficial mexicana 
NOM -001-SEDE -2005 (véase el punto 2 Referencias 
de este proyecto de norma oficial mexicana).  
Comentarios:  
Se elimina la direccional de la norma oficial mexicana  carácter técnico, a fin de que ofrezcan condiciones 
de seguridad para las personas y sus 
propiedades, en lo referente a protección contra 
choq ue eléctrico, efectos térmicos sobre 
corrientes, corrientes de falla, sobretensiones, 
fenómenos atmosféricos e incendios, entre otros y 
cumplir con lo indicado en la norma oficial 
mexicana NOM -001-SEDE -2005. (Véase el punto 
2 Referencias de este proyecto d e norma oficial 
mexicana).  tercero del Reglamento de la LFMN , este 
comentario fue anali zado por el CCONNSE y 
decidió rechazar la propuesta.  
 
 
CENTRO NACIONAL 
DE METROLOGÍA 
(CENAM)  5. 
Especificaciones  Te 5.3.4.2 Instalación eléctrica a prueba de 
explosión  
La instalación eléctrica que suministra energía 
eléctrica a los sistemas de medición y despacho de 
gasolina y otros combustibles líquidos debe cumplir 
disposiciones y especificaciones de carácter técnico, 
a fin de que ofrezcan condiciones de seguridad para 
las personas y sus propiedades, en lo referente a 
protección contra choque eléctrico, efectos térmicos 
sobre corrientes, corrientes de falla, sobretensiones, 
fenómenos atmosféricos e incendios, entre otros y 
cumplir con lo indicado en la norma oficial mexicana 
NOM -001-SEDE -2005 (véase el punto 2 Referencias 
de este proyecto de norma oficial  mexicana).  
Comentarios:  
Se sugiere cambiar “instalación eléctrica que 
suministra energía eléctrica a los” por 
“interconexiones eléctricas”, así como, agregar la 
última modificación a la NOM -001-SEDE y cambiar 
“punto” por “Capítulo”.  5.3.4.2 Instalación el éctrica a prueba de 
explosión  
Las interconexiones eléctricas de los sistemas 
para medición y despacho de gasolina y otros 
combustibles líquidos debe cumplir disposiciones 
y especificaciones de carácter técnico, a fin de 
que ofrezcan condiciones de segurida d para las 
personas y sus propiedades, en lo referente a 
protección contra choque eléctrico, efectos 
térmicos sobre corrientes, corrientes de falla, 
sobretensiones, fenómenos atmosféricos e 
incendios, entre otros y cumplir con lo indicado en 
la Norma Ofici al Mexicana NOM -001-SEDE -2012 
(véase el Capítulo 2 Referencias).  CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA 
(CENAM)  
Con fundamento en los artículos 47 fracción I y 
II, así como el 64 de la LFMN, este comentario 
fue analizado por el CCONNSE y decidió 
aceptar la propuest a, quedando de la siguiente 
manera:  
5.3.4.2 Instalación eléctrica a prueba de 
explosión  
Las interconexiones eléctricas de los sistemas 
para medición y despacho de gasolina y otros 
combustibles líquidos debe cumplir 
disposiciones y especificaciones de carác ter 
técnico, a fin de que ofrezcan condiciones de 
seguridad para las personas y sus 
propiedades, en lo referente a protección 
contra choque eléctrico, efectos térmicos sobre 
corrientes, corrientes de falla, sobretensiones, 
fenómenos atmosféricos e incendio s, entre 
otros y cumplir con lo indicado en la Norma 
Oficial Mexicana NOM -001-SEDE -2012 (véase 
el Capítulo 2 Referencias).  
CANACO -CIUDAD 
DE MÉXICO; 
ESFERA DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  5. 
Especificaciones  Te 5.3.5  Dispositivos de despacho  
Com entarios:  
Se subdivide para mejor aplicación.  5.3.5 Dispositivos de despacho  
Los sistemas para medición deben contar con 
dispositivos de despacho que garanticen; que no 
se presenten burbujas de aire ni fugas de 
combustible. Como son:  
• Mangueras  
• Válvulas  de retención  
• Válvula de descarga  
• Válvula de seguridad  
• Mecanismo de paro automático  CANACO -CIUDAD DE MÉXICO; ESFERA DE 
SERVICIOS PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  
Con fundamento en los artículos 28 
fracción III, artículo 30 fracción I y artículo 33 
párra fo tercero del Reglamento de la LFMN , 
este comentario fue analizado por el 
CCONNSE y decidió rechazar la propuesta.  
 
CENTRO NACIONAL 
DE METROLOGÍA 
(CENAM)  5. 
Especificaciones  Te 5.3.5  Dispositivos de despacho  
Comentarios ; 
Se sugiere incluir un texto intro ductorio y 
especificar los dispositivos de despacho.  5.3.5 Dispositivos de despacho  
Los sistemas para medición deben contar con 
los siguientes dispositivos de despacho:  
I) Mangueras;  
II) Válvulas de retención;  
III) Válvula de descarga;  
IV) Válvula de segur idad;  CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA 
(CENAM)  
Con fundamento en los artículos 47 
fracción I y II, así como el 64 de la L FMN, este 
comentario fue analizado por el CCONNSE y 
decidió aceptar la propuesta, quedando de la 
siguiente manera:   Martes 18 de septiembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)       V) Mecanismo sincronizador del interruptor 
con el dispositivo computador; y  
VI) Mecanismo de cierre automático de la válvula 
de descarga.  5.3.5 Dispositivos de despacho  
Los sistemas para medición deben contar 
con los siguientes dispositivos de despacho:  
I) Mangueras;  
II) Válvula s de retención;  
III) Válvula de descarga;  
IV) Válvula de seguridad;  
V) Mecanismo sincronizador del interruptor 
con el dispositivo computador; y  
VI) Mecanismo de cierre automático de la 
válvula de descarga.  
 
CANACO -CIUDAD 
DE MÉXICO; 
ESFERA DE 
SERVICIOS 
PRO FESIONALES 
INTERNACIONALES  5. 
Especificaciones  Te 5.3.5.1 Manguera de descarga  
Los sistemas de medición y despacho de 
gasolina y otros combustibles líquidos deben usar 
para la descarga únicamente mangueras que estén 
en buenas condiciones, es decir, sin dañ os en la 
pared externa, ni fisuras que permitan goteo 
constante, así como adaptaciones que pudieran 
afectar su funcionamiento según especificaciones del 
fabricante del sistema de medición y despacho de 
combustibles. Esto se verifica visualmente (véase 5.4 
de este proyecto de norma oficial mexicana).  
Comentarios:  
El concepto de verificación esta descrito en el punto 
de verificación sección visual.  
Se elimina la direccional del punto de la norma oficial 
mexicana.  5.3.5.1 Manguera de despacho  
Se deben usar úni camente mangueras que estén 
en buenas condiciones, es decir, sin daños en la 
pared externa, ni fisuras que permitan fuga o 
goteo constante, así como adaptaciones que 
pudieran afectar su funcionamiento según 
especificaciones del fabricante del sistema para 
medición.  CANACO -CIUDAD DE MÉXICO; ESFERA DE 
SERVICIOS PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  
Con fundamento en los artículos 28 fracción III, 
artículo 30 fracción I y artículo 33 párrafo 
tercero del Reglamento de la LFMN , este 
comentario fue analizado por el CCONN SE y 
decidió rechazar la propuesta ya que la 
redacción actual enuncia de manera clara y 
sucinta la especificación de la Manguera de 
Descarga, sin embargo, se hace el cambio de 
preposición “de” por “para” en el sistema para 
medición.  
 
CENTRO NACIONAL 
DE ME TROLOGÍA 
(CENAM)  5. 
especificaciones  Te 5.3.5.1 Manguera de descarga  
Los sistemas de medición y despacho de 
gasolina y otros combustibles líquidos deben usar 
para la descarga únicamente mangueras que estén 
en buenas condiciones, es decir, sin daños en la 
pared externa, ni fisuras que permitan goteo 
constante, así como adaptaciones que pudieran 
afectar su funcionamiento según especificaciones del 
fabricante del sistema de medición y despacho de 
combustibles. Esto se verifica visualmente (véase 5.4 
de este pr oyecto de norma oficial mexicana).  
Comentarios:  
Revisar redacción  5.3.5.1 Manguera de descarga  
Los sistemas para medición y despacho de 
gasolina y otros combustibles líquidos deben usar 
para la descarga únicamente mangueras sin 
daños en la pared externa, ni fisuras que permitan 
fugas, así como adaptaciones que afecten su 
funcionamiento según especificaciones del 
fabricante del sistema para medición y despacho 
de combustibles. Esto se verifica visualmente.  CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA 
(CENAM)  
Con fundament o en los artículos 47 fracción I y 
II, así como el 64 de la LFMN, este comentario 
fue analizado por el CCONNSE y decidió 
aceptar la propuesta, quedando de la siguiente 
manera:  
5.3.5.1 Manguera de descarga  
Los sistemas para medición y despacho de 
gasolina y  otros combustibles líquidos deben 
usar para la descarga únicamente mangueras 
sin daños en la pared externa, ni fisuras que 
permitan fugas, así como adaptaciones que 
afecten su funcionamiento según 
especificaciones del fabricante del sistema para 
medición y despacho de combustibles. Esto se 
verifica visualmente.  
CANACO -CIUDAD 
DE MÉXICO; 
ESFERA DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  5. 
Especificaciones  Te 5.3.5.2 Válvula de retención  
Con el objeto de asegurar el llenado permanente 
de la manguera de desc arga, en su extremo inferior o 
en el cuerpo de la válvula de descarga, se debe 
contar con una válvula de retención. Esto se verifica 
visualmente.  
Comentarios:  
El concepto de verificación esta descrito en el punto 
de verificación sección visual.  5.3.5.2 Vál vula de retención  
Se debe contar con una válvula de retención, ya 
sea en su extremo inferior o en el cuerpo de la 
válvula de descarga, con el objeto de asegurar el 
llenado permanente de la manguera de despacho.  CANACO -CIUDAD DE MÉXICO; ESFERA DE 
SERVICIOS PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  
Con fundamento en los artículos 47 fracciones I 
y II de la LFMN y el artículo 28 fracción III, 
artículo 30 fracción I y artículo 33 párrafo 
tercero del Reglamento de la LFMN , este 
comentario fue analizado por el CCONNSE y 
decidió rechazar la propuesta, sin embargo, se 
realizó una modificación que se considera 
necesaria para el correcto entendimiento de la 
Norma Oficial Mexicana.        (Segunda Sección)   DIARIO OFICIAL  Martes 18 de  septiembre de 2018   CANACO -CIUDAD 
DE MÉXICO; 
ESFERA DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  5. 
Especificaciones  Te 5.3.5.3 Válvula de descarga  
Los materiales de que está construida la válvula 
de descarga, deben garantizar que no se generen 
chispas o descargas eléctricas mediante rozamiento, 
choque o uso normal y tener la forma adecuada (tipo 
nariz o pistola) para cumpli r con la función 
encomendada. Su cierre debe ser hermético (véase 
apartado 5.4 de este proyecto de norma oficial 
mexicana).  
En caso de llevar protector o guarda, éste debe 
ser del color alusivo establecido para el combustible 
líquido respectivo de que se t rate. 
Comentarios:  
Se elimina la direccional del punto de la norma 
oficial mexicana  5.3.5.3 Válvula de descarga  
Los materiales de que está construida la válvula 
de descarga, deben garantizar que no se generen 
chispas o descargas eléctricas mediante 
rozamie nto, choque o uso normal y tener la forma 
adecuada (tipo nariz o pistola) para cumplir con la 
función encomendada. Su cierre debe ser 
hermético. (Véase apartado 5.4 de este proyecto 
de norma oficial mexicana).  
En caso de llevar protector o guarda, éste deb e 
ser del color alusivo establecido para el 
combustible líquido despachado  CANACO -CIUDAD DE MÉXICO; ESFERA DE 
SERVICIOS PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  
Con fundamento en los artículos 28 fracción III, 
artículo 30 fracción I y artículo 33 párrafo 
tercero del Reglamento de la LFMN , este 
comentario fue analizado por el CCONNSE y 
decidió rechazar la propuesta, se actualiza el 
estatus del documento de Proyecto a Norma 
Oficial Mexicana.  
 
 
CENTRO NACIONAL 
DE METROLOGÍA 
(CENAM)  5. 
especificaciones  Te 5.3.5.3 Válvula  de descarga  
Los materiales de que está construida la válvula 
de descarga, deben garantizar que no se generen 
chispas o descargas eléctricas mediante rozamiento, 
choque o uso normal y tener la forma adecuada (tipo 
nariz o pistola) para cumplir con la funci ón 
encomendada. Su cierre debe ser hermético (véase 
apartado 5.4 de este proyecto de norma oficial 
mexicana).  
En caso de llevar protector o guarda, éste debe 
ser del color alusivo establecido para el combustible 
líquido respectivo de que se trate.  
Comentar ios: 
Se sugiere eliminar le párrafo segundo.  5.3.5.3  Válvula de descarga  
Los materiales de que está construida la válvula 
de descarga, deben garantizar que no se generen 
chispas o descargas eléctricas mediante 
rozamiento, choque o uso normal y tener la for ma 
adecuada (tipo nariz o pistola) para cumplir con la 
función encomendada. Su cierre debe ser 
hermético (véase inciso 5.4).  CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA 
(CENAM)  
Con fundamento en los artículos 47 fracción I y 
II, así como el 64 de la LFMN, este comentari o 
fue analizado por el CCONNSE y decidió 
aceptar la propuesta, quedando de la siguiente 
manera:  
5.3.5.3 Válvula de descarga  
Los materiales de que está construida la 
válvula de descarga, deben garantizar que no 
se generen chispas o descargas eléctricas 
medi ante rozamiento, choque o uso normal y 
tener la forma adecuada (tipo nariz o pistola) 
para cumplir con la función encomendada. Su 
cierre debe ser hermético (véase inciso 5.4).  
CANACO -CIUDAD 
DE MÉXICO; 
ESFERA DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  5. 
Especificaciones  Te 5.3.5.4 Características del dispositivo de 
seguridad en el despacho  
Los sistemas de medición y despacho de 
gasolina y otros combustibles líquidos deben contar 
con una válvula de seguridad en cada manguera de 
descarga, a fin de evitar der rames de combustible en 
el caso de desprendimiento de las mangueras. Esto 
se verifica visualmente.  
Comentarios:  
El concepto de verificación esta descrito en el 
punto de verificación sección visual  5.3.5.4 Válvula de seguridad  
Los sistemas para medición y despacho de 
gasolina y otros combustibles líquidos  deben 
contar con una válvula de seguridad en cada 
manguera de despacho, a fin de evitar derrames 
de combustible en el caso de que las mangueras 
se desprendieran. Esto se verifica visualmente.  CANACO -CIUDAD DE MÉXICO; ESFERA DE 
SERVICIOS PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  
Con fundamento en los artículos 47 fracciones I 
y II de la LFMN , este comentario fue analizado 
por el CCONNSE y decidió aceptar 
parcialmente la propuesta ya que la redacción 
actual enuncia de man era clara y sucinta la 
especificación de las Características del 
dispositivo de seguridad en el despacho, sin 
embargo, se hace el cambio de preposición 
“de” por “para” en el sistema para medición 
quedando de la siguiente manera:  
5.3.5.4 Características del  dispositivo 
de seguridad en el despacho  
Los sistemas para medición y despacho de 
gasolina y otros combustibles líquidos deben 
contar con una válvula de seguridad en cada 
manguera de descarga, a fin de evitar 
derrames de combustible en el caso de 
desprendi miento de las mangueras. Esto se 
verifica visualmente.  
CANACO -CIUDAD 
DE MÉXICO  5. 
Especificaciones  Te 5.3.5.5  Mecanismo sincronizador del 
interruptor con el dispositivo computador  
Este dispositivo debe interrumpir el despacho de 
combustible una vez que se  dejó de despachar dicho 
combustible en un lapso no mayor a 80 s. Después 5.3.2.7 Mecanismo sincronizador del 
interruptor con el dispositivo computador  
Este dispositivo  debe interrumpir el despacho de 
combustible una vez que se dejó de despachar 
dicho combustible en un lapso no mayor a 80 s, CANACO -CIUDAD DE MÉXICO  
Con fundamento en los artículos 47 fracciones I 
y II de la LFMN, este comentario fue analizado 
por el CCONNSE y decidió aceptar 
parcialmente la propuesta ya que la redacción  Martes 18 de septiembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)       de haber interrumpido el despacho, éste no debe 
reanudarse sino después de volver a colocar en 
ceros el sistema para medición y despacho de 
gasolina y otros combustibles líquidos. Es to se 
verifica mediante el empleo de un cronómetro.  
Comentarios:  
Numeración  
El concepto de verificación esta descrito en el 
punto de verificación sección visual . después de haber interrumpido el despacho, éste 
no deberá reanudarse hasta volver a colocar en 
ceros el sistema para medición y des pacho de 
gasolina y otros combustibles líquidos. Esto se 
verifica mediante el empleo de un cronómetro . actual enuncia de manera clara y sucinta la 
especificación, sin embargo, se acepta el 
cambio de preposiciones, quedando de la 
siguiente manera:  
5.3.5.5 Mecanismo sincronizador del 
interruptor con el dispositivo computador  
Este dispositivo debe interrumpir el 
despacho de combustible una vez que se dejó 
de despachar dicho combustible en un lapso no 
mayor a 80 s. Después de haber interrumpido 
el despacho, éste no debe reanudarse hasta 
después de volver a colocar en ceros el 
sistema para medición y despacho de gasolina 
y otros combustibles líquidos. Esto se verifica 
mediante el empleo de un cronómetro.  
 
ESFERA DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  5. 
Especificaciones  Te 5.3.5.5  Mecanismo sincronizador del 
interr uptor con el dispositivo computador  
Este dispositivo debe interrumpir el despacho de 
combustible una vez que se dejó de despachar dicho 
combustible en un lapso no mayor a 80 s. Después 
de haber interrumpido el despacho, éste no debe 
reanudarse sino después  de volver a colocar en 
ceros el sistema para medición y despacho de 
gasolina y otros combustibles líquidos. Esto se 
verifica mediante el empleo de un cronómetro.  
Comentarios:  
Numeración  
El concepto de verificación esta descrito en el punto 
de verificación  sección visual  5.3.2.4 Mecanismo sincronizador del 
interruptor con el dispositivo computador  
Este dispositivo debe interrumpir el despacho de 
combustible una vez que se dejó de despachar 
dicho combustible en un lapso no mayor a 80 s, 
después de haber inte rrumpido el despacho, éste 
no deberá reanudarse hasta volver a colocar en 
ceros el sistema para medición y despacho de 
gasolina y otros combustibles líquidos. Esto se 
verifica mediante el empleo de un cronómetro . ESFERA DE SERVICIOS PROFESIONALES 
INTERNACI ONALES  
Con fundamento en los artículos 47 fracciones I 
y II de la LFMN, este comentario fue analizado 
por el CCONNSE y decidió aceptar 
parcialmente la propuesta ya que la redacción 
actual enuncia de manera clara y sucinta la 
especificación, sin embargo, se  acepta el 
cambio de preposiciones, quedando de la 
siguiente manera:  
5.3.5.5 Mecanismo sincronizador del 
interruptor con el dispositivo computador  
Este dispositivo debe interrumpir el despacho 
de combustible una vez que se dejó de 
despachar dicho combustib le en un lapso no 
mayor a 80 s. Después de haber interrumpido 
el despacho, éste no debe reanudarse hasta 
después de volver a colocar en ceros el 
sistema para medición y despacho de gasolina 
y otros combustibles líquidos. Esto se verifica 
mediante el empleo  de un cronómetro.  
CANACO -CIUDAD 
DE MÉXICO; 
ESFERA DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  5. 
Especificaciones  Te 5.3.5.5  Mecanismo sincronizador del 
interruptor con el dispositivo computador  
Este dispositivo debe interrumpir el despacho de 
combustible  una vez que se dejó de despachar dicho 
combustible en un lapso no mayor a 80 s. Después 
de haber interrumpido el despacho, éste no debe 
reanudarse sino después de volver a colocar en 
ceros el sistema para medición y despacho de 
gasolina y otros combustibl es líquidos. Esto se 
verifica mediante el empleo de un cronómetro.  
Comentarios:  
Agregar  5.3.5.5 Mecanismo de cierre automático  
Componente de la válvula de descarga que tiene 
por objeto parar el despacho de combustible 
evitando derrames.  CANACO -CIUDAD DE MÉ XICO; ESFERA DE 
SERVICIOS PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  
Con fundamento en los artículos 28 fracción III, 
artículo 30 fracción I y artículo 33 párrafo 
tercero del Reglamento de la LFMN , este 
comentario fue analizado por el CCONNSE y 
decidió rechazar la prop uesta ya que la 
redacción actual enuncia de manera clara y 
sucinta la especificación.  
CANACO -CIUDAD 
DE MÉXICO; 
ESFERA DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  5. 
Especificaciones  Te 5.3.6 Interfaz de comunicación  
En los sistemas de medición y despacho d e 
gasolina y otros combustibles líquidos se debe 
identificar el arnés eléctrico que realice la función de 
comunicación, así como el puerto y el protocolo de 
comunicación empleado y la lista de comandos e 
instrucciones de comunicación. Esto se debe verifica r 
visualmente contra las especificaciones del fabricante 
y el manual de operación correspondiente, en el cual 5.5 Interface de comunicación  
En los sistemas para medición y despacho de 
gasolina y otros combustibles líquidos se 
deberá identificar el arnés eléctrico que realice la 
función de comunicación, así como el puerto, el 
protocolo de comunicación empleado y la lista de 
comandos e instrucciones de comunicación. Esto 
se debe verificar visualmente contra las 
especificaciones del fabricante y el manual de CANACO -CIUDAD DE MÉXICO; ESFERA DE 
SERVICIOS PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  
Con fundamento en los artículos 47 fracciones I 
y II de la LFMN, e ste comentario fue analizado 
por el CCONNSE y decidió aceptar 
parcialmente la propuesta ya que la redacción 
actual enuncia de manera clara y sucinta la 
especificación de Interfaz de comunicación, sin       (Segunda Sección)   DIARIO OFICIAL  Martes 18 de  septiembre de 2018   además se debe señalar la función específica a 
desempeñar por la interfaz y los componentes 
mencionados.  
Comentarios:  
Numeración  
El concepto de ve rificación esta descrito en el 
punto de verificación sección electrónica “visual”.  operación correspondiente, e n el cual además se 
debe señalar la función específica a desempeñar 
por la interfaz y los componentes mencionados.  embargo, se hace el cambio de preposición 
“de” por “para ” en el sistema para medición 
quedando de la siguiente manera:  
5.3.6 Interfaz de comunicación  
En los sistemas para medición y despacho de 
gasolina y otros combustibles líquidos se debe 
identificar el arnés eléctrico que realice la 
función de comunicación, así como el puerto y 
el protocolo de comunicación empleado y la 
lista de comandos e instrucciones de 
comunicación. Esto se debe verificar 
visualmente contra las especificaciones del 
fabricante y el manual de operación 
correspondiente, en el cual además se debe 
señalar la función específica a desempeñar por 
la interfaz y los componentes mencionados.  
 
ANCE, A.C.  5. 
Especificaciones  Te 5.4 Sistema de recuperación de vapores  
Los sistemas de medición y despacho de 
gasolina y otros combustibles líquidos deben cu mplir 
con las normas oficiales mexicanas NOM -092-
SEMARNAT -1995 y NOM -093-SEMARNAT -1995 
(véase el punto 2 Referencias de este proyecto de 
norma oficial mexicana) en los términos que en ellas 
se indiquen, así como lo dispuesto en 7.3.1.1 si 
requieren de tarj etas electrónicas para su operación.  
Comentarios:  
El inciso hace referencia a Normas canceladas.  
Párrafo I del Artículo 30 del reglamento a la ley 
federal sobre metrología y normalización.  
I. Redactar directamente el anteproyecto, para lo 
cual deberán toma r en consideración las normas 
oficiales mexicanas, las normas mexicanas y las 
internacionales vigentes.  5.4 Sistema de recuperación de vapores  
Los sistemas de medición y despacho de 
gasolina y otros combustibles líquidos deben 
cumplir con las normas oficia les mexicanas NOM -
092-SEMARNAT -1995 y NOM -093-SEMARNAT -
1995 (véase el punto 2 Referencias de este 
proyecto de norma oficial mexicana) en los 
términos que en ellas se indiquen, así como  lo 
dispuesto en 7.3.1.1 si requieren de tarjetas 
electrónicas para su o peración.  
 ANCE, A.C.  
Con fundamento en los artículos 47 fracciones I 
y II de la LFMN y el artículo 28 fracción III, 
artículo 30 fracción I y artículo 33 del 
Reglamento de la LFMN y la Norma Mexicana 
NMX -Z-013-SCFI -2015, Guía para la 
estructuración y redac ción de normas, la cual, 
en su inciso secundario 6.2.2 indica que los 
documentos normativos a los que se hace 
referencia deben ser vigentes, este comentario 
fue analizado por el CCONNSE y decidió 
aceptar la propuesta parcialmente, se elimina la 
referencia a las NOM’s que no se encuentran 
vigentes y se adiciona un texto para el 
cumplimiento de las NOM’s aplicables en los 
términos que é stas indiquen, quedando de la 
siguiente manera:  
5.4 Sistema de recuperación de vapores  
Los sistemas para medición y despacho de 
gasolina y otros combustibles líquidos deben 
cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas 
aplicables en los términos que en ellas se 
indiquen, así como lo dispuesto en el inciso 
7.3.1.1 si requieren de tarjetas electrónicas 
para su operación.  
CANACO -CIUD AD 
DE MÉXICO; 
ESFERA DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  5. 
Especificaciones  Te 5.4 Sistema de recuperación de vapores  
Los sistemas de medición y despacho de 
gasolina y otros combustibles líquidos deben cumplir 
con las normas oficiales mexicanas NOM -092-
SEMARNAT -1995 y NOM -093-SEMARNAT -1995 
(véase el punto 2 Referencias de este proyecto de 
norma oficial mexicana) en los términos que en ellas 
se indiquen, así como lo dispuesto en 7.3.1.1 si 
requieren de tarjetas electrónicas para su operación.  
Comenta rios:  
Numeración  5.3.4.3 Sistema de recuperación de vapores.  
Los sistemas de recuperación de vapores 
instalados en sistemas para medición, deben 
cumplir las normas oficiales mexicanas NOM -092-
SEMARNAT -1995 y NOM -093-SEMARNAT -1995 
o las que en su momento la s sustituyan, así como 
lo dispuesto en 7.3.1.1 si requieren de tarjetas 
electrónicas para su operación.  CANACO -CIUDAD DE MÉXICO; ESFERA DE 
SERVICIOS PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  
Con fundamento en los artículos 28 fracción III, 
artículo 30 fracción I y art ículo 33 párrafo 
tercero del Reglamento de la LFMN y la Norma 
Mexicana NMX -Z-013-SCFI -2015, Guía para la 
estructuración y redacción de normas, la cual, 
en su inciso secundario 6.2.2 indica que los 
documentos normativos a los que se hace 
referencia deben se r vigentes, este comentario 
fue analizado por el CCONNSE y decidió 
rechazar la propuesta, se elimina la referencia 
a las NOM’s que no se encuentran vigentes y 
se adiciona un texto para el cumplimiento de 
las NOM aplicables en los términos que é stas  Martes 18 de septiembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)       indique n. 
CENTRO NACIONAL 
DE METROLOGÍA 
(CENAM)  5. 
Especificaciones  Te 5.4 Sistema de recuperación de vapores  
Los sistemas de medición y despacho de 
gasolina y otros combustibles líquidos deben cumplir 
con las normas oficiales mexicanas NOM -092-
SEMARNAT -1995 y N OM-093-SEMARNAT -1995 
(véase el punto 2 Referencias de este proyecto de 
norma oficial mexicana) en los términos que en ellas 
se indiquen, así como lo dispuesto en 7.3.1.1 si 
requieren de tarjetas electrónicas para su operación.  
Comentarios:  
Se sugiere elimi nar las Normas Oficiales 
Mexicanas referidas, asimismo, hacer el cambio de 
preposiciones “de” por “para” y agregar la palabra 
inciso.  5.4 Sistema de recuperación de vapores  
Los sistemas para medición y despacho de 
gasolina y otros combustibles líquidos deb en 
cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas 
aplicables en los términos que en ellas se 
indiquen, así como lo dispuesto en el inciso 
7.3.1.1 si requieren de tarjetas electrónicas para 
su operación.  CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA 
(CENAM)  
Con fundamento en l os artículos 47 
fracción I y II, así como el 64 de la LFMN, este 
comentario fue analizado por el CCONNSE y 
decidió aceptar la propuesta, quedando de la 
siguiente manera:  
5.4 Sistema de recuperación de vapores  
Los sistemas para medición y despacho de 
gasoli na y otros combustibles líquidos deben 
cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas 
aplicables en los términos que en ellas se 
indiquen, así como lo dispuesto en el inciso 
7.3.1.1 si requieren de tarjetas electrónicas 
para su operación.  
 
CANACO -CIUDAD 
DE MÉ XICO; 
ESFERA DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  5. 
Especificaciones  Te 5.5 Restricciones de diseño  
5.5.1 No se deben instalar dispositivos, 
mecanismos o sistemas, que alteren la medición o la 
lectura de los dispositivos contador o computador y 
sus carátulas indicadoras, precio vigente por litro y el 
total de la venta, durante el despacho.  
Comentarios:  
Numeración  5.4 Restricciones de diseño  
5.4.1 No se deben instalar dispositivos, 
mecanismos o sistemas, incluidos los sistemas de 
control a distancia, que alteren la medición de 
volumen, precio por litro, volumen servido y el 
importe de la venta, durante el despacho.  
 CANACO -CIUDAD DE MÉXICO; ESFERA DE 
SERVICIOS PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  
Con fundamento en los artículos 47 fracciones I 
y II de la LFMN  y el artículo 28, fracción III, 
artículo 30 fracción I y artículo 33 párrafo 
tercero del Reglamento de la LFMN y la Norma 
Mexicana NMX -Z-013-SCFI -2015, Guía para la 
estructuración y redacción de normas, la cual, 
en su inciso secundario 6.3.6 indica que la  
Clasificación, designación y codificaciones 
pueden establecer un sistema de clasificación, 
designación o codificación de productos, 
procesos o servicios que estén de conformidad 
con los requisitos establecidos, este comentario 
fue analizado por el CCONNSE  y decidió 
rechazar la propuesta.  
CENTRO NACIONAL 
DE METROLOGÍA 
(CENAM)  5. 
Especificaciones  Te 5.5 Restricciones de diseño  
5.5.1 No se deben instalar dispositivos, 
mecanismos o sistemas, que alteren la medición o la 
lectura de los dispositivos contador o  computador y 
sus carátulas indicadoras, precio vigente por litro y el 
total de la venta, durante el despacho.  
Comentarios:  
Eliminar de la NOM los Sistemas de medición y 
despacho de gasolina y otros combustibles líquidos 
Tipo II Contadoras ya que estas sol o registran 
únicamente el volumen de combustible líquido y el 
objetivo y campo de aplicación de esta NOM es para 
Sistemas para medición y despacho de gasolina que 
se utilizan en transacciones comerciales dentro del 
territorio de los Estados Unidos Mexicano s. 5.5 Restricciones de diseño  
5.5.1   No se deben instalar dispositivos, 
mecanismos o sistemas, que alteren la medición o 
la lectura del dispositivo computador y sus 
carátulas indicadoras, precio vigente por litro y el 
total de la venta, durante el despach o. CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA 
(CENAM)  
Con fundamento en los artículos 47 
fracción I y II, así como el 64 de la LFMN, este 
comentario fue analizado por el CCONNSE y 
decidió aceptar la propuesta, quedando de la 
siguiente manera:  
5.5 Restricciones de diseñ o 
5.5.1  No se deben instalar dispositivos, 
mecanismos o sistemas, que alteren la 
medición o la lectura del dispositivo 
computador y sus carátulas indicadoras, precio 
vigente por litro y el total de la venta, durante el 
despacho.  
CANACO -CIUDAD 
DE MÉXICO; 
ESFERA DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  5. 
Especificaciones  Te 5.5.2 Los sistemas de medición y despacho de 
gasolina y otros combustibles líquidos deben contar 
con las características de confiabilidad definidas en 
3.33 para asegurar que no se pued an alterar 
ilegalmente los indicadores de volumen entregado, 
precio por unidad y total de la venta, de acuerdo a lo 
indicado en 7.3.1 del presente proyecto de norma 
oficial mexicana.  
Comentarios:  
Numeración  5.4.2 Asimismo deben contar con las 
característic as de confiabilidad definidas en 
7.3.1.2 para asegurar que no se puedan alterar 
ilegalmente los indicadores de volumen 
entregado, precio por unidad y total de la venta, 
de acuerdo a lo indicado en 7.3.1 de esta norma 
oficial mexicana.  CANACO -CIUDAD DE MÉXI CO; ESFERA DE 
SERVICIOS PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  
Con fundamento en los artículos 28 fracción III, 
artículo 30 fracción I y artículo 33 párrafo 
tercero del Reglamento de la LFMN y la Norma 
Mexicana NMX -Z-013-SCFI -2015, Guía para la 
estructuración y red acción de normas, la cual, 
en su inciso secundario 6.3.3 fracción c) indica 
que para cada requisito, ya sea una referencia 
al método de prueba para determinar o verificar 
los valores de la característica o el método de 
prueba mismo, este comentario fue ana lizado       (Segunda Sección)   DIARIO OFICIAL  Martes 18 de  septiembre de 2018   por el CCONNSE y decidió rechazar la 
propuesta.  
CENTRO NACIONAL 
DE METROLOGÍA 
(CENAM)  5. 
Especificaciones  Te 5.5.2 Los sistemas de medición y despacho de 
gasolina y otros combustibles líquidos deben contar 
con las características de confiabilidad d efinidas en 
3.33 para asegurar que no se puedan alterar 
ilegalmente los indicadores de volumen entregado, 
precio por unidad y total de la venta, de acuerdo a lo 
indicado en 7.3.1 del presente proyecto de norma 
oficial mexicana.  
Comentario:  
Se sugiere hacer  el cambio de preposiciones y 
verificar la referencia de 3.33.  5.5.2  Los sistemas para medición y despacho de 
gasolina y otros combustibles líquidos deben 
contar con las características de confiabilidad 
definidas en 3.34 para asegurar que no se permita 
alterar ilegalmente los indicadores de volumen 
entregado, precio por unidad y total de la venta, 
de acuerdo con lo indicado en el inciso 7.3.1 de 
esta Norma Oficial Mexicana.  
 CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA 
(CENAM)  
Con fundamento en los artículos 47 fracción I y 
II, así como el 64 de la LFMN, este comentario 
fue analizado por el CCONNSE y decidió 
aceptar la propuesta, quedando de la siguiente 
manera:  
5.5.2  Los sistemas para medición y 
despacho de gasolina y otros combustibles 
líquidos deben contar con las car acterísticas de 
confiabilidad definidas en 3.34 para asegurar 
que no se permita alterar ilegalmente los 
indicadores de volumen entregado, precio por 
unidad y total de la venta, de acuerdo con lo 
indicado en el inciso 7.3.1 de esta Norma 
Oficial Mexicana.  
 
CENTRO NACIONAL 
DE METROLOGÍA 
(CENAM)  5. 
Especificaciones  Ed Comentarios:  
Agregar  5.5.3   El gasto mínimo de un sistema para 
medición declarado por el fabricante no debe ser 
menor a la décima parte del gasto máximo.  CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA 
(CENAM)  
Con fundamento en los artículos 47 fracción I y 
II, así como el 64 de la LFMN, este comentario 
fue analizado por el CCONNSE y decidió 
aceptar la propuesta, quedando de la siguiente 
manera:  
5.5.3  El gasto mínimo de un sistema para 
medición declarado por el fa bricante no debe 
ser menor a la décima parte del gasto máximo.  
CANACO -CIUDAD 
DE MÉXICO; 
ESFERA DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  6. Muestreo  Ed 6. Muestreo  
Cuando se requiera de toma de muestras para 
comprobar el cumplimiento de las especificacio nes 
de este proyecto de norma oficial mexicana, se debe 
emplear un muestreo estadístico por atributos para 
inspección normal simple con un nivel de calidad 
aceptable del 0,01%; de acuerdo a la norma 
mexicana NMX -Z-012/2 (véase el punto 2 
Referencias de est e proyecto de norma oficial 
mexicana).  
Comentarios:  
Se elimina la direccional del punto de la norma oficial 
mexicana  6 MUESTREO  
Cuando se requiera de toma de muestras para 
comprobar el cumplimiento de las 
especificaciones de esta norma oficial mexicana, 
se debe emplear un muestreo estadístico por 
atributos para inspección normal simple con un 
nivel de calidad aceptable del 0,01 %; de acuerdo 
a la norma mexicana NMX -Z-012/2. (Véase el 
punto 2 Referencias de este proyecto de 
norma oficial mexicana).  CANACO -CIUDAD DE MÉXICO; ESFERA DE 
SERVICIOS PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  
Con fundamento en los artículos 47 fracciones I 
y II de la LFMN y el artículo 28 fracción III, 
artículo 30 fracción I y artículo 33 párrafo 
tercero del Reglamento de la LFMN , este 
comentario  fue analizado por el CCONNSE y 
decidió rechazar la propuesta ya que la 
redacción actual enun cia de manera clara y 
sucinta có mo se realizará el muestreo.  
PROFECO  6. Muestreo  Ed 6. Muestreo  
Cuando se requiera de toma de muestras para 
comprobar el cumplimie nto de las especificaciones 
de este proyecto de norma oficial mexicana, se debe 
emplear un muestreo estadístico por atributos para 
inspección normal simple con un nivel de calidad 
aceptable del 0,01%; de acuerdo a la norma 
mexicana NMX -Z-012/2 (véase el pu nto 2 
Referencias de este proyecto de norma oficial 
mexicana).  
Comentarios:  
Cambiar punto por Capítulo y el nombre 
completo del Capítulo de acuerdo con la NMX -Z-013. 6. Muestreo  
Cuando se requiera de toma de muestras para 
comprobar el cumplimiento de las 
especificaciones de esta Norma Oficial Mexicana, 
debe emplearse un muestreo estadístico por 
atributos para inspección normal simple con un 
nivel de calidad aceptable del 0,01%; de acuerdo 
con la Norma Mexicana NMX -Z-012/2 (véase el 
Capítulo 2 Referencias No rmativas).  PROFECO  
Con fundamento en los artículos 47 fracción I y 
II, así como el 64 de la LFMN, este comentario 
fue analizado por el CCONNSE y decidió 
aceptar la propuesta, quedando de la siguiente 
manera:  
6. Muestreo  
Cuando se requiera de toma de muestr as para 
comprobar el cumplimiento de las 
especificaciones de esta Norma Oficial 
Mexicana, debe emplearse un muestreo 
estadístico por atributos para inspección normal 
simple con un nivel de calidad aceptable del 
0,01%; de acuerdo con la Norma Mexicana 
NMX -Z-012/2 (véase el Capítulo 2 Referencias 
Normativas).  
CANACO -CIUDAD 
DE MÉXICO; 
ESFERA DE 
SERVICIOS 7. Métodos de 
prueba  Te 7. Métodos de prueba  
En este capítulo se especifican los métodos de 
pruebas que se aplican durante la a probación del 
modelo o prototipo.  7 MÉTODOS DE PRUEBA . 
En éste capítulo se especifican los métodos de 
prueba que se aplican a los sistemas para 
medición, como son:  CANACO -CIUDAD DE MÉXICO; ESFERA DE 
SERVICIOS PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  
Con fundamento en los artículos 41, fracción  Martes 18 de septiembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)       PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  Comentarios:  
Se subdivide para mejor aplicación.  • Aprobación de modelo o prototipo. (7.1)  
• Exactitud de las mediciones. (7.2)  
• Verificación del sistema electrónico y programas 
de cómputo. (7.3)  IX, así como el 64 de la LFMN y  el 33 párrafo 
tercero del reglamento de la ley en cuestión, 
este comentario fue analizado por el 
CCONNSE y decidió rechazar la propuesta, ya 
que no se considera necesario su 
incorporación, para la debida comprensión y 
alcance de la NOM.  
CENTRO NACIONAL 
DE METROLOGÍA 
(CENAM  7. Métodos de 
prueba  Te 7. Métodos de prueba  
En este capítulo se especifican los métodos de 
pruebas que se aplican durante la aprobación del 
modelo o prototipo.  
Comentarios:  
Singularizar métodos de prueba y agregar “y 
verificación” al f inal para tener un mejor 
entendimiento en el Proyecto  7. Métodos de prueba  
En este capítulo se especifican los métodos de 
prueba que se aplican durante la aprobación del 
modelo o prototipo y verificación.  CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA 
(CENAM)  
Con fundament o en los artículos 47 fracción I y 
II, así como el 64 de la LFMN, este comentario 
fue analizado por el CCONNSE y decidió 
aceptar la propuesta, quedando de la siguiente 
manera:  
7. Métodos de prueba  
En este capítulo se especifican los métodos de 
prueba que s e aplican durante la aprobación 
del modelo o prototipo y verificación.  
 
CANACO -CIUDAD 
DE MÉXICO; 
ESFERA DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  7. Métodos de 
prueba  Ed 7.1.1.1  Marca, modelo y número de serie del sistema 
de medición y despacho de gasoli na y otros 
combustibles líquidos, forma de identificar los 
modelos de la familia y forma de identificar la serie.  
Comentarios:  7.1.1.1 Del sistema para medición; forma de 
identificar las familias y los modelos que las 
conforman, marca, modelo y número de serie.  CANACO -CIUDAD DE MÉXICO; ESFERA DE 
SERVICIOS PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  
Con fundamento en los artículos 47 fracciones I 
y II, así como el 64 de la LFMN, este 
comentario fue analizado por el CCONNSE y 
decidió aceptar parcialmente la propuesta, ya 
que únicamente se hace el cambio de 
preposición “de” por “para”, para quedar de la 
siguiente manera:  
7.1.1.1  Marca, modelo y número de serie 
del sistema para medición y despacho de 
gasolina y otros combustibles líquidos, forma 
de identificar los modelos de  la familia y forma 
de identificar la serie.  
CENTRO NACIONAL 
DE METROLOGÍA 
(CENAM)  7. Métodos de 
prueba  Te 7.1.1.1 Marca, modelo y número de serie del 
sistema de medición y despacho de gasolina y otros 
combustibles líquidos, forma de identificar los 
model os de la familia y forma de identificar la serie.  
Comentarios:  
Cambiar “sistemas de medición” por “sistemas para 
medición” ya que la preposición “para” en este 
supuesto indica la finalidad de una acción.  7.1.1.1   Marca, modelo y número de serie del 
sistema  para medición y despacho de gasolina y 
otros combustibles líquidos, forma de identificar 
los modelos de la familia y forma de identificar la 
serie.  CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA 
(CENAM)  
Con fundamento en los artículos 47 fracción I y 
II, así como el 64 de  la LFMN, este comentario 
fue analizado por el CCONNSE y decidió 
aceptar la propuesta, quedando de la siguiente 
manera:  
7.1.1.1  Marca, modelo y número de serie del 
sistema para medición y despacho de gasolina 
y otros combustibles líquidos, forma de 
identif icar los modelos de la familia y forma de 
identificar la serie.  
CANACO -CIUDAD 
DE MÉXICO; 
ESFERA DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  7. Métodos de 
prueba  Ed 7.1.1.2 Marca, modelo, número de serie, alcance y 
tipo del elemento primario de medición, fo rma de 
identificar el modelo y forma de identificar la serie.  
Comentario:  7.1.1.2  Del elemento primario de medición; marca, 
modelo, número de serie, alcance y tipo, forma de 
identificar el modelo y forma de identificar la serie.  CANACO -CIUDAD DE MÉXICO; ES FERA DE 
SERVICIOS PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  
Con fundamento en los artículos 41, fracción 
IX, así como el 64 de la LFMN y el 33 párrafo 
tercero del Reglamento de la LFMN, este 
comentario fue analizado por el CCONNSE y 
decidió rechazar la propuesta, ya q ue no se 
considera necesario su modificación, para la 
debida comprensión de la NOM.  
CANACO -CIUDAD 
DE MÉXICO; 
ESFERA DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  7. Métodos de 
prueba  Te 7.1.1.3.2  Cuando en algún componente de la tarjeta 
se pueda actualizar e l programa que controla su 
funcionamiento, debe indicar la forma de identificar 
dicho componente y cómo se autentifica el programa 
contenido en el mismo.  
Comentario:  7.1.1.3.2  Cuando en algún componente de la  
tarjeta se pueda actualizar el programa que 
controla su funcionamiento, debe indicar la forma 
de identificar dicho componente y como se verifica 
el programa contenido en el mismo.  CANACO -CIUDAD DE MÉXICO; ESFERA DE 
SERVICIOS PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  
Con fundamento en los artículos 41, fracción 
IX, así como el 64 de la LFMN y el 33 párrafo 
tercero del Reglamento de la LFMN, este       (Segunda Sección)   DIARIO OFICIAL  Martes 18 de  septiembre de 2018   Se cambia el concepto autentifica por verifica  
 comentario fue analizado por el CCONNSE y 
decidió rechazar la propuesta, en vista de que 
la actividad principal de esta espec ificación es 
corroborar la autenticidad del programa que 
controla el funcionamiento, por lo que, no se 
considera necesario su modificación, para la 
debida comprensión de la NOM.  
CENTRO NACIONAL 
DE METROLOGÍA 
(CENAM)  7. Métodos de 
prueba  Te 7.1.1.3.3 Diagr ama hidráulico del modelo de 
sistema de medición y despacho de gasolina y otros 
combustibles líquidos, con la descripción de cada 
una de sus partes.  
Comentarios:  
Cambiar “sistemas de medición” por “sistemas para 
medición” ya que la preposición “para” en es te 
supuesto indica la finalidad de una acción.  7.1.1.3.3   Diagrama hidráulico del modelo de 
sistema para medición y despacho de gasolina y 
otros combustibles líquidos, con la descripción de 
cada una de sus partes.  CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA 
(CENAM)  
Con fundamento en los artículos 47 fracción I y 
II, así como el 64 de la LFMN, este comentario 
fue analizado por el CCONNSE y decidió 
aceptar la propuesta, quedando de la siguiente 
manera:  
7.1.1.3.3   Diagrama hidráulico del modelo de 
sistema para medición y de spacho de gasolina 
y otros combustibles líquidos, con la 
descripción de cada una de sus partes.  
CANACO -CIUDAD 
DE MÉXICO; 
ESFERA DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  7. Métodos de 
prueba  Te 7.1.1.3.4  Procedimiento de ajuste de volumen del 
instrumento  de medición.  
Comentario:  
Se cambia ajuste por ajuste electrónico  7.1.1.3.4  Procedimiento para el ajuste electrónico 
de volumen del sistema para medición.  CANACO -CIUDAD DE MÉXICO; ESFERA DE 
SERVICIOS PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  
Con fundamento en los artí culos 41, fracción 
IX, así como el 64 de la LFMN y el 33 párrafo 
tercero del Reglamento de la LFMN, este 
comentario fue analizado por el CCONNSE y 
decidió rechazar la propuesta, en vista de que 
no puede limitarse textualmente a “ajuste 
electrónico” pues el  ajuste de volumen del 
instrumento de medición puede realizarse de 
forma electrónica y mecánica, por lo anterior  
no se considera necesario su modificación, 
para la debida comprensión de la NOM.  
 
CENTRO NACIONAL 
DE METROLOGÍA 
(CENAM)  7. Métodos de 
prueba  Te 7.1.1.4 Código objeto del programa utilizado, la 
versión con la que se identifica y el nombre del 
circuito integrado en donde se carga dicho programa. 
Cálculo de la suma de comprobación para ser 
utilizada como referencia respecto del punto 7.3.2.6.2 
del presente proyecto de norma oficial mexicana.  
Comentarios:  
Cambiar “sistemas de medición” por “sistemas para 
medición” ya que la preposición “para” en este 
supuesto indica la finalidad de una acción.  7.1.1.4  Código objeto del programa utilizado, la 
versión  con la que se identifica y el nombre del 
circuito integrado en donde se carga dicho 
programa. Cálculo de la suma de comprobación 
para ser utilizada como referencia respecto del 
inciso 7.3.2.6.2.  CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA 
(CENAM)  
Con fundamento en los artículos 47 fracción I y 
II, así como el 64 de la LFMN, este comentario 
fue analizado por el CCONNSE y decidió 
aceptar la propuesta, quedando de la siguiente 
manera:  
7.1.1.4  Código objeto del programa utilizado, la 
versión con la que se identifica y el no mbre del 
circuito integrado en donde se carga dicho 
programa. Cálculo de la suma de 
comprobación para ser utilizada como 
referencia respecto del inciso 7.3.2.6.2.  
CANACO -CIUDAD 
DE MÉXICO; 
ESFERA DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  7. Métodos de 
prueba Te  
7.1.1.5  Procedimiento para autentificar 
completamente el sistema de medición y despacho 
de gasolina y otros combustibles líquidos, incluyendo 
el sistema electrónico y programas de cómputo que 
lo componen y sus características de confiabilidad.  
Se d ebe comprobar directamente por ensayos y con 
auxilio de la información antes mencionada, que los 
sistemas de medición y despacho de gasolina y otros 
combustibles líquidos especificados por el fabricante, 
poseen los dispositivos indispensables para llevar a  
cabo una medición exacta, correcta y segura de 
acuerdo a las especificaciones establecidas en este 
proyecto de norma oficial mexicana.  
Comentario:  
Se cambia en concepto autentificar por verificar  7.1.1.5  Procedimiento para verificar 
completamente el siste ma para medición, 
incluyendo el sistema electrónico y programas de 
cómputo que lo componen y sus características de 
confiabilidad.  
Se debe comprobar directamente por ensayos y 
con auxilio de la información antes mencionada, 
que los sistemas para medición e specificados por 
el fabricante, poseen los dispositivos 
indispensables para llevar a cabo una medición 
exacta, correcta y segura de acuerdo a las 
especificaciones establecidas en esta norma 
oficial mexicana  CANACO -CIUDAD DE MÉXICO; ESFERA DE 
SERVICIOS PROF ESIONALES 
INTERNACIONALES  
Con fundamento en los artículos 41, fracción 
IX, 47 fracciones I y II, así como el 64 de la 
LFMN y el 33 párrafo tercero del Reglamento 
de la LFMN, este comentario fue analizado por 
el CCONNSE y decidió aceptar parcialmente la 
propuesta, ya que la actividad principal de este 
inciso es autentificar completamente el sistema 
de medición y despacho de gasolina y otros 
combustibles líquidos, por lo cual no se 
considera necesario su modificación, para la 
debida comprensión del Proyecto d e Norma 
Oficial Mexicana, sin embargo, se realizan 
cambios de preposición “de” por “para”, 
quedando de la siguiente manera:  
7.1.1.5  Procedimiento para autentificar  Martes 18 de septiembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)       completamente el sistema para medición y 
despacho de gasolina y otros combustibles 
líquidos,  incluyendo el sistema electrónico y 
programas de cómputo que lo componen y sus 
características de confiabilidad.  
Se debe comprobar directamente por 
ensayos y con auxilio de la información antes 
mencionada, que los sistemas para medición y 
despacho de gaso lina y otros combustibles 
líquidos especificados por el fabricante, poseen 
los dispositivos indispensables para llevar a 
cabo una medición exacta, correcta y segura 
de acuerdo con las especificaciones 
establecidas en esta Norma Oficial Mexicana. 
En caso de  ser rechazado, el diseño debe ser 
corregido para volver a ser sometido a 
consideración de la autoridad. Una vez 
aprobado el modelo o prototipo, se puede 
empezar con la fabricación o comercialización 
del equipo.  
CENTRO NACIONAL 
DE METROLOGÍA 
(CENAM)  7. Mé todos de 
prueba  Te 7.2.1 Materiales  
Combustibles líquidos (gasolinas, diésel, 
turbosina, gas avión, kerosina u otros a excepción de 
gas licuado de petróleo).  
Comentarios:  
Sustituir gasolinas, diésel, turbosina, gas, avión, 
kerosina por “diésel y queroseno”  7.2.1 Materiales  
Combustibles líquidos (gasolinas, diésel, 
queroseno u otros a excepción de gas licuado de 
petróleo).  CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA 
(CENAM)  
Con fundamento en los artículos 47 fracción I y 
II, así como el 64 de la LFMN, este comentario 
fue analizado por el CCONNSE y decidió 
aceptar la propuesta, quedando de la siguiente 
manera:  
7.2.1 Materiales  
Combustibles líquidos (gasolinas, diésel, 
queroseno u otros a excepción de gas licuado 
de petróleo).  
 
Metrología Aplicada, 
S.A. de C.V.  7. Métodos d e 
prueba  Te 7.2.2  Aparatos y equipo  
- Medida volumétrica de 20 L, y otras 
capacidades (excepto menores de 10 L) con escala 
graduada con divisiones mínimas de 10 mL, siendo el 
volumen mínimo medible de 2 L. Puede tener 
incorporado un termómetro con resoluci ón de 1°C.  
- Termómetro de inmersión con resolución de 
1°C, si la medida volumétrica no lo tiene incorporado.  
- Cronómetro con división mínima de 0,01 s.  
- Estos instrumentos de medición deben contar con 
un informe de calibración vigente expedido por un 
laboratorio de calibración acreditado y en su caso 
aprobado.  
Comentario:  
No se cuenta con alguna regulación o criterio de 
carácter técnico que especifique la vigencia de los 
informes de calibración, por lo que la vigencia de los 
informes de calibración queda  sujeta a 
interpretaciones personales.  Favor de especificar en este requisito la vigencia 
de los informes de calibración del equipo patrón 
utilizado para realizar verificaciones, ya que en 
auditorías externas, los expertos técnicos utilizan 
criterios difer entes para determinar la vigencia de 
las calibraciones, lo que genera confusión.  Metrología Aplicada, S.A. de C.V.  
Con fundamento en los artículos 47 fracciones I 
y II, así como el 64 de la LFMN, este 
comentario fue analizado por el CCONNSE y 
decidió acept ar la propuesta parcialmente, 
debido a que se elimina la palabra vigente, sin 
embargo, se, agrega la palabra válido, en 
adición, las medidas volumétricas utilizadas no 
serán de menos de 20 L y se agrega la mesa 
de nivelación, para quedar de la siguiente 
manera:  
7.2.2  Aparatos y equipo  
- Medida volumétrica de 20 L y otras 
capacidades (excepto menores de 20 L) con 
escala graduada con divisiones mínimas de 10 
mL puede tener incorporado un termómetro con 
resolución de 1 °C para el caso del diésel la 
medida volu métrica debe contar con una 
extensión (embudo) integrada en el cuello que 
no permita fuga del combustible.  
- Termómetro de inmersión con resolución 
de 1°C si la medida volumétrica no lo tiene 
incorporado.  
- Cronómetro con división mínima de  0,01 
s. 
- Mesa de nivelación con dos niveles de       (Segunda Sección)   DIARIO OFICIAL  Martes 18 de  septiembre de 2018   gota a 90°.  
- Estos instrumentos de medición deben 
contar con un informe de calibración válido 
expedido por un laboratorio de calibración 
acreditado y en su caso aprobado, con 
excepción, de los cronómetros y mesa de 
nivelac ión. 
URESTSP -UNEGAS  7. Métodos de 
prueba  Ge 7.2.2  Aparatos y equipo  
- Medida volumétrica de 20 L, y otras 
capacidades (excepto menores de 10 L) con escala 
graduada con divisiones mínimas de 10 mL, siendo el 
volumen mínimo medible de 2 L. Puede tener 
incor porado un termómetro con resolución de 1°C.  
- Termómetro de inmersión con resolución de 
1°C, si la medida volumétrica no lo tiene incorporado.  
- Cronómetro con división mínima de 0,01 s.  
- Estos instrumentos de medición deben contar con 
un informe de calib ración vigente expedido por un 
laboratorio de calibración acreditado y en su caso 
aprobado  
Comentarios:  
El procedimiento de calibración periódica o 
extraordinaria utilizado por el personal de las 
delegaciones de la PROFECO y las U.V.A. no se 
apega a lo est ablecido en la norma. (Utilizan su 
propio método.)  
Solicitamos y sugerimos se establezca la 
corresponsabilidad de las unidades verificadoras 
junto con los propietarios de las estaciones de 
servicio, en el caso de que a estos últimos no se les 
compruebe act os de mala fe y que, a criterio del 
personal de verificación de la PROFECO, algún 
instrumento sea sujeto a inmovilización y/o sanción. 
Justificación: el propietario de la estación de servicio 
no fabrica el equipo, no certifica su aprobación, no 
manipula do losamente y tampoco certifica la 
calibración del instrumento.   URESTSP -UNEGAS  
Con fundamento en los artículos 40, así como 
el 64 de la LFMN y 33 párrafo tercero del 
Reglamento de la LFMN, este comentario fue 
analizado por el CCONNSE y decidió rechazar 
la p ropuesta, ya que establecer 
corresponsabilidad entre usuarios y organismos 
de evaluación de la conformidad no es una de 
las finalidades de la NOM.  
 
CANACO -CIUDAD 
DE MÉXICO; 
ESFERA DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  7. Métodos de 
prueba  Te 7.2.2  Aparatos y equipo  
- Medida volumétrica de 20 L, y otras 
capacidades (excepto menores de 10 L) con escala 
graduada con divisiones mínimas de 10 mL, siendo el 
volumen mínimo medible de 2 L. Puede tener 
incorporado un termómetro con resolución de 1°C.  
- Termóme tro de inmersión con resolución de 
1°C, si la medida volumétrica no lo tiene incorporado.  
- Cronómetro con división mínima de 0,01 s.  
- Estos instrumentos de medición deben contar con 
un informe de calibración vigente expedido por un 
laboratorio de calibra ción acreditado y en su caso 
aprobado  
Comentarios:  
Se agregan los aparatos que normalmente se utilizan  7.2.2  Equipo y aparatos  
Equipos:  
I. Medida volumétrica de 20 L, y otras 
capacidades (excepto menores de 10 L) con 
escala graduada con divisiones mínimas de 10 
mL, siendo el volumen mínimo medible de 10 L. 
Puede tener incorporado un termómetro con 
resolución de 1 °C.  
II. Termómetro de inmersión con resolución de 1 
°C, si la medida volumétrica no lo tiene 
incorporado.  
III. Cronómetro con división mínima de 0 ,01 s.  
Estos instrumentos de medición deben contar con 
un informe de calibración expedido por un 
laboratorio de calibración acreditado y en su caso 
aprobado.  
Aparatos:  
IV. Mesa niveladora  
V. Recipiente intermedio, embudo y empaques  CANACO -CIUDAD DE MÉXICO; ESFERA DE 
SERVICIOS PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  
Con fundamento en los artículos 64 de la LFMN 
y 33 párrafo tercero del Reglamento de la 
LFMN, este comentario fue analizado por el 
CCONNSE y decidió rechazar la propuesta, ya 
que no se considera necesaria su modificación, 
para la debida comprensión y alcance de la 
NOM, sin embargo, se elimina la palabra 
vigente, y se, agrega la palabra válido, en 
adició n, las medidas volumétricas utilizadas no 
serán de menos de 20 L y se agrega la mesa 
de nivelación.   Martes 18 de septiembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)       VI. Mangueras (para el r etorno del combustible)  
VII. Lupa (para la observación del menisco)  
VIII. Lámpara  
ALCANCE DE 
METAS 
EMPRESARIALES 
DE MEDICIÓN, S.A. 
DE C.V.; UNIDAD DE 
VERIFICACIÓN 
ACREDITADA Y 
APROBADA UVIM 
082; ING. JUAN 
JOSÉ MÁRQUEZ 
LIMÓN  7. Métodos de  
prueba  Te 7.2.2  Aparatos y equipo  
- Medida volumétrica de 20 L, y otras 
capacidades (excepto menores de 10 L) con escala 
graduada con divisiones mínimas de 10 mL, siendo el 
volumen mínimo medible de 2 L. Puede tener 
incorporado un termómetro con resolució n de 1°C.  
- Termómetro de inmersión con resolución de 
1°C, si la medida volumétrica no lo tiene incorporado.  
- Cronómetro con división mínima de 0,01 s.  
- Estos instrumentos de medición deben contar con 
un informe de calibración vigente expedido por un 
laboratorio de calibración acreditado y en su caso 
aprobado.  
Comentarios:  7.2.2  Aparatos y equipo  
- Medida volumétrica de 20 L, y otras 
capacidades (excepto menores de 10 L) con 
escala graduada con divisiones mínimas de 10 
mL, siendo el volumen mínimo medible  de 2 L. 
Puede tener incorporado un termómetro con 
resolución de 1°C.  
- Termómetro de inmersión con resolución de 
1°C, si la medida volumétrica no lo tiene 
incorporado.  
- Cronómetro con división mínima de 0,01 s.  
- Estos instrumentos de medición deben 
contar con un informe de calibración vigente en 
periodo anual expedido por un laboratorio de 
calibración acreditado y en su caso aprobado.  ALCANCE DE METAS EMPRESARIALES DE 
MEDICIÓN, S.A. DE C.V.; UNIDAD DE 
VERIFICACIÓN ACREDITADA Y APROBADA 
UVIM 082; ING. JUA N JOSÉ MÁRQUEZ 
LIMÓN  
Con fundamento en los artículos 64 de la LFMN 
y 33 párrafo tercero del Reglamento de la 
LFMN, este comentario fue analizado por el 
CCONNSE y decidió rechazar la propuesta, ya 
que no se considera necesaria su modificación, 
para la debid a comprensión y alcance de la 
NOM, sin embargo, se e limina la palabra 
vigente, y se  agrega la palabra válido, en 
adición, las medidas volumétricas utilizadas no 
serán de menos de 20 L y se agrega la mesa 
de nivelación.  
CENTRO NACIONAL 
DE METROLOGÍA 
(CENAM ) 7. Métodos de 
prueba  Te 7.2.2  Aparatos y equipo  
- Medida volumétrica de 20 L, y otras 
capacidades (excepto menores de 10 L) con escala 
graduada con divisiones mínimas de 10 mL, siendo el 
volumen mínimo medible de 2 L. Puede tener 
incorporado un termómetr o con resolución de 1°C.  
- Termómetro de inmersión con resolución de 
1°C, si la medida volumétrica no lo tiene incorporado.  
- Cronómetro con división mínima de 0,01 s.  
- Estos instrumentos de medición deben contar 
con un informe de calibración vigente expe dido por 
un laboratorio de calibración acreditado y en su caso 
aprobado.  
Comentarios:  
Se sugiere modificar la excepción a 20 L, 
asimismo, eliminar el volumen mínimo medible y 
agregar un supuesto para el Diésel y una mesa de 
nivelación con dos niveles de go ta a 90°.  7.2.2 Aparatos y equipo  
- Medida volumétrica de 20 L y otras 
capacidades (excepto menores de 20 L) con 
escala graduada con divisiones mínimas de 10 mL 
puede tener incorporado un termómetro con 
resolución de 1 °C para el caso del diésel la 
medida  volumétrica debe contar con una 
extensión (embudo) integrada en el cuello que no 
permita fuga del combustible.  
- Termómetro de inmersión con resolución de 
1°C si la medida volumétrica no lo tiene 
incorporado.  
- Cronómetro con división mínima de 0,01 s.  
- Mesa de nivelación con dos niveles de gota 
a 90°.  
- Estos instrumentos de medición deben 
contar con un informe de calibración válido 
expedido por un laboratorio de calibración 
acreditado y en su caso aprobado, con excepción, 
de los cronómetros y mesa de ni velación.  CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA 
(CENAM)  
Con fundamento en los artículos 47 fracción I y 
II, así como el 64 de la LFMN, este comentario 
fue analizado por el CCONNSE y decidió 
aceptar la propuesta, quedando de la siguiente 
manera:  
7.2.2 Aparatos y eq uipo  
- Medida volumétrica de 20 L y otras 
capacidades (excepto menores de 20 L) con 
escala graduada con divisiones mínimas de 10 
mL puede tener incorporado un termómetro con 
resolución de 1 °C para el caso del diésel la 
medida volumétrica debe contar con u na 
extensión (embudo) integrada en el cuello que 
no permita fuga del combustible.  
- Termómetro de inmersión con resolución 
de 1°C si la medida volumétrica no lo tiene 
incorporado.  
- Cronómetro con división mínima de  0,01 
s. 
- Mesa de nivelación con dos niv eles de 
gota a 90°.  
- Estos instrumentos de medición deben 
contar con un informe de calibración válido 
expedido por un laboratorio de calibración 
acreditado y en su caso aprobado, con 
excepción, de los cronómetros y mesa de 
nivelación.  
 
CENTRO NACIONAL 
DE METROLOGÍA 
(CENAM)  7. Métodos de 
prueba  Te 7.2.3 Características del sistema de medición y 
despacho de gasolina y otros combustibles líquidos a 
probar  
Se debe emplear un sistema de medición y 
despacho de gasolina y otros combustibles líquidos 
con todos lo s aditamentos propios, trabajando a 
valores de tensión nominales.  
Comentarios:  
Cambiar “sistemas de medición” por “sistemas 
para medición” ya que la preposición “para” en este 
supuesto indica la finalidad de una acción.  7.2.3 Características del sistema pa ra 
medición y despacho de gasolina y otros 
combustibles líquidos a probar  
Se debe emplear un sistema para medición y 
despacho de gasolina y otros combustibles 
líquidos con todos los aditamentos propios, 
trabajando a valores de tensión nominales.  CENTRO NAC IONAL DE METROLOGÍA 
(CENAM)  
Con fundamento en los artículos 47 fracción I y 
II, así como el 64 de la LFMN, este comentario 
fue analizado por el CCONNSE y decidió 
aceptar la propuesta, quedando de la siguiente 
manera:  
7.2.3 Características del sistema para 
medición y despacho de gasolina y otros 
combustibles líquidos a probar  
Se debe emplear un sistema para       (Segunda Sección)   DIARIO OFICIAL  Martes 18 de  septiembre de 2018   medición y despacho de gasolina y otros 
combustibles líquidos con todos los 
aditamentos propios, trabajando a valores de 
tensión nominales.  
CANACO -CIUDA D 
DE MÉXICO; 
ESFERA DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  7. Métodos de 
prueba  Te 7.2.4  Preparación del sistema de medición y 
despacho de gasolina y otros combustibles líquidos  
Estando la válvula de descarga activa pero aún 
cerrada, se debe comprobar que los golpes de 
presión originados por:  
- La bomba remota, no muevan los registros de 
los totalizadores instantáneos, cuando ésta se 
encuentre funcionando con la válvula de descarga 
cerrada.  
- La apertura de una válvula de descarga, en el 
lado opuesto de l sistema de medición y despacho de 
gasolina y otros combustibles líquidos seleccionado, 
no muevan los registros de los totalizadores 
instantáneos correspondientes a la válvula de 
descarga cerrada.  
- La apertura y cierre continuo de una válvula de 
descarga , en el lado opuesto del sistema de medición 
y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos 
seleccionado, no muevan los registros de los 
totalizadores instantáneos correspondientes a la 
válvula de descarga cerrada.  
El cambio que pudiera presentarse e n los registros 
de los totalizadores instantáneos, para todos los 
casos, no debe rebasar el error máximo tolerado.  
Comentarios:  
Relación a la forma de operación  7.2.4 Preparación del sistema para medición y 
despacho de gasolina y otros combustibles 
líquido s 
Con la válvula de descarga activa pero cerrada 
compruebe que el golpe originado por la bomba 
remota no provoca ningún cambio en la indicación 
del totalizador acumulativo y en las caratulas 
indicadoras correspondientes.  
Posteriormente, abra y cierre de fo rma continua, la 
válvula de descarga ubicada en el lado opuesto de 
la manguera de despacho que se evalúa, y 
compruebe no se mueva el totalizador 
acumulativo y en las caratulas indicadoras.  
El cambio que pudiera presentarse en la 
indicación del totalizador acumulativo, no debe 
rebasar el error máximo tolerado.  CANACO -CIUDAD DE MÉXICO; ESFERA DE 
SERVICIOS PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  
Con fundamento en los artículos 64 de la LFMN 
y 33 párrafo tercero del Reglamento de la 
LFMN, este comentario fue analizado po r el 
CCONNSE y decidió rechazar la propuesta, 
debido a que no se considera necesaria su 
modificación, para la debida comprensión y 
alcance de la NOM, sin embargo, se realiza el 
cambio de preposiciones “de” por “para” y se 
agrega EMT como acrónimo de Error Máximo 
Tolerado.  
 
CENTRO NACIONAL 
DE METROLOGÍA 
(CENAM)  7. Métodos de 
prueba  Te 7.2.4  Preparación del sistema de medición y 
despacho de gasolina y otros combustibles líquidos  
Estando la válvula de descarga activa pero aún 
cerrada, se debe comprobar que lo s golpes de 
presión originados por:  
- La bomba remota, no muevan los registros de 
los totalizadores instantáneos, cuando ésta se 
encuentre funcionando con la válvula de descarga 
cerrada.  
- La apertura de una válvula de descarga, en el 
lado opuesto del sist ema de medición y despacho de 
gasolina y otros combustibles líquidos seleccionado, 
no muevan los registros de los totalizadores 
instantáneos correspondientes a la válvula de 
descarga cerrada.  
- La apertura y cierre continuo de una válvula de 
descarga, en e l lado opuesto del sistema de medición 
y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos 
seleccionado, no muevan los registros de los 
totalizadores instantáneos correspondientes a la 
válvula de descarga cerrada.  
El cambio que pudiera presentarse en los 
registros de los totalizadores instantáneos, para 
todos los casos, no debe rebasar el error máximo 
tolerado.  
Comentarios:  
Cambiar “sistemas de medición” por “sistemas 
para medición” ya que la preposición “para” en este 
supuesto indica la finalidad de una a cción y agregar 7.2.4  Preparación del sistema para 
medición y despacho de gasolina y otros 
combustibles líquidos  
Estando la válvula de descarga activa pero 
aún cerrada, se debe comprobar que los golpes 
de presión originados por:  
- La bomba  remota, no muevan los registros 
de los totalizadores instantáneos, cuando ésta se 
encuentre funcionando con la válvula de descarga 
cerrada.  
- La apertura de una válvula de descarga, en 
el lado opuesto del sistema para medición y 
despacho de gasolina y otr os combustibles 
líquidos seleccionado, no muevan los registros de 
los totalizadores instantáneos correspondientes a 
la válvula de descarga cerrada.  
- La apertura y cierre continuo de una válvula 
de descarga, en el lado opuesto del sistema para 
medición y d espacho de gasolina y otros 
combustibles líquidos seleccionado, no muevan 
los registros de los totalizadores instantáneos 
correspondientes a la válvula de descarga 
cerrada.  
El cambio que pudiera presentarse en los 
registros de los totalizadores instantáneo s, para 
todos los casos, no debe rebasar el Error Máximo 
Tolerado (EMT).  CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA 
(CENAM)  
Con fundamento en los artículos 47 fracción I y 
II, así como el 64 de la LFMN, este comentario 
fue analizado por el CCONNSE y decidió 
aceptar la propuesta, quedando de la siguiente 
manera:  
7.2.4  Preparación del sistema para 
medición y despacho de gasolina y otros 
combustibles líquidos  
Estando la válvula de descarga activa pero 
aún cerrada, se debe comprobar que los golpes 
de presión originados por:  
- La bomba remota, no muevan los 
registros de los totalizadores instantáneos, 
cuando ésta se encuentre funcionando con la 
válvula de descarga cerrada.  
- La apertura de una válvula de descarga, 
en el lado opuesto del sistema para medición y 
despacho de gas olina y otros combustibles 
líquidos seleccionado, no muevan los registros 
de los totalizadores instantáneos 
correspondientes a la válvula de descarga 
cerrada.  
- La apertura y cierre continuo de una 
válvula de descarga, en el lado opuesto del 
sistema para m edición y despacho de gasolina 
y otros combustibles líquidos seleccionado, no 
muevan los registros de los totalizadores 
instantáneos correspondientes a la válvula de  Martes 18 de septiembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)       las siglas EMT.  descarga cerrada.  
El cambio que pudiera presentarse en los 
registros de los totalizadores instantáneos, para 
todos los casos, no debe rebasar el Error 
Máximo Tolerado (EMT).  
CANACO -CIUDAD 
DE MÉXICO; 
ESFERA DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  7. Métodos de 
prueba  Te 7.2.4.1  Nivelar la medida volumétrica y verificar 
que se encuentre limpi a 
Esta acción puede ser proporcionada sin 
aditamento alguno mediante la nivelación con que 
cuenta la isla contenedora del sistema de medición y 
despacho de gasolina y otros combustibles líquidos 
(cero grados).  Disposición marcada en las 
especificaciones t écnicas para proyecto y 
construcción de estaciones de servicio por parte de 
PEMEX -Refinación.  
Cuando dicha nivelación no pueda obtenerse, es 
necesaria la utilización de una plancha niveladora. 
Esto se verifica haciendo uso de un nivel de burbuja.  
Comentari os: 
Relación a la forma de operación  7.2.4.1  Nivelar la medida volumétrica y verificar 
que se encuentre limpia.  
Si la medida volumétrica no cuenta con 
dispositivos de nivelación, colóquela sobre la 
mesa de nivelación en el lugar más cercano a la 
válvula de  descarga a evaluar y utilice los 
dispositivos de nivelación observando el indicador 
de nivel hasta nivelarla en el plano horizontal. Y si 
es posible verifique que el cuello de la medida 
volumétrica se encuentre nivelado en el plano 
vertical.  
Revise el int erior de la medida volumétrica y 
verifique que esté limpia. En caso necesario use 
una lámpara para observar con claridad el interior 
de la misma.  CANACO -CIUDAD DE MÉXICO; ESFERA DE 
SERVICIOS PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  
Con fundamento en los artículos 64 de la LFMN 
y el 33 párrafo tercero del Reglamento de la 
LFMN, este comentario fue analizado por el 
CCONNSE y decidió rechazar la propuesta, 
debido a que no se considera necesaria su 
modificación, para la debida comprensión y 
alcance de la NOM, sin embargo,  se eliminó 
parte del texto ya que derivado de diversas 
modificaciones a especificaciones técnicas y la 
reforma energética, la referencia a PEMEX -
Refinación se elimina.   
 
CENTRO NACIONAL 
DE METROLOGÍA 
(CENAM)  7. Métodos de 
prueba  Te 7.2.4.1  Nivelar la med ida volumétrica y verificar 
que se encuentre limpia  
Esta acción puede ser proporcionada sin 
aditamento alguno mediante la nivelación con que 
cuenta la isla contenedora del sistema de medición y 
despacho de gasolina y otros combustibles líquidos 
(cero grado s).  Disposición marcada en las 
especificaciones técnicas para proyecto y 
construcción de estaciones de servicio por parte de 
PEMEX -Refinación.  
Cuando dicha nivelación no pueda obtenerse, es 
necesaria la utilización de una plancha niveladora. 
Esto se verif ica haciendo uso de un nivel de burbuja.  
Comentarios:  
Se sugiere eliminar el texto y agregar “es 
necesaria la utilización de una mesa de nivelación.”  7.2.4.1  Nivelar la medida volumétrica y 
verificar que se encuentre limpia  
Es necesaria la utilización de u na mesa de 
nivelación.  CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA 
(CENAM)  
Con fundamento en los artículos 47 fracción I y 
II, así como el 64 de la LFMN, este comentario 
fue analizado por el CCONNSE y decidió 
aceptar la propuesta, quedando de la siguiente 
manera:  
7.2.4. 1 Nivelar la medida volumétrica y 
verificar que se encuentre limpia  
Es necesaria la utilización de una mesa de 
nivelación.  
CANACO -CIUDAD 
DE MÉXICO; 
ESFERA DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  7. Métodos de 
prueba  Te 7.2.4.2  Corrida de ambientación  
Una vez seleccionado el instrumento de 
medición del sistema de medición y despacho de 
gasolina y otros combustibles líquidos, se llenan sus 
dispositivos de despacho, para proceder a la apertura 
de la compuerta de salida de la válvula de descarga y 
entonces se llena la medida volumétrica hasta algún 
punto cercano al volumen nominal. Esto permite 
cubrir los siguientes aspectos:  
- Mojar las paredes del recipiente ya que 
normalmente las medidas volumétricas utilizadas 
están calibradas para entregar.  
- Fijar el g asto volumétrico al cual se hará la 
prueba haciendo uso de la válvula de descarga.  
- Eliminar las burbujas de aire presentes en los 
dispositivos de despacho.  
- Asegurar que no haya fugas en el sistema 
hidráulico  
Comentarios:  
Relación a la forma de operació n 7.2.4.2  Corrida de ambientación  
Una vez seleccionado el sistema para medición y 
despacho de gasolina y otros combustibles 
líquidos , se procede a la apertura de la 
compuerta de salida de la válvula de descarga, 
seguido de trasiega combustible líquido a la  
medida volumétrica hasta algún punto cercano 
superior  al volumen nominal. Esto permite cubrir 
los siguientes aspectos:  
• Mojar las paredes del recipiente ya que 
normalmente las medidas volumétricas utilizadas 
están calibradas para entregar;  
• Fijar el gas to volumétrico al cual se hará la 
corrida haciendo uso de la válvula de descarga;  
• Eliminar las burbujas de aire presentes en los 
dispositivos de despacho;  
• Asegurar que no haya fugas en el sistema 
hidráulico;  
• Asegurar que no habrá derrames al trasegar  
combustible a la medida volumétrica.  CANACO -CIUDAD DE MÉXICO; ESFERA DE 
SERVICIOS PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  
Con fundamento en los artículos 64 de la LFMN 
y 33 párrafo tercero del Reglamento de la 
LFMN, este comentario fue analizado por el 
CCONNSE y de cidió rechazar la propuesta, 
debido a que, la inclusión y eliminación del 
texto propuesto, no se consideran necesarios, 
para la debida comprensión y alcance de la 
NOM, sin embargo, se realiza el cambio de 
preposición “de” por “para”.  
ALCANCE DE 
METAS 
EMPR ESARIALES 
DE MEDICIÓN, S.A. 7. Métodos de 
prueba  Te 7.2.4.2  Corrida de ambientación  
Una vez seleccionado el instrumento de 
medición del sistema de medición y despa cho de 
gasolina y otros combustibles líquidos, se llenan sus 7.2.4.2  Corrida de ambientación  
Una vez seleccionado el instrumento de 
medición del sistema de medición y des pacho de 
gasolina y otros combustibles líquidos, se llenan ALCANCE DE METAS EMPRESARIALES DE 
MEDICIÓN, S.A. DE C.V.; UNIDAD DE 
VERIFICACIÓN ACREDITADA Y APROBADA 
UVIM 082; ING. JUAN JOSÉ MÁRQUEZ       (Segunda Sección)   DIARIO OFICIAL  Martes 18 de  septiembre de 2018   DE C.V.; UNIDAD DE 
VERIFICACIÓN 
ACREDITADA Y 
APROBADA UVIM 
082; ING. JUAN 
JOSÉ MÁRQUEZ 
LIMÓN  dispositivos de despacho, para proceder a la apertura 
de la compuerta de salida de la válvula de descarga y 
entonces se llena la medida volumétrica hasta algún 
punto cercano al volumen nominal. E sto permite 
cubrir los siguientes aspectos:  
- Mojar las paredes del recipiente ya que 
normalmente las medidas volumétricas utilizadas 
están calibradas para entregar.  
- Fijar el gasto volumétrico al cual se hará la 
prueba haciendo uso de la válvula de desca rga. 
- Eliminar las burbujas de aire presentes en los 
dispositivos de despacho.  
- Asegurar que no haya fugas en el sistema 
hidráulico  
Comentarios:  sus dispositivos de despacho, para proceder a la 
apertura de la compuerta de salida de la válvula 
de descarga y entonces se llena la medida 
volumétrica hasta algún punto cercano al volumen 
nominal.  Esto permite cubrir los siguientes 
aspectos:  
Identificar el combustible que es entregado por el 
sistema de medición y despacho.  
- Mojar las paredes del recipiente ya que 
normalmente las medidas volumétricas 
utilizadas están calibradas para entregar.  
- Fijar el gasto volumétrico al cual se hará 
la prueba haciendo uso de la válvula de 
descarga.  
- Eliminar las burbujas de aire presentes en 
los dispositivos de despacho.  
- Asegurar que no haya fugas en el 
sistema hidráulico.  
- Esperar 60 s para alcanzar el equi librio térmico, 
enseguida descargar el combustible e iniciar la 
medición como se indica a continuación.  LIMÓN  
Con fundam ento en los artículos 64 de la LFMN 
y 33 párrafo tercero del Reglamento de la 
LFMN, este comentario fue analizado por el 
CCONNSE y decidió rechazar la propuesta, 
debido a que resulta innecesario agregar 
dichos supuestos, porque no se consideran 
necesarios,  para la debida comprensión y 
alcance de la NOM.  
 
CENTRO NACIONAL 
DE METROLOGÍA 
(CENAM)  7. Métodos de 
prueba  Te 7.2.4.2  Corrida de ambientación  
Una vez seleccionado el instrumento de 
medición del sistema de medición y despacho de 
gasolina y otros combust ibles líquidos, se llenan sus 
dispositivos de despacho, para proceder a la apertura 
de la compuerta de salida de la válvula de descarga y 
entonces se llena la medida volumétrica hasta algún 
punto cercano al volumen nominal. Esto permite 
cubrir los siguient es aspectos:  
- Mojar las paredes del recipiente ya que 
normalmente las medidas volumétricas utilizadas 
están calibradas para entregar.  
- Fijar el gasto volumétrico al cual se hará la 
prueba haciendo uso de la válvula de descarga.  
- Eliminar las burbujas de  aire presentes en los 
dispositivos de despacho.  
- Asegurar que no haya fugas en el sistema 
hidráulico  
Comentarios:  
Cambiar “sistemas de medición” por “sistemas 
para medición” ya que la preposición “para” en este 
supuesto indica la finalidad de una acción.  
 
 
 
 7.2.4.2  Corrida de ambientación  
Una vez seleccionado el instrumento de 
medición del sistema para medición y despacho 
de gasolina y otros combustibles líquidos, se 
llenan sus dispositivos de despacho, para 
proceder a la apertura de la compuerta de sali da 
de la válvula de descarga y entonces se llena la 
medida volumétrica hasta algún punto cercano al 
volumen nominal. Esto permite cubrir los 
siguientes aspectos:  
- Mojar las paredes del recipiente ya que 
normalmente las medidas volumétricas utilizadas 
están calibradas para entregar.  
- Fijar el gasto volumétrico al cual debe 
realizarse la prueba, haciendo uso de la válvula de 
descarga.  
- Eliminar las burbujas de aire presentes en 
los dispositivos de despacho.  
- Asegurar que no haya fugas en el sistema 
hidráu lico. 
 
 
 
 
 
 CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA 
(CENAM)  
Con fundamento en los artículos 47 fracción I y 
II, así como el 64 de la LFMN, este comentario 
fue analizado por el CCONNSE y decidió 
aceptar la propuesta, quedando de la siguiente 
manera:  
7.2.4.2  Corrida d e ambientación  
Una vez seleccionado el instrumento de 
medición del sistema para medición y 
despacho de gasolina y otros combustibles 
líquidos, se llenan sus dispositivos de 
despacho, para proceder a la apertura de la 
compuerta de salida de la válvula de de scarga 
y entonces se llena la medida volumétrica 
hasta algún punto cercano al volumen nominal. 
Esto permite cubrir los siguientes aspectos:  
- Mojar las paredes del recipiente ya que 
normalmente las medidas volumétricas 
utilizadas están calibradas para entr egar.  
- Fijar el gasto volumétrico al cual debe 
realizarse la prueba, haciendo uso de la válvula 
de descarga.  
- Eliminar las burbujas de aire presentes 
en los dispositivos de despacho.  
- Asegurar que no haya fugas en el 
sistema hidráulico.  
CANACO -CIUDAD 
DE MÉXICO; 
ESFERA DE 7. Métodos de 
prueba  Te 7.2.5  Procedimiento de verificación volumétrica  
Los puntos que se indican a continuación se deben 
repetir en cada prueba.  7.2.5 Procedimiento de verificación gasto 
volumétrico  
A la acción de realizar un despacho para trasegar CANACO -CIUDAD DE MÉXICO; ESFERA DE 
SERVICIOS PROFESIONALES 
INTERNACIONALES   Martes 18 de septiembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)       SERVICIOS 
PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  Comentarios:  
Relación a la forma de operación  combustible líquido a la medida volumétrica 
durante una prueba se le denomina corrida o 
despacho.  
Una prueba se conforma en tres corridas en las 
que se haya n obtenido resultados de medición 
razonablemente concordantes.  Con fundamento en los artículos 64 de la LFMN 
y 33 párrafo tercero del Reglamento de la 
LFMN, este comentario fue anal izado por el 
CCONNSE y decidió rechazar la propuesta, 
debido a que en el texto propuesto no se 
considera necesaria su modificación, para la 
debida comprensión y alcance de la NOM.  
 
CANACO -CIUDAD 
DE MÉXICO; 
ESFERA DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  7. Métodos de 
prueba  Te 7.2.5.1  Verificar que la indicación del totalizador 
instantáneo sea cero cada vez que se inicie un 
despacho.  
Comentarios:  7.2.5.1 . Verificar que las cifras registradas de las 
carátulas indicadoras de volumen servido y de 
importe de  la venta sean cero cada vez que se 
inicie un despacho o corrida.  CANACO -CIUDAD DE MÉXICO; ESFERA DE 
SERVICIOS PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  
Con fundamento en los artículos 64 de la LFMN 
y 33 párrafo tercero del Reglamento de la 
LFMN, este comentario fue a nalizado por el 
CCONNSE y decidió rechazar la propuesta, 
debido a que en el texto propuesto no se 
considera necesaria su modificación, para la 
debida comprensión y alcance de la NOM.  
ALCANCE DE 
METAS 
EMPRESARIALES 
DE MEDICIÓN, S.A. 
DE C.V.; UNIDAD DE 
VERI FICACIÓN 
ACREDITADA Y 
APROBADA UVIM 
082; ING. JUAN 
JOSÉ MÁRQUEZ 
LIMÓN  7. Métodos de 
prueba  Te 7.2.5.2  Abriendo y cerrando la válvula de 
descarga del instrumento de medición seleccionado, 
colectar de preferencia el volumen nominal de la 
medida o alguna cant idad cercana al volumen 
nominal. Durante el llenado, medir el tiempo 
necesario para colectar la cuarta parte de la 
capacidad nominal de la medida volumétrica, este 
tiempo debe medirse después de la primera cuarta 
parte y antes de la última cuarta parte de la 
capacidad nominal de la medida volumétrica.  
Tomar y registrar la lectura de la medida volumétrica, 
posteriormente la lectura del termómetro incorporado, 
o indirectamente del combustible contenido en él, 
teniendo que esperar 60 s para alcanzar el equilib rio 
térmico.  
Comentarios:  7.2.5.2  Abriendo y cerrando la válvula de 
descarga del instrumento de medición 
seleccionado, colectar de preferencia el volumen 
nominal de la medida o alguna cantidad cercana 
al volumen nominal. Durante el llenado, medir el 
tiempo  necesario para colectar la cuarta parte de 
la capacidad nominal de la medida volumétrica, 
este tiempo debe medirse después de la primera 
cuarta parte y antes de la última cuarta parte de la 
capacidad nominal de la medida volumétrica.  
Tomar y registrar la lectura de la medida 
volumétrica, posteriormente la lectura del 
termómetro incorporado, o indirectamente del 
combustible contenido en él. Teniendo que 
esperar 60 s para alcanzar el equilibrio térmico.  ALCANCE DE METAS EMPRESARIALES DE 
MEDICIÓN, S.A. DE C.V .; UNIDAD DE 
VERIFICACIÓN ACREDITADA Y APROBADA 
UVIM 082; ING. JUAN JOSÉ MÁRQUEZ 
LIMÓN  
Con fundamento en los artículos 64 de la LFMN 
III y 33 párrafo tercero del Reglamento de la 
LFMN, este comentario fue analizado por el 
CCONNSE y decidió rechazar la prop uesta, 
debido a que, es necesario establecer el tiempo 
necesario para alcanzar el equilibrio térmico.  
CANACO -CIUDAD 
DE MÉXICO; 
ESFERA DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  7. Métodos de 
prueba  Te 7.2.5.4  La verificación de los instrumentos de 
medició n se realiza aplicando tres pruebas en cada 
gasto que se fije el selector de gasto volumétrico de 
la válvula de descarga:  
a) Con el selector de gasto volumétrico de la 
válvula de descarga en la posición de gasto máximo;  
b) Con el selector de gasto volumétr ico de la 
válvula de descarga en la posición de gasto medio; y  
c) Con el selector de gasto volumétrico de la válvula 
de descarga en la posición de gasto mínimo.  
Comentarios:  
Se cambia, tres pruebas en cada gasto por una 
prueba (tres corridas) a cada gasto  7.2.5.4  La verificación de los sistemas para 
medición se aplica una prueba (tres corridas) a 
cada gasto que se fije en el selector de gasto 
volumétrico de la válvula de descarga:  
a) Con el selector de gasto volumétrico colocado 
en la posición de apertura m áxima de la válvula de 
descarga;  
b) Con el selector de gasto volumétrico colocado 
en la posición de apertura media de la válvula de 
descarga; y  
c) Con el selector de gasto volumétrico colocado 
en la posición de apertura mínima de la válvula de 
descarga  CAN ACO -CIUDAD DE MÉXICO; ESFERA DE 
SERVICIOS PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  
Con fundamento en los artículos 64 de la LFMN 
III y 33 párrafo tercero del Reglamento de la 
LFMN, este comentario fue analizado por el 
CCONNSE y decidió rechazar la propuesta, 
debido a  que, no se considera necesario su 
modificación, para la debida comprensión y 
alcance de la NOM, sin embargo, se agregaron 
un segundo párrafo con tres fracciones, a fin de 
especificar el procedimiento de la prueba 
volumétrica en la aprobación del modelo o 
prototipo.  
 
 
CENTRO NACIONAL 
DE METROLOGÍA 
(CENAM)  7. Métodos de 
prueba  Te 7.2.5.4  La verificación de los instrumentos de 
medición se realiza aplicando tres pruebas en cada 
gasto que se fije en el selector de gasto volumétrico 
de la válvula de descarga:  
a) Con el selector de gasto volumétrico de la 
válvula de descarga en la posición de gasto máximo;  
b) Con el selector de gasto volumétrico de la 
válvula de descarga en la posición de gasto medio; y  7.2.5.4 La verificación de los instrumentos 
de medición se realiza aplicando tres pruebas 
en cada gasto que se fije en el selecto r de 
gasto volumétrico de la válvula de descarga:  
a) Con el selector de gasto volumétrico de la 
válvula de descarga en la posición de gasto 
máximo;  
b) Con el selector de gasto volumétrico de la 
válvula de descarga en la posición de gasto CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA 
(CENAM)  
Con fundamento en los artículos 47 
fracción I y II, así como el 64 de la LFMN,  este 
comentario fue analizado por el CCONNSE y 
decidió aceptar la propuesta, en vista de que la 
prueba volumétrica en la aprobación del 
modelo o prototipo se debe realizar a los 
valores de gasto máximo y mínimo declarados       (Segunda Sección)   DIARIO OFICIAL  Martes 18 de  septiembre de 2018   c) Con el selector de gasto volumétrico de la 
válvula de des carga en la posición de gasto mínimo.  
Comentarios:  
Después del inciso “c” agregar:  
La prueba volumétrica en la aprobación del modelo o 
prototipo se realiza aplicando tres pruebas en cada 
uno de los gastos siguientes:  
a) El gasto máximo declarado por el fab ricante;  
b) El gasto medio, entendido como el valor 
medio entre el gasto máximo y el gasto mínimo 
declarados por el fabricante; y  
c) El gasto mínimo declarado por el fabricante.  
Estos gastos deben obtenerse sin exceder el 
valor máximo de la presión en el f luido declarado por 
el fabricante.  
Para cada valor del gasto y para cada una de las 
tres pruebas en cada valor del gasto, hacer pasar el 
combustible directamente a la medida volumétrica de 
acuerdo a su capacidad nominal. A continuación, 
debe registrarse la  lectura tanto del indicador 
instantáneo, como de la medida volumétrica, 
tomando ésta última en la parte inferior del menisco.  medio; y  
c) Con el  selector de gasto volumétrico de la 
válvula de descarga en la posición de gasto 
mínimo.  
La prueba volumétrica en la aprobación del 
modelo o prototipo se realiza aplicando tres 
pruebas en cada uno de los gastos siguientes:  
a) El gasto máximo declarado por el 
fabricante;  
b) El gasto medio, entendido como el valor 
medio entre el gasto máximo y el gasto mínimo 
declarados por el fabricante; y  
c) El gasto mínimo declarado por el 
fabricante.  
Estos gastos deben obtenerse sin exceder el 
valor máximo de la presión e n el fluido declarado 
por el fabricante.  
Para cada valor del gasto y para cada una de 
las tres pruebas en cada valor del gasto, hacer 
pasar el combustible directamente a la medida 
volumétrica de acuerdo con su capacidad nominal. 
A continuación, debe regist rarse la lectura tanto 
del indicador instantáneo, como de la medida 
volumétrica, tomando ésta última en la parte 
inferior del menisco.  
 por el fabricante, así como al valor  medio de 
esos gastos, todo a presiones que no excedan 
el valor máximo de presión declarado por el 
fabricante,  lo cual no se encuentra en la 
versión vigente, quedando de la siguiente 
manera:  
7.2.5.4 La verificación de los 
instrumentos de medición se reali za 
aplicando tres pruebas en cada gasto que 
se fije en el selector de gasto volumétrico 
de la válvula de descarga:  
a) Con el selector de gasto volumétrico de 
la válvula de descarga en la posición de gasto 
máximo;  
b) Con el selector de gasto volumétrico de 
la válvula de descarga en la posición de gasto 
medio; y  
c) Con el selector de gasto volumétrico de 
la válvula de descarga en la posición de gasto 
mínimo.  
La prueba volumétrica en la aprobación del 
modelo o prototipo se realiza aplicando tres 
pruebas en cad a uno de los gastos siguientes:  
a) El gasto máximo declarado por el 
fabricante;  
b) El gasto medio, entendido como el valor 
medio entre el gasto máximo y el gasto mínimo 
declarados por el fabricante; y  
c) El gasto mínimo declarado por el 
fabricante.  
Estos g astos deben obtenerse sin exceder 
el valor máximo de la presión en el fluido 
declarado por el fabricante.  
Para cada valor del gasto y para cada una de 
las tres pruebas en cada valor del gasto, hacer 
pasar el combustible directamente a la medida 
volumétrica  de acuerdo con su capacidad 
nominal. A continuación, debe registrarse la 
lectura tanto del indicador instantáneo, como 
de la medida volumétrica, tomando e sta última 
en la parte inferior del menisco.  
 
CANACO -CIUDAD 
DE MÉXICO; 
ESFERA DE 
SERVICIOS 
PROFESION ALES 
INTERNACIONALES  7. Métodos de 
prueba  Te 7.2.5.4.1  Prueba a gasto volumétrico máximo  
Con el selector de gasto volumétrico de la válvula de 
descarga en la posición de gasto máximo, hacer 
pasar el combustible directamente a la medida 
volumétrica de acuer do a la capacidad nominal. A 
continuación, debe registrarse la lectura tanto del 
indicador instantáneo, como de la medida 
volumétrica, tomando esta última en la parte inferior 
del menisco. Las diferencias habidas entre ambas 
lecturas se determinan con apro ximación al centilitro.  7.2.5.4.1 Corrida a gasto volumétrico máximo  
Con el selector de gasto volumétrico colocado en 
la posición de apertura máxima de la válvula de 
descarga, trasegar el combustible directamente a 
la medida volumétrica de acuerdo a la cap acidad 
nominal. A continuación, deben registrarse la 
lectura del indicador acumulativo (volumen 
servido), y la lectura del cuello de la medida 
volumétrica (Lc), tomando ésta última en la parte 
inferior del menisco y se determina con 
aproximación al centili tro medido.  CANACO -CIUDAD DE MÉXICO; ESFERA DE 
SERVICIOS PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  
Con fundamento en los artículos 47 fracciones I 
y II, así como el 64 de la LFMN y 33 párrafo 
tercero del Reglamento de la LFMN, este 
comentario fue analizado por el CCON NSE y 
decidió rechazar la propuesta, debido a que, la 
inclusión del texto propuesto no se considera 
necesaria, para la debida comprensión y 
alcance de la NOM.  
PROFECO  7. Métodos de 
prueba  Te 7.2.5.4.1 Prueba a gasto volumétrico máximo  
Con el selector de g asto volumétrico de la 7.2.5.4.1  Prueba a gasto volumétrico máximo  
Con el selector de gasto volumétrico de la válvula PROFECO  
Con fundamento en los ar tículos 47 fracción I y  Martes 18 de septiembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)       válvula de descarga en la posición de gasto máximo, 
hacer pasar el combustible directamente a la medida 
volumétrica de acuerdo a la capacidad nominal. A 
continuación, debe registrarse la lectura tanto del 
indicador instantáneo, como de la medida 
volumétrica, tomando esta última en la parte inferior 
del menisco. Las diferencias habidas entre ambas 
lecturas se determinan con aproximación al centilitro.  
Comentarios:  
Modificar la locución “de acuerdo a” por “de 
acuerdo con”  de descarga en la posición de gasto máximo, 
hacer pasar el combustible directamente a la 
medida volumétrica de acuerdo con la capacidad 
nominal. A continuación, debe registra rse la 
lectura tanto del indicador instantáneo, como de la 
medida volumétrica, tomando esta última en la 
parte inferior del menisco. Las diferencias habidas 
entre ambas lecturas se determinan con 
aproximación al centilitro.  II, así como el 64 de la LFMN, este comentario 
fue analizado por el CCONNSE y decidió 
aceptar la propuesta, quedando de la siguiente 
manera:  
7.2.5.4.1  Prueba a gasto volumétrico 
máximo  
Con el selector de gasto volumétrico de la 
válvula de descarga en la posición de gasto 
máximo, hacer pasar el combustible 
directamente a la medida volumétrica de 
acuerdo con la capacidad nominal. A 
continuación, debe registrarse la lectura tanto 
del indicador instantáneo, como de la medida 
volumétrica,  tomando esta última en la parte 
inferior del menisco. Las diferencias habidas 
entre ambas lecturas se determinan con 
aproximación al centilitro.  
 
ALCANCE DE 
METAS 
EMPRESARIALES 
DE MEDICIÓN, S.A. 
DE C.V.; UNIDAD DE 
VERIFICACIÓN 
ACREDITADA Y 
APROBADA UVIM 
082; ING. JUAN 
JOSÉ MÁRQUEZ 
LIMÓN  
 7. Métodos de 
prueba  Te 7.2.5.4.1  Prueba a gasto volumétrico máximo  
Con el selector de gasto volumétrico de la 
válvula de descarga en la posición de gasto máximo, 
hacer pasar el combustible directamente a la medida 
volumé trica de acuerdo a la capacidad nominal. A 
continuación, debe registrarse la lectura tanto del 
indicador instantáneo, como de la medida 
volumétrica, tomando esta última en la parte inferior 
del menisco. Las diferencias habidas entre ambas 
lecturas se deter minan con aproximación al centilitro.  7.2.5.4.1  Prueba a gasto volumétrico máximo  
Con el selector de gasto volumétrico de la 
válvula de descarga en la posición de gasto 
máximo, hacer pasar el combustible directamente 
a la medida volumétrica de acuerdo a la  
capacidad nominal. A continuación, debe 
registrarse la lectura tanto del indicador 
instantáneo, como de la medida volumétrica, 
tomando esta última en la parte inferior del 
menisco. Las diferencias habidas entre ambas 
lecturas se determinan con aproximació n al 
decilitro.  ALCANCE DE METAS EMPRESARIALES DE 
MEDICIÓN, S.A. DE C.V.; UNIDAD DE 
VERIFICACIÓN ACREDITADA Y APROBADA 
UVIM 082; ING. JUAN JOSÉ MÁRQUEZ 
LIMÓN  
Con fundamento en los artículos 64 de la LFMN 
y 33 párrafo tercero del Reglamento de la 
LFMN, este  comentario fue analizado por el 
CCONNSE y decidió rechazar la propuesta, 
debido que la modificación del texto propuesto 
centilitro a decilitro no se considera necesaria, 
para la debida comprensión y alcance del 
presente Proyecto de Norma Oficial Mexicana.  
CANACO -CIUDAD 
DE MÉXICO; 
ESFERA DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  7. Métodos de 
prueba  Te 7.2.5.4.2  Prueba a gasto volumétrico medio.  
Con el selector de gasto volumétrico de la válvula de 
descarga en la posición de gasto medio, hacer pasar 
el co mbustible directamente a la medida volumétrica 
de acuerdo a la capacidad nominal. A continuación, 
debe registrarse la lectura tanto del indicador 
instantáneo, como de la medida volumétrica, 
tomando esta última en la parte inferior del menisco. 
Las diferenc ias habidas entre ambas lecturas se 
determinan con aproximación al centilitro  
Comentarios:  
Se cambia prueba por corrida  7.2.5.4.2  Corrida a gasto volumétrico medio.  
Con el selector de gasto volumétrico colocado en 
la posición de apertura media de la válvul a de 
descarga, trasegar el combustible directamente a 
la medida volumétrica de acuerdo a la capacidad 
nominal. A continuación, deben registrarse la 
lectura del indicador acumulativo (volumen 
servido), y la lectura del cuello de la medida 
volumétrica (Lc), tomando ésta última en la parte 
inferior del menisco y se determina con 
aproximación al centilitro medido.  CANACO -CIUDAD DE MÉXICO; ESFERA DE 
SERVICIOS PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  
Con fundamento en los artículos 64 de la LFMN 
y 33 párrafo tercero del Reg lamento de la 
LFMN, este comentario fue analizado por el 
CCONNSE y decidió rechazar la propuesta, 
debido a que, la inclusión del texto propuesto 
no se considera necesaria su modificación, 
para la debida comprensión y alcance del 
Proyecto de Norma Oficial M exicana, sin 
embargo, se realiza el cambio de la locución 
“de acuerdo a” por “de acuerdo con”.  
 
ALCANCE DE 
METAS 
EMPRESARIALES 
DE MEDICIÓN, S.A. 
DE C.V.; UNIDAD DE 
VERIFICACIÓN 
ACREDITADA Y 
APROBADA UVIM 
082; ING. JUAN 
JOSÉ MÁRQUEZ 7. Métodos de 
prueba Te 7.2.5.4.2  Prueba a gasto volumétrico medio.  
Con el selector de gasto volumétrico de la válvula de 
descarga en la posición de gasto medio, hacer pasar 
el combustible directamente a la medida volumétrica 
de acuerdo a la capacidad nominal. A continuaci ón, 
debe registrarse la lectura tanto del indicador 
instantáneo, como de la medida volumétrica, 
tomando esta última en la parte inferior del menisco. 
Las diferencias habidas entre ambas lecturas se 
determinan con aproximación al centilitro.  7.2.5.4.2  Prueba a gasto volumétrico medio.  
Con el selector de gasto volumétrico de la 
válvula de descarga en la posición de gasto 
medio, hacer pasar el combustible directamente a 
la medida volumétrica de acuerdo a la capacidad 
nominal. A continuación, debe registrarse la 
lectura tanto del indicador instantáneo, como de la 
medida volumétrica, tomando esta última en la 
parte inferior del menisco. Las diferencias habidas 
entre ambas lecturas se determinan con ALCANCE DE METAS EMPRESAR IALES DE 
MEDICIÓN, S.A. DE C.V.; UNIDAD DE 
VERIFICACIÓN ACREDITADA Y APROBADA 
UVIM 082; ING. JUAN JOSÉ MÁRQUEZ 
LIMÓN  
Con fundamento en los artículos  64 de la 
LFMN y 33 párrafo tercero del reglamento de la 
ley en cuestión, este comentario fue analizado 
por el CCONNSE y decidió rechazar la 
propuesta, debido que la modificación del texto       (Segunda Sección)   DIARIO OFICIAL  Martes 18 de  septiembre de 2018   LIMÓN  Comentarios:  aproximación al decilitro.  propuesto centilitro a decilitro no se considera 
necesaria, para la debida comprensión y 
alcance de la NOM.  
 
CENTRO NACIONAL 
DE METROLOGÍA 
(CENAM)  7. Métodos de 
prueba  Te 7.2.5.4.2  Prueba a gasto volumétrico medio.  
Con el selector de gasto volumétrico de la válvula de 
descarga en la posición de gasto medio, hacer pasar 
el combustible directamente a la medida volumétrica 
de acuerdo a la capacidad nominal. A continuación, 
debe registrarse la lectura tanto del indicador 
instantáneo, como de la medida volumétrica, 
tomando esta última en la parte inferior del menisco. 
Las diferencias habidas entre ambas lecturas se 
determinan con aproximación al centilitro.  
Comentarios:  
Se sugiera cambiar “a la capacidad nominal” por 
“con la capacidad nominal” ya que en este inciso la 
preposición “con” indica el modo, manera cómo se 
realiza una acción o el instrumento con que se 
ejecuta  7.2.5.4.2 Prueba a gasto volumétrico 
medio.  
Con el selector de gasto volumétrico de la 
válvula de descarga en la posición de gasto 
medio, hacer pasar el combustible directamente a 
la medida volumétrica de acuerdo con la 
capacidad nominal. A continuación, debe 
registrarse la lectura tanto del indicador 
instantáneo, com o de la medida volumétrica, 
tomando esta última en la parte inferior del 
menisco. Las diferencias habidas entre ambas 
lecturas se determinan con aproximación al 
centilitro.  CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA 
(CENAM)  
Con fundamento en los artículos 47 fracción I  y 
II, así como el 64 de la LFMN, este comentario 
fue analizado por el CCONNSE y decidió 
aceptar la propuesta, quedando de la siguiente 
manera:  
7.2.5.4.2 Prueba a gasto volumétrico 
medio.  
Con el selector de gasto volumétrico de la 
válvula de descarga en la  posición de gasto 
medio, hacer pasar el combustible 
directamente a la medida volumétrica de 
acuerdo con la capacidad nominal. A 
continuación, debe registrarse la lectura tanto 
del indicador instantáneo, como de la medida 
volumétrica, tomando esta última e n la parte 
inferior del menisco. Las diferencias habidas 
entre ambas lecturas se determinan con 
aproximación al centilitro.  
CANACO -CIUDAD 
DE MÉXICO; 
ESFERA DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  7. Métodos de 
prueba  Te 7.2.5.4.3  Prueba a gasto volumét rico mínimo  
Con el selector de gasto volumétrico de la válvula de 
descarga en la posición de gasto mínimo, hacer 
pasar el combustible directamente a la medida 
volumétrica de acuerdo a la capacidad nominal.  A 
continuación, debe registrarse la lectura tanto  del 
indicador instantáneo, como de la medida 
volumétrica, tomando esta última en la parte inferior 
del menisco. Las diferencias habidas entre ambas 
lecturas se determinan con aproximación al centilitro.  
Comentarios.  
Se cambia prueba por corrida  7.2.5.4.3  Corrida a gasto volumétrico mínimo  
Con el selector de gasto volumétrico colocado 
en la posición de apertura mínima de la válvula de 
descarga, trasegar el combustible directamente a 
la medida volumétrica de acuerdo a la capacidad 
nominal. A continuación, de ben registrarse la 
lectura del indicador acumulativo (volumen 
servido), y la lectura del cuello de la medida 
volumétrica (Lc), tomando ésta última en la parte 
inferior del menisco y se determina con 
aproximación al centilitro medido.  CANACO -CIUDAD DE MÉXIC O; ESFERA DE 
SERVICIOS PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  
Con fundamento en los artículos 41, fracción 
IX, así como el 64 de la LFMN y 33 párrafo 
tercero del Reglamento de la LFMN, este 
comentario fue analizado por el CCONNSE y 
decidió rechazar la propuesta, de bido a que, la 
inclusión del texto propuesto no se considera 
necesaria su modificación, para la debida 
comprensión y alcance de la NOM, sin 
embargo, se realiza el cambio de la locución 
“de acuerdo a” por “de acuerdo con”.  
ALCANCE DE 
METAS 
EMPRESARIALES 
DE MEDICIÓN, S.A. 
DE C.V.; UNIDAD DE 
VERIFICACIÓN 
ACREDITADA Y 
APROBADA UVIM 
082; ING. JUAN 
JOSÉ MÁRQUEZ 
LIMÓN  7. Métodos de 
prueba  Te 7.2.5.4.3  Prueba a gasto volumétrico mínimo  
Con el selector de gasto volumétrico de la válvula de 
descarga en la posición d e gasto mínimo, hacer 
pasar el combustible directamente a la medida 
volumétrica de acuerdo a la capacidad nominal.  A 
continuación, debe registrarse la lectura tanto del 
indicador instantáneo, como de la medida 
volumétrica, tomando esta última en la parte inferior 
del menisco. Las diferencias habidas entre ambas 
lecturas se determinan con aproximación al centilitro.  
Comentarios:  7.2.5.4.3  Prueba a gasto volumétrico mínimo  
Con el selector de gasto volumétrico de la 
válvula de descarga en la posición de gasto  
mínimo, hacer pasar el combustible directamente 
a la medida volumétrica de acuerdo a la 
capacidad nominal.  A continuación, debe 
registrarse la lectura tanto del indicador 
instantáneo, como de la medida volumétrica, 
tomando esta última en la parte inferio r del 
menisco. Las diferencias habidas entre ambas 
lecturas se determinan con aproximación al 
decilitro.  ALCANCE DE METAS EMPRESARIALES DE 
MEDICIÓN, S.A. DE C.V.; UNIDAD DE 
VERIFICACIÓN ACREDITADA Y APROBADA 
UVIM 082; ING. JUAN JOSÉ MÁRQUEZ 
LIMÓN  
Con funda mento en los artículos 64 de la LFMN 
y 33 párrafo tercero del Reglamento de la 
LFMN, este comentario fue analizado por el 
CCONNSE y decidió rechazar la propuesta, 
debido que la modificación del texto propuesto 
centilitro a decilitro no se considera necesar ia, 
para la debida comprensión y alcance de la 
NOM.  
 
CENTRO NACIONAL 
DE METROLOGÍA 
(CENAM)  7. Métodos de 
prueba  Te 7.2.5.4.3  Prueba a gasto volumétrico mínimo  
Con el selector de gasto volumétrico de la válvula de 
descarga en la posición de gasto mínimo, h acer 
pasar el combustible directamente a la medida 
volumétrica de acuerdo a la capacidad nominal.  A 
continuación, debe registrarse la lectura tanto del 
indicador instantáneo, como de la medida 
volumétrica, tomando esta última en la parte inferior 7.2.5.4.3  Prueba a gasto volumétrico 
mínimo  
Con el selector de gasto volumétrico de la 
válvula de descarga en la posición de gasto 
mínimo, hacer pasar el combustible directamente 
a la medida volumétr ica de acuerdo con la 
capacidad nominal. A continuación, debe 
registrarse la lectura tanto del indicador CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA 
(CENAM)  
Con fundamento en los artículos 47 fracción I y 
II, así como el 64 de la LFMN, este comentario 
fue analizado por el CCONNSE y decidió 
aceptar la propuesta, quedando de la siguiente  
manera:  
7.2.5.4.3  Prueba a gasto volumétrico  Martes 18 de septiembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)       del meni sco. Las diferencias habidas entre ambas 
lecturas se determinan con aproximación al centilitro.  
Comentarios:  
Se sugiera cambiar “a la capacidad nominal” por 
“con la capacidad nominal” ya que en este inciso la 
preposición “con” indica el modo, manera cómo s e 
realiza una acción o el instrumento con que se 
ejecuta  instantáneo, como de la medida volumétrica, 
tomando esta última en la parte inferior del 
menisco. Las diferencias habidas entre ambas 
lecturas se deter minan con aproximación al 
centilitro.  mínimo  
Con el selector de gasto volumétrico de la 
válvula de descarga en la posición de gasto 
mínimo, hacer pasar el combustible 
directamente a la medida volumétrica de 
acuerdo con la capacidad nominal. A 
conti nuación, debe registrarse la lectura tanto 
del indicador instantáneo, como de la medida 
volumétrica, tomando esta última en la parte 
inferior del menisco. Las diferencias habidas 
entre ambas lecturas se determinan con 
aproximación al centilitro.  
CANACO -CIUDAD 
DE MÉXICO; 
ESFERA DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  7. Métodos de 
prueba  Ed 7.2.5.5  Número de pruebas  
Cada una de las pruebas se realiza tres veces 
calculando el promedio a cada gasto, debiendo 
quedar esto registrado en la tabla contenida en el 
numeral 7.2.7, inciso V.  
Verificar que los volúmenes entregados 
obtenidos a partir de las lecturas en los totalizadores 
sean idénticos en cada prueba.  
Verificar y registrar, en la tabla contenida en el 
numeral 7.2.7, inciso V, que la diferencia entre la s 
lecturas iniciales y final del totalizador acumulado sea 
igual a la lectura en litros redondeada al entero más 
cercano del totalizador instantáneo en cada prueba.  
Nota. - En vista de que al estar llenando de 
combustible la medida volumétrica, ésta forma una 
cierta cantidad de espuma, cuando sea necesario, es 
aceptable hacer una pausa hasta que la espuma 
desaparezca y se sigue vaciando el combustible, en 
la medida de lo posible, conforme a la prueba de 
gasto que le corresponda, hasta llegar al volumen 
nomi nal de la medida volumétrica.  
Comentarios:  
Relación a la forma de operación  7.2.5.5  Número de pruebas:  
• Se debe realizar y registrar como mínimo una 
prueba (tres corridas) a cada gasto volumétrico.  
• Registre el error promedio de cada prueba.  
• Registre l a indicación dada obtenida del 
totalizador acumulativo (volumen servido) de cada 
corrida.  
• Registre las lecturas inicial y final, además el 
total de litros del totalizador acumulativo, 
redondeando al entero más cercano.  
• Realizar una vez en cada manguera  de 
despacho lo indicado en el punto 5.3.2.4  
Nota. - En vista de que al estar trasegando 
combustible la medida volumétrica, ésta forma 
una cierta cantidad de espuma, cuando sea 
necesario, es aceptable hacer una pausa hasta 
que la espuma desaparezca y se si gue 
trasegando el combustible, conforme a la corrida 
del gasto volumétrico correspondiente, hasta 
llegar al volumen nominal de la medida 
volumétrica o al volumen prefijado con 
anterioridad.  
La pausa ocasionada por la espuma, genera el 
uso del selector de g asto volumétrico de la válvula 
de descarga en la posición correspondiente en 
varias ocasiones, las veces que se use el selector 
deberán ser las mismas veces en todas las 
corridas con el objeto de obtener resultados de 
medición razonablemente concordantes  CANACO -CIUDAD DE MÉXICO; ESFERA DE 
SERVICIOS PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  
Con fundamento en los artículos 64 de la LFMN 
y 33 párrafo tercero del Reglamento de la 
LFMN, este comentario fue analizado por el 
CCONNSE y decidió rechazar la propuesta, 
debido a q ue, la inclusión del texto propuesto, 
no se considera necesaria su modificación, 
para la debida comprensión y alcance de la 
NOM, sin embargo se hace la corrección de 
“numeral” por “inciso” y cuando se hizo mal uso 
de “inciso”, se cambió por “fracción”, asi mismo 
se eliminaron “entre las lecturas” e “y al final” 
para agregar “de la lectura final menos”.  
 
ALCANCE DE 
METAS 
EMPRESARIALES 
DE MEDICIÓN, S.A. 
DE C.V.; UNIDAD DE 
VERIFICACIÓN 
ACREDITADA Y 
APROBADA UVIM 
082; ING. JUAN 
JOSÉ MÁRQUEZ 
LIMÓN  7. Métodos de 
prueba  Te 7.2.5.5  Número de pruebas  
Cada una de las pruebas se realiza tres veces 
calculando el promedio a cada gasto, debiendo 
quedar esto registrado en la tabla contenida en el 
numeral 7.2.7, inciso V.  
Verificar que los volúmenes entregados 
obtenidos a p artir de las lecturas en los totalizadores 
sean idénticos en cada prueba.  
Verificar y registrar, en la tabla contenida en el 
numeral 7.2.7, inciso V, que la diferencia entre las 
lecturas iniciales y final del totalizador acumulado sea 
igual a la lectura en  litros redondeada al entero más 
cercano del totalizador instantáneo en cada prueba.  
Nota. - En vista de que al estar llenando de 7.2.5.5  Número de pruebas  
Cada una de  las pruebas se realiza tres 
veces calculando el promedio a cada gasto, 
debiendo quedar esto registrado en la tabla 
contenida en el numeral 7.2.7, inciso V.  
Verificar que los volúmenes entregados 
obtenidos a partir de las lecturas en los 
totalizadores sean  idénticos en cada prueba.  
Verificar y registrar, en la tabla contenida en 
el numeral 7.2.7, inciso V, que la diferencia entre 
las lecturas iniciales y final del totalizador 
acumulado sea igual a la lectura en litros 
redondeada al entero más cercano del to talizador 
instantáneo en cada prueba a gasto máximo, ALCANCE DE METAS EMPRESARIALES DE 
MEDICIÓN, S.A. DE C.V.; UNIDAD D E 
VERIFICACIÓN ACREDITADA Y APROBADA 
UVIM 082; ING. JUAN JOSÉ MÁRQUEZ 
LIMÓN  
Con fundamento en los artículos 64 de la LFMN 
y 33 párrafo tercero del Reglamento de la 
LFMN, este comentario fue analizado por el 
CCONNSE y decidió rechazar la propuesta, 
debido a  que, no se considera necesario la 
inclusión del texto, para la debida comprensión 
de la NOM.        (Segunda Sección)   DIARIO OFICIAL  Martes 18 de  septiembre de 2018   combustible la medida volumétrica, ésta forma una 
cierta cantidad de espuma, cuando sea necesario, es 
aceptable hacer una paus a hasta que la espuma 
desaparezca y se sigue vaciando el combustible, en 
la medida de lo posible, conforme a la prueba de 
gasto que le corresponda, hasta llegar al volumen 
nominal de la medida volumétrica.  
Comentarios:  medio y mínimo.  
Nota. - En vista de que al estar llenando de 
combustible la medida volumétrica, ésta forma 
una cierta cantidad de espuma, cuando sea 
necesario, es aceptable hacer una pausa hasta 
que la e spuma desaparezca y se sigue vaciando 
el combustible, en la medida de lo posible, 
conforme a la prueba de gasto que le 
corresponda, hasta llegar al volumen nominal de 
la medida volumétrica.  
CENTRO NACIONAL 
DE METROLOGÍA 
(CENAM)  7. Métodos de 
prueba  Te 7.2.5.5  Número de pruebas  
Cada una de las pruebas se realiza tres veces 
calculando el promedio a c ada gasto, debiendo 
quedar esto registrado en la tabla contenida en el 
numeral 7.2.7, inciso V.  
Verificar que los volúmenes entregados 
obtenidos a partir de las lecturas en los totalizadores 
sean idénticos en cada prueba.  
Verificar y registrar, en la tabla  contenida en el 
numeral 7.2.7, inciso V, que la diferencia entre las 
lecturas iniciales y final del totalizador acumulado sea 
igual a la lectura en litros redondeada al entero más 
cercano del totalizador instantáneo en cada prueba.  
Nota. - En vista de que  al estar llenando de 
combustible la medida volumétrica, ésta forma una 
cierta cantidad de espuma, cuando sea necesario, es 
aceptable hacer una pausa hasta que la espuma 
desaparezca y se sigue vaciando el combustible, en 
la medida de lo posible, conforme a  la prueba de 
gasto que le corresponda, hasta llegar al volumen 
nominal de la medida volumétrica.  
Comentarios:  
Cambiar “numeral” por “inciso” de acuerdo 
con lo establecido en la NMX -Z-013-SCFI -2015  7.2.5.5 Número de pruebas  
Cada una de las pruebas se reali za tres 
veces calculando el promedio a cada gasto, 
debiendo quedar esto registrado en la tabla 
contenida en el inciso 7.2.7, fracción V.  
Verificar que los volúmenes entregados 
obtenidos a partir de las lecturas en los 
totalizadores sean idénticos en cada p rueba.  
Verificar y registrar, en la tabla contenida en 
el inciso 7.2.7, fracción V, que la diferencia de la 
lectura final menos la inicial del totalizador 
acumulado sea igual a la lectura en litros 
redondeada al entero más cercano del totalizador 
instantán eo en cada prueba.  
NOTA: En vista de que al estar llenando de 
combustible la medida volumétrica, ésta forma 
una cierta cantidad de espuma, cuando sea 
necesario, es aceptable hacer una pausa hasta 
que la espuma desaparezca y se sigue vaciando 
el combustible , en la medida de lo posible, 
conforme a la prueba de gasto que le 
corresponda, hasta llegar al volumen nominal de 
la medida volumétrica.  CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA 
(CENAM)  
Con fundamento en los artículos 47 fracción I y 
II, así como el 64 de la LFMN, este comentario 
fue analizado por el CCONNSE y decidió 
aceptar la propuesta, quedando de la siguiente 
manera:  
7.2.5.5 Número de pruebas  
Cada una de las pruebas se realiza tres 
veces calculando el promedio a cada gasto, 
debiendo quedar esto registrado en la tabla 
contenida en el inciso 7.2.7, fracción V.  
Verificar que los volúmenes entregados 
obtenidos a partir de las lecturas en los 
totalizadores sean idénticos en cada prueba.  
Verificar y registrar, en la tabla contenida 
en el inciso 7.2.7, fracción V, que l a diferencia 
de la lectura final menos la inicial del totalizador 
acumulado sea igual a la lectura en litros 
redondeada al entero más cercano del 
totalizador instantáneo en cada prueba.  
NOTA:  En vista de que al estar llenando de 
combustible la medida volum étrica, ésta forma 
una cierta cantidad de espuma, cuando sea 
necesario, es aceptable hacer una pausa hasta 
que la espuma desaparezca y se sigue 
vaciando el combustible, en la medida de lo 
posible, conforme a la prueba de gasto que le 
corresponda, hasta lle gar al volumen nominal 
de la medida volumétrica.  
 
ANCE, A.C.  7. Métodos de 
prueba  Te 7.2.6  Errores máximos tolerados  
Los errores de los promedios obtenidos en gasto 
máximo, medio y mínimo del instrumento de 
medición seleccionado, no deben exceder, cada un o, 
el error máximo tolerado ni el error de repetibilidad 
establecidos en 5.1.1 y 5.1.2 de esta norma oficial 
mexicana, respectivamente.  
Comentarios:  
Se propone integrar el inciso 7.2.6 para errores 
máximos tolerados.  7.2.6 Errores máximos tolerados  
Los err ores de los promedios obtenidos en gasto 
máximo, medio y mínimo del instrumento de 
medición seleccionado, no deben exceder, cada 
uno, el error máximo tolerado ni el error de 
repetibilidad establecidos en 5.1.1 y 5.1.2 de esta 
norma oficial mexicana, respec tivamente  ANCE, A.C.  
Con fundamento en los artículos 47 
fracciones I y II, así como el 64 de la LFMN 
este comentario fue analizado por el 
CCONNSE y decidió aceptar parcialmente la 
propuesta ya que, se toma en cue nta el párrafo 
propuesto, pero é ste se divid e, para hacer dos 
supuestos, quedando de la siguiente manera:  
7.2.6 Errores máximos tolerados  
El error promedio obtenido para cada uno 
de los gastos, máximo, medio y mínimo, del 
instrumento de medición seleccionado, no debe 
exceder, cada uno, el EMT establ ecido en el 
inciso 5.1.1.  
Asimismo, el error de repetibilidad 
obtenido para cada uno de los gastos no debe  Martes 18 de septiembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)       exceder el establecido en el inciso 5.1.2.  
Para obtener el error promedio de una 
prueba a un gasto volumétrico, primero calcule 
el error de indicació n de cada corrida y 
segundo calcule el promedio de la prueba.  
Los gastos volumétricos obtenidos en las 
corridas no deben exceder el intervalo de 
medición del sistema para medición declarado 
por el fabricante.  
CANACO -CIUDAD 
DE MÉXICO; 
ESFERA DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  7. Métodos de 
prueba  Te 7.2.6  Errores máximos tolerados  
Los errores de los promedios obtenidos en gasto 
máximo, medio y mínimo del instrumento de 
medición seleccionado, no deben exceder, cada uno, 
el error máximo tolerado ni el  error de repetibilidad 
establecidos en 5.1.1 y 5.1.2 de esta norma oficial 
mexicana, respectivamente.  
Comentarios : 
Relación a la forma de operación  7.2.6  Errores máximos tolerados  
Para obtener el error promedio de una prueba a 
un gasto volumétrico, primer o calcule el error de 
indicación de cada corrida y segundo calcule el 
promedio de la prueba.  
Los promedios de cada prueba obtenidos en los 
gastos volumétricos máximo, medio y mínimo del 
sistema para medición seleccionado, no deben 
exceder, cada uno, del er ror máximo tolerado ni 
del error de repetibilidad establecidos en esta 
norma oficial mexicana.  
Los gastos volumétricos obtenidos en las corridas 
no deben exceder el alcance de medición del 
sistema para medición declarado por el fabricante.  CANACO -CIUDAD DE  MÉXICO; ESFERA DE 
SERVICIOS PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  
Con fundamento en los artículos 47 fracciones I 
y II, así como el 64 de la LFMN, este 
comentario fue analizado por el CCONNSE y 
decidió aceptar parcialmente la propuesta ya 
que, el primer y tercer párrafo son tomados en 
cuenta, pero no se posicionan de la misma 
forma a la propuesta, por lo que se decidió 
dejarlo de la manera mencionada en la 
respuesta del comentario anterior.   
 
CONCANACO;  
ONEXPO  7. Métodos de 
prueba  Te IV. Calcular el gasto al cua l se realiza la prueba, 
 
 
Donde:  
 Gasto de la prueba, en L/min  
T es el tiempo de ejecución de la prueba, en 
min. 
 Es el volumen de la medida volumétrica 
corregido a la temperatura de trabajo, en mL.  
(El tiempo registrado en 7.2.5.2. se multiplica por 4  
para obtener el tiempo t de ejecución de la prueba)  
 CONCANACO; ONEXPO  
Con fundamento en lo s artículos 47 fracciones I 
y II, así como el 64 de la LFMN y en el artículo 
28, fracción III, artículo 30 fracción I y 33 
párrafo tercero del Reglamento de la LFMN y la 
Norma Mexicana NMX -Z-013-SCFI -2015, Guía 
para la estructuración y redacción de normas,  
la cual, en su inciso secundario 6.5.1 indica que 
las notas y ejemplos integrados en el texto de 
una norma, se deben usar únicamente para 
proporcionar información adicional destinada a 
ayudar a la comprensión o uso de la norma. No 
deben contener requisito s o cualquier 
información considerada indispensable para el 
uso de la norma, este comentario fue analizado 
por el CCONNSE y decidió rechazar la 
propuesta, debido a que, resulta innecesario 
incluir un supuesto de incumplimiento y su 
procedimiento,  
       (Segunda Sección)   DIARIO OFICIAL  Martes 18 de  septiembre de 2018     
Tiempo de llenado de la cuarta parte de la medida volumétrica (t)  
Gasto de la prueba  (q v) 
Volumen registrado en la carátula indicadora del instrumento de medición seleccionado (I)  
Volumen de la medida  volumétrica corregido a la  temperatura de trabajo (V cmv) 
Temperatura de trabajo de la medida volumétrica (T mv) 
Error de Indicación  (E)  
Error máximo tolerado (especificado en 5.1.1)  
Error de Repetibilidad (R) (ml) (especificado en 5.1.2)  
Diferencia entre  las lecturas inicial y final del totalizador acumulado respecto el totalizador 
instantáneo (especificado en 7.2.5.5)  
 El gasto promedio y el error promedio se refieren 
al promedio de las tres mediciones realizadas en 
cada uno de los gastos probados, mí nimo, medio 
y máximo.  
El error promedio en cada gasto tiene que cumplir 
con el punto 5.1.1 Errores máximos tolerados. El 
error de repetibilidad en cada gasto tiene que 
cumplir con lo indicado en el punto 5.1.2 Error de 
repetibilidad.  
Nota:  
1. En el caso de  no cumplir con lo estipulado en el 
punto 5.1.2 Error de Repetibilidad, este evento 
será considerado como presunción de 
incumplimiento, por lo cual la Procuraduría 
Federal del Consumidor, realizará un 
apercibimiento a la Estación de Servicio verificada 
y esta tiene cinco días hábiles para demostrar que 
está en lo correcto, mediante una calibración 
realizada por una Unidad de Verificación 
acreditada y aprobada en términos de la LFMN o 
bien por el laboratorio de PROFECO.  
 
   Unidades  m
in L/
mi
n m
L m
L °
C m
L m
L m
L m 
L 
Gasto 
volumétrico  
mínimo                    
                  
                  
Promedio                    2. En estos casos la PROFECO no inmovilizará el 
instrumento de medición  
  Martes 18 de septiembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)       Gasto 
volumétrico  
medio                    
                  
                  
Promedio                    
Gasto 
volumétrico  
máximo                    
                  
                  
Promedio                    
 
 
   El gasto promedio y el error promedio se refieren al 
promed io de las tres mediciones realizadas en cada 
uno de los gastos probados, mínimo, medio y 
máximo. El error promedio en cada gasto tiene que 
cumplir con el punto 5.1.1 Errores máximos 
tolerados. El error de repetibilidad en cada gasto 
tiene que cumplir con l o indicado en el punto 5.1.2 
Error de repetibilidad.  
Comentarios:  
Lo Anterior Fundado en que:  
1. La recomendación internacional OIML -R-118- 
(Testing procedures and test report format for pattern 
evaluation of fuel dispensers for motor vehicles), se 
enfoca a verificaciones subsecuentes. Que 
homologadas a lo que se hace en México serian para 
ser aplicadas a las verificaciones extraordinarias y/o 
periódicas cuyos procedimientos y no considera la 
evaluación de la repetibilidad.  
Lo anterior, en virtud de que se está hablando de 
verificaciones realizadas en campo en donde las 
condiciones de repetibilidad que recomienda OIML 
no se cumplen al 100%.  
2. El “ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN 
LOS CRITERIOS PARA LA DETERMINACION DE 
LAS SANCIONES POR INFRACCIONES A LA LEY 
FEDERAL DE PROTECCION AL CONSUMIDOR, 
EN MATERIA DE GAS L.P. Y COMBUSTIBLES 
LIQUIDOS (GASOLINA Y DIESEL)”. PUBLICADO 
EN EL D.O.F. 15JUL.2013, considera que los 
incumplimientos por error de repetibilidad no implican 
sanción”  
Así mismo, al quedar de esta mane ra el         (Segunda Sección)   DIARIO OFICIAL  Martes 18 de  septiembre de 2018   procedimiento se estaría atendiendo dos aspectos 
importantes;  
(1) por un lado evitar incomodidad al consumidor, ya 
que se le podría atender de manera rápida y eficiente 
evitando colas de despacho y/o en su caso acudir a 
estaciones más lejanas por que  los equipos están 
inmovilizados.  
(2) Y por el otro, el empresario podría atender de 
manera más expedita, el acondicionamiento de los 
equipos y no se tendría que esperar los tiempos que 
se requieren para la desinmovilización.  
 
PROFECO  7. Métodos de 
prueba Te 7.2.7 cálculos y correcciones  
I. Calcular el coeficiente de corrección por 
expansión térmica. CTS.  
 
Donde:  
α es el coeficiente cúbico de expansión térmica del 
material de fabricación de la medida volumétrica en 
°C-1 
(Para acero inoxidable 304, α = 0,000 047 7 °C-1) 
Tmv es la temperatura de trabajo de la medida 
volimérica en °C.  
20 °C es la temperatura a la cual  se especifica el 
volumen calibrado en el informe de medición de la 
medida volumétrica.  
II. Calcular el Volumen de I. medida volumétrica 
coregido a la temperatura de trabajo Vcmv 
 
Donde:  
Vcmv es el volumen de la medida volumétrica 
corregido a la temperatu ra de trabajo, en mL.  
V20 es el volumen de la medida volumétrica a 
temperatura de 20 °C, en mL.  7.2.7 Cálculos y correcciones  
I. Calcular el coeficiente de corrección por 
expansión térmica, CTS.  
 
Donde:  
α es el coeficiente cúbico de expansión térmica  
del material de fabricación de la medida 
volumétrica,  en ᵒC-1. 
Para acero inoxidable 304:  
 
Para acero a bajo carbono:  
 
Tmv es la temperatura de la medida volumétrica al 
momento de la prueba, en ºC.  
 PROFE CO 
Con fundamento en los artículos 47 fracción I y 
II, así como el 64 de la LFMN, este comentario 
fue analizado por el CCONNSE y decidió 
aceptar la propuesta, quedando de la siguiente 
manera:  
7.2.7 Cálculos y correcciones  
I. Calcular el coeficiente de corr ección por 
expansión térmica, CTS.  
 
Donde:  
α es el coeficiente cúbico de expansión térmica 
del material de fabricación de la medida 
volumétrica, en ᵒC-1. 
Para acero inoxidable 304:  
 
Para acero a bajo carbono:  
 
  Martes 18 de septiembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)          (Este valor se encuentra en el informe de 
calibración de la medida volumétrica).  
Lc es la lectura del menisco de la escala del cuello da 
la medida volumétrica, en mL.  
(La lectura es positiva si se sitúa por encima de la 
marca de volumen nominal y negativa si la lectura se 
sitúa por abajo).  
Kc es el factor de corrección de la escala grad uada 
del cuello de la medida volumétrica adimensional.  
(Este valor está reportado en el informe de 
calibración de la medida volumétrica).  
CTS es el coeficiente de corrección por expansión 
térmica del material de fabricación de la medida 
volumétrica.  
III. C alcular el error de indicación  
 
Donde:  
l es el volumen registrado en la carátula indicadora 
del instrumento de medición seleccionado en mL.  
Vcmv es el volumen de la medida volumétrica 
corregido a la temperatura de trabajo en mL.  
Un error de indicación neg ativo evidencia que el 
instrumento de medición está entregando más 
producto del que está registrando.  
Un error de indicación positivo indica que el 
instrumento de medición está entregando menos 
producto del que está registrando.  
Comentarios:  
 20 ᵒC es la temperatura a la cual se especifica el 
volumen calibrado en el informe de medición de la 
medida volumétrica.  
 
  
       (Segunda Sección)   DIARIO OFICIAL  Martes 18 de  septiembre de 2018       V. Tabla de resultados  
Tiempo de llenado de la cuarta parte de la medida 
volumétrica (t)  Gasto de la prueba  
(qv) Volumen regi strado en la carátula indicadora 
del instrumento de medición seleccionado 
(I)Volumen de la medida volumétrica corregido a 
la temperatura de trabajo (Vcmv)  Temperatura de 
trabajo de la medida volumétrica (Tmv)  Error de 
Indicación  
(E) Error máximo tolerado ( especificado en 5.1.1)  
Error de Repetibilidad ( R) (ml) (especificado en 
5.1.2) Diferencia entre las lecturas inicial y final del 
totalizador acumulado respecto el totalizador 
instantáneo (especificado en 7.2.5.5)  
Unidades  min L/min  mL mL
 °C mL mL mL
 mL 
Gasto volumétrico mínimo   
    
    
    
  
Promedio     
    
  
Gasto volumétrico medio   
     
    
  
 
Promedio     
    
  
Gasto volumétrico máximo   
     
    
    
  
Promedio     
     El 
gasto promedio y el error promedio se refieren al 
promedio de las tres mediciones rea lizadas en 
cada uno de los gastos probados, mínimo, medio 
y máximo. El error promedio en cada gasto tiene 
que cumplir con el inciso 5.1.1. El error de 
repetibilidad en cada gasto tiene que cumplir con 
lo indicado en el inciso 5.1.2  V. Tabla de resultados  
Tiempo de llenado de la cuarta par te de la 
medida volumétrica (t) Gasto de la prueba  
(qv) Volumen registrado en la carátula 
indicadora del instrumen to de medición 
seleccionado (I)  Volumen de la medida 
volumétrica corregido a l a temperatura de 
trabajo (Vcmv)  Temperatura de trabajo  de la 
medida volumétrica (Tmv) Error de Indicación  
(E) Error máximo t olerado (especificado en 
5.1.1) Error de Repetibilidad ( R) (ml) 
(especificado en 5.1.2) Diferencia entre las 
lecturas inicial y final del totalizador acumulado 
respecto el totalizador instantáneo 
(especificado en 7.2.5.5)  
Unidades  min L/min  mL mL
 °C mL mL mL
 mL 
Gasto volumétrico mínimo   
     
    
    
  
Promedio     
    
  
Gasto volumétrico medio   
     
   
 
Promedio     
    
  
Gasto volumétrico máximo   
    
    
    
  
Promed io    
     
El gasto promedio y el error promedio se 
refieren al promedio de las tres mediciones 
realizadas en cada uno de los gastos probados, 
mínimo, medio y máximo. El error promedio en 
cada gasto tiene que cumplir con el inciso 
5.1.1. El error de repeti bilidad en cada gasto 
tiene que cumplir con lo indicado en el inciso 
5.1.2   Martes 18 de septiembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)        
CANACO -CIUDAD 
DE MÉXICO; 
ESFERA DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  7. Métodos de 
prueba  Te 7.3 Método de prueba de autentificación del sistema 
electrónico y programas de c ómputo  
Comentarios:  
Se cambia autentificación por verificación  7.3 Método de prueba para la verificación del 
sistema electrónico y programas de cómputo.  CANACO -CIUDAD DE MÉXICO; ESFERA DE 
SERVICIOS PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  
Con fundamento en los artícu los 64 de la LFMN 
y 33 párrafo tercero del Reglamento de la 
LFMN, este comentario fue analizado por el 
CCONNSE y decidió rechazar la propuesta, 
debido a que, la actividad principal de este 
inciso es autentificar completamente el sistema 
electrónico y progr amas de cómputo, por lo 
cual, no se considera necesaria su 
modificación, para la debida comprensión y 
alcance del Proyecto de Norma Oficial 
Mexicana.  
ALCANCE DE 
METAS 
EMPRESARIALES 
DE MEDICIÓN, S.A. 
DE C.V.; UNIDAD DE 
VERIFICACIÓN 
ACREDITADA Y 
APROBADA UV IM 
082; ING. JUAN 
JOSÉ MÁRQUEZ 
LIMÓN  7. Métodos de 
prueba  Te 7.3.1  Diseño  
La aprobación del modelo o prototipo referente a 
la parte electrónica del sistema de medición y 
despacho de gasolina y otros combustibles líquidos, 
debe ser determinada mediante la i nformación 
proporcionada por el fabricante, la cual está indicada 
en el punto 7.1.1 de este proyecto de norma oficial 
mexicana, comprobando directamente que los 
componentes electrónicos que integran la parte 
electrónica del sistema de medición y despacho d e 
gasolina y otros combustibles líquidos cumplan con 
las especificaciones y nomenclatura utilizada por el 
fabricante. Los dispositivos auxiliares, no están 
sujetos a la aprobación del modelo o prototipo, sino 
que sólo deben ser declarados para los mismos 
efectos, esto es, comprobar que cumplan con las 
especificaciones y nomenclatura utilizada por el 
fabricante.  
La verificación se enfoca sobre los siguientes 
componentes:  
Comentarios:  
 7.3.1  Diseño  
La aprobación del modelo o prototipo 
referente a la parte ele ctrónica del sistema de 
medición y despacho de gasolina y otros 
combustibles líquidos, debe ser determinada 
mediante la información proporcionada por el 
fabricante, la cual está indicada en el punto 7.1.1 
de este proyecto de norma oficial mexicana, 
comprob ando directamente que los componentes 
electrónicos que integran la parte electrónica del 
sistema de medición y despacho de gasolina y 
otros combustibles líquidos cumplan con las 
especificaciones y nomenclatura utilizada por el 
fabricante. Los dispositivos auxiliares, no están 
sujetos a la aprobación del modelo o prototipo, 
sino que,  y sólo deben ser declarados para los 
mismos efectos, esto es, comprobar que cumplan 
con las especificaciones y nomenclatura utilizada 
por el fabricante.  
La verificación se enfoc a sobre los siguientes 
componentes:  ALCANCE DE METAS EMPRESARIALES DE 
MEDICIÓN, S.A. DE C.V.; UNIDAD DE 
VERIFICACIÓN ACREDITADA Y APROBADA 
UVIM 082; ING. JUAN JOSÉ MÁRQUEZ 
LIMÓN  
Con fundamento en los artículos 64 de la LFMN 
y 33 párrafo tercero del Reglame nto de la 
LFMN, este comentario fue analizado por el 
CCONNSE y decidió rechazar la propuesta, 
debido a que el término referido, no se 
considera necesaria su modificación, para la 
debida comprensión y alcance del Proyecto de 
Norma Oficial Mexicana, sin emba rgo, se 
realiza el cambio de preposiciones “de” por 
“para”, la corrección de “punto” por “inciso” y el 
cambio del estado de la norma.  
 
CENTRO NACIONAL 
DE METROLOGÍA 
(CENAM)  7. Métodos de 
prueba  Te 7.3.1  Diseño  
La aprobación del modelo o prototipo referent e a 
la parte electrónica del sistema de medición y 
despacho de gasolina y otros combustibles líquidos, 
debe ser determinada mediante la información 
proporcionada por el fabricante, la cual está indicada 
en el punto 7.1.1 de este proyecto de norma oficial 
mexicana, comprobando directamente que los 
componentes electrónicos que integran la parte 
electrónica del sistema de medición y despacho de 
gasolina y otros combustibles líquidos cumplan con 
las especificaciones y nomenclatura utilizada por el 
fabricante. L os dispositivos auxiliares, no están 
sujetos a la aprobación del modelo o prototipo, sino 
que sólo deben ser declarados para los mismos 
efectos, esto es, comprobar que cumplan con las 
especificaciones y nomenclatura utilizada por el 
fabricante.  7.3.1 Diseño  
La aprobación del modelo o prototipo 
referente a la parte electrónica del sistema para 
medición y despacho de gasolina y otros 
combustibles líquidos, debe ser determinada 
mediante la información proporcionada por el 
fabricante, la cual está indicada en el inciso 7.1.1, 
comprobando directamente q ue los componentes 
electrónicos que integran la parte electrónica del 
sistema para medición y despacho de gasolina y 
otros combustibles líquidos cumplan con las 
especificaciones y nomenclatura utilizada por el 
fabricante. Los dispositivos auxiliares, no es tán 
sujetos a la aprobación del modelo o prototipo, 
sino que sólo deben ser declarados para los 
mismos efectos, esto es, comprobar que cumplan 
con las especificaciones y nomenclatura utilizada 
por el fabricante.  CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA 
(CENAM)  
Con fundamento en los artículos 47 fracción I y 
II, así como el 64 de la LFMN, este comentario 
fue analizado por el CCONNSE y decidió 
aceptar la propuesta, quedando de la siguiente 
manera:  
7.3.1 Diseño  
La aprobación del modelo o prototipo 
referente a la parte electrónica del sistema para 
medición y despacho de gasolina y otros 
combustibles líquidos, debe ser determinada 
mediante la información proporcionada por el 
fabricante, la cual está indicada en el inciso 
7.1.1, comprobando directamente que los 
componentes electrónicos que integran la parte 
electrónica del sistema para medición y       (Segunda Sección)   DIARIO OFICIAL  Martes 18 de  septiembre de 2018   La verifica ción se enfoca sobre los siguientes 
componentes:  
Comentarios:  
Cambiar “sistemas de medición” por “sistemas para 
medición” ya que la preposición “para” en este 
supuesto indica la finalidad de una acción.  La verificación se enfoca sobre los siguient es 
componentes:  despacho de gasolina y otros combustibles 
líquidos cumplan con las especificaciones y 
nomenclatura utilizada por el fabric ante. Los 
dispositivos auxiliares, no están sujetos a la 
aprobación del modelo o prototipo, sino que 
sólo deben ser declarados para los mismos 
efectos, esto es, comprobar que cumplan con 
las especificaciones y nomenclatura utilizada 
por el fabricante.  
La v erificación se enfoca sobre los siguientes 
componentes:  
CANACO -CIUDAD 
DE MÉXICO; 
ESFERA DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  7. Métodos de 
prueba  Te 7.3.1.1  Tarjetas electrónicas, donde la revisión 
debe ser de tipo ocular y física en cada una de sus  
partes, corroborando que cada tarjeta contenga los 
siguientes identificadores, de forma visible, 
permanente e imborrable:  
• Marca (Nombre, letra, holograma o logotipo de 
identificación característicos de la marca en función).  
• Lugar de origen (Hecho en M éxico, Made in 
USA, etc.).  
• Número de tarjeta (correspondiente a la 
identificación y función de dicho dispositivo).  
• Número de revisión o versión de la misma.  
• Año de fabricación, modificación o 
actualización.  
• En caso de existir algún cambio, reemplaz o, 
reparación, éste debe ser informado y explicado por 
el fabricante a la Dirección General de Normas.  
• Identificación de los programas de cómputo 
mediante una etiqueta, visible, permanente e 
imborrable, ubicada en la tarjeta electrónica que los 
contenga,  y en la cual se señale las versiones de los 
programas de cómputo que operan el sistema de 
medición y despacho de gasolina y otros 
combustibles líquidos. No será necesario utilizar 
etiquetas, siempre y cuando en la pantalla del 
dispensario se despliegue la  versión del software. Si 
esto no es posible, éstas deberán seguir utilizándose.  
Comentarios:  
Se agrega una nota, solución aceptable (sic).  7.3.1.1  Tarjetas electrónicas, donde la revisión 
será de tipo ocular y física en cada una de sus 
partes, corroborand o que cada tarjeta contenga 
los siguientes identificadores, de forma visible, 
permanente e imborrable:  
I. Marca (Nombre, letra, holograma o logotipo 
de identificación característicos de la marca 
en función).  
II. Lugar de origen (Hecho en México, Made in 
USA, etc.).  
III. Número de tarjeta (correspondiente a la 
identificación y función de dicho dispositivo).  
IV. Numero de revisión o versión de la misma.  
V. Año de fabricación, modificación o 
actualización.  
VI. En caso de existir algún cambio, reemplazo, 
repara ción, éste debe ser informado y 
explicado por el fabricante a la Dirección 
General de Normas.  
VII. Identificación de los programas de cómputo 
mediante una etiqueta, visible, permanente e 
imborrable, ubicada en la tarjeta electrónica que 
los contenga, y en la cual se señale las versiones 
de los programas de cómputo que operan el 
sistema para medición  y despacho de gasolina y 
otros combustibles líquidos. No será necesario 
utilizar etiquetas, siempre y cuando en la pantalla 
del dispensario se despliegue la ver sión del 
software. Si esto no es posible, éstas deberán 
seguir utilizándose.  
Solución aceptable: No será necesario utilizar 
etiquetas, siempre y cuando en la pantalla del 
sistema para medición se despliegue la versión 
del software.  CANACO -CIUDAD DE MÉXICO;  ESFERA DE 
SERVICIOS PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  
Con fundamento en los artículos 47 fracciones I 
y II, así como el 64 de la LFMN, este 
comentario fue analizado por el CCONNSE y 
decidió aceptar la propuesta parcialmente 
debido a que, no solamente se elimi na el texto 
propuesto, sino que, se elimina la última viñeta, 
así como, la segunda y quinta, por lo que 
quedó de la siguiente manera:  
7.3.1.1  Tarjetas electrónicas, donde la 
revisión debe ser de tipo ocular y física en cada 
una de sus partes, corroborando que cada 
tarjeta contenga los siguientes identificadores, 
de forma visible, permanente e imborrable:  
• Marca (Nombre, letra, holograma o 
logotipo de identificación característicos de la 
marca en función);  
• Número de tarjeta (correspondiente a la 
identific ación y función de dicho dispositivo);  
• Número de revisión o versión de la 
misma; y  
• En caso de existir algún cambio, 
reemplazo, reparación, éste debe ser 
informado y explicado por el fabricante 
a la Dirección General de Normas.  
 
CENTRO NACIONAL 
DE METR OLOGÍA 
(CENAM)  7. Métodos de 
prueba  Te 7.3.1.1  Tarjetas electrónicas, donde la revisión 
debe ser de tipo ocular y física en cada una de sus 
partes, corroborando que cada tarjeta contenga los 
siguientes identificadores, de forma visible, 
permanente e imborr able:  
• Marca (Nombre, letra, holograma o logotipo de 
identificación característicos de la marca en función).  
• Lugar de origen (Hecho en México, Made in 
USA, etc.).  
• Número de tarjeta (correspondiente a la 
identificación y función de dicho dispositivo).  
• Número de revisión o versión de la misma.  
• Año de fabricación, modificación o 
actualización.  
• En caso de existir algún cambio, reemplazo, 
reparación, éste debe ser informado y explicado por 7.3.1.1  Tarjetas electrónicas, donde la 
revisión debe ser de tipo ocular y física en cada 
una de sus partes, corroborando que cada tarjeta 
contenga los siguientes identificadores, de forma 
visible, permanente e imborrable:  
• Marca (Nombre, letra, holograma o logotipo 
de identificación característicos de la marca en 
función);  
• Número de tarjeta (correspondiente a la 
identificación y función de dicho dispositivo);  
• Número de revisión o  versión de la misma; y  
• En caso de existir algún cambio, reemplazo, 
reparación, éste debe ser informado y explicado 
por el fabricante a la Dirección General de 
Normas.  CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍ A 
(CENAM)  
Con fundamento en los artículos 47 fracción I y 
II, así como el 64 de la LFMN, este comentario 
fue analizado por el CCONNSE y decidió 
aceptar la propuesta, quedando de la siguiente 
manera:  
7.3.1.1  Tarjetas electrónicas, donde la 
revisión debe ser de tipo ocular y física en cada 
una de sus partes, corrob orando que cada 
tarjeta contenga los siguientes identificadores, 
de forma visible, permanente e imborrable:  
• Marca (Nombre, letra, holograma o 
logotipo de identificación característicos de la 
marca en función);  
• Número de tarjeta (correspondiente a la 
identificación y función de dicho dispositivo);  
• Número de revisión o versión de la  Martes 18 de septiembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)       el fabricante a la Dirección General de Normas.  
• Identificaci ón de los programas de cómputo 
mediante una etiqueta, visible, permanente e 
imborrable, ubicada en la tarjeta electrónica que los 
contenga, y en la cual se señale las versiones de los 
programas de cómputo que operan el sistema de 
medición y despacho de gas olina y otros 
combustibles líquidos. No será necesario utilizar 
etiquetas, siempre y cuando en la pantalla del 
dispensario se despliegue la versión del software. Si 
esto no es posible, éstas deberán seguir utilizándose.  
Comentarios:  
Eliminar:  
• Lugar de or igen (Hecho en México, Made in 
USA, etc.).  
• Año de fabricación, modificación o 
actualización.  
• Identificación de los programas de cómputo 
mediante una etiqueta, visible, permanente e 
imborrable, ubicada en la tarjeta electrónica 
que los contenga, y en la  cual se señale las 
versiones de los programas de cómputo que 
operan el sistema de medición y despacho de 
gasolina y otros combustibles líquidos. No 
será necesario utilizar etiquetas, siempre y 
cuando en la pantalla del dispensario se 
despliegue la versión  del software. Si esto no 
es posible, éstas deberán seguir utilizándose.  misma; y  
• En caso de existir algún cambio, 
reemplazo, reparación, éste debe ser 
informado y explicado por el fabricante a la 
Dirección General de Normas.  
 
CENTRO NACIONAL 
DE METROLOGÍA 
(CENAM)  7. Métodos de 
prueba  Te 7.3.1.2.2 Tarjeta electrónica principal con 
sistema embebido  
Verificar visualmente que la mayoría de los 
componentes se encuentren incluidos en la placa 
base (tarjeta principal) de manera permanente y que 
sus p artes no puedan ser removidas o sustituidas sin 
dejar marca, para asegurar de que en caso de una 
alteración o intervención quede evidencia visual 
fácilmente identificable.  
Comentarios:  
Eliminar “embebido” y agregar “basado en 
circuitos de montaje de superf icie” 
Omitir “la mayoría de”, “componentes” y agregar 
“dispositivos que contienen los programas 
principales”  
 
 7.3.1.2.2 Tarjeta electrónica principal con 
sistema basado en circuitos de montaje de 
superficie  
Verificar visualmente que el o los dispositivos que 
contienen los programas principales se 
encuentren incluidos en la placa base (tarjeta 
principal) de manera permanente y que sus partes 
no puedan ser removidas o sustituidas sin dejar 
marca, para asegurar de que en caso de una 
alteración o intervención quede evidencia visual 
fácilmente identificable.  
 
 
 
 
 
 CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA 
(CENAM)  
Con fundamento en los artículos 47 fracción I y 
II, así como el 64 de la LFMN, este comentario 
fue analizado por el CCONNSE y decidió 
aceptar la propuesta, quedand o de la siguiente 
manera:  
7.3.1.2.2 Tarjeta electrónica principal con 
sistema basado en circuitos de montaje de 
superficie  
Verificar visualmente que el o los dispositivos 
que contienen los programas principales se 
encuentren incluidos en la placa base (tar jeta 
principal) de manera permanente y que sus 
partes no puedan ser removidas o sustituidas 
sin dejar marca, para asegurar de que en caso 
de una alteración o intervención quede 
evidencia visual fácilmente identificable.  
CANACO -CIUDAD 
DE MÉXICO; 
ESFERA DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  7. Métodos de 
prueba  Te 7.3.1.2.3  Programa del sistema de medición y 
despacho de gasolina y otros combustibles líquidos  
El programa o programas de cómputo deben ser 
controlados y administrados única y exclusivamente 
por el fabricante del sistema de medición y despacho 
de gasolina y otros combustibles líquidos. La 
autentificación de estos programas debe ser a través 
de la verificación de la suma de comprobación con el 
algoritmo de encriptación MD5 a 128 bits.  
Comentari os: 
Relación a la forma de operación  7.3.1.2.3 Programa del sistema para medición  
El programa o programas de cómputo instalados 
deben ser controlados y administrados 
exclusivamente por el fabricante del sistema para 
medición. La verificación de estos progr amas 
debe ser a través de la suma de comprobación 
realizada empleando el algoritmo de reducción 
criptográfico MD5 a 128 bits, así como también 
por SHA -1. CANACO -CIUDAD DE MÉXICO; ESFERA DE 
SERVICIOS PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  
Con fundamento en los 64 de  la LFMN y 33 
párrafo tercero del Reglamento de la LFMN, 
este comentario fue analizado por el 
CCONNSE y decidió rechazar la propuesta, 
debido a que, no se considera necesario su 
modificación, para la debida comprensión y 
alcance de la NOM, sin embargo, se realiza el 
cambio de preposiciones “de” por “para” y se 
eliminan las frases “con el algoritmo de       (Segunda Sección)   DIARIO OFICIAL  Martes 18 de  septiembre de 2018   encriptación” y “a 128 bits.  
 
CENTRO NACIONAL 
DE METROLOGÍA 
(CENAM)  7. Métodos de 
prueba  Te 7.3.1.2.3  Programa del sistema de medición y 
despacho de gasolina y otros combustibles líquidos  
El programa o programas de cómputo deben ser 
controlados y administrados única y exclusivamente 
por el fabricante del sistema de medición y despacho 
de gasolina y otros combustibles líquidos. La 
autentificación de estos progra mas debe ser a través 
de la verificación de la suma de comprobación con el 
algoritmo de encriptación MD5 a 128 bits.  
Comentarios:  
Cambiar “sistemas de medición” por “sistemas para 
medición” ya que la preposición “para” en este 
supuesto indica la finalidad de una acción.  
Omitir “ con el algoritmo de encriptación a 128 bits”  7.3.1.2.3  Programa del sistema para 
medición y despacho de gasolina y otros 
combustibles líquidos  
El programa o programas de cómputo deben ser 
controlados y administrados única y 
exclusiva mente por el fabricante del sistema para 
medición y despacho de gasolina y otros 
combustibles líquidos. La autentificación de estos 
programas debe ser a través de la verificación de 
la suma de comprobación MD5.  CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA 
(CENAM)  
Con fun damento en los artículos 47 fracción I y 
II, así como el 64 de la LFMN, este comentario 
fue analizado por el CCONNSE y decidió 
aceptar la propuesta, quedando de la siguiente 
manera:  
7.3.1.2.3  Programa del sistema para 
medición y despacho de gasolina y otro s 
combustibles líquidos  
El programa o programas de cómputo deben 
ser controlados y administrados única y 
exclusivamente por el fabricante del sistema 
para medición y despacho de gasolina y otros 
combustibles líquidos. La autentificación de 
estos programas debe ser a través de la 
verificación de la suma de comprobación MD5.  
CENTRO NACIONAL 
DE METROLOGÍA 
(CENAM)  7. Métodos de 
prueba  Te 7.3.1.2.3.1 Los programas de cómputo deben 
estar disponibles para su lectura, exclusivamente a 
través de un puerto serial (R S232), cuyos parámetros 
de comunicación deben ser proporcionados por el 
fabricante del sistema de medición y despacho de 
gasolina y otros combustibles líquidos. La 
actualización de los programas de cómputo debe 
realizarse de forma local, esto es, reemplaza ndo la 
tarjeta que contiene los circuitos integrados que 
albergan tales programas de cómputo, o bien, 
mediante la escritura de los mismos a través de un 
puerto de comunicación, incluyendo el puerto serial 
(RS232).  
Comentarios:  
Cambiar “sistemas de medición ” por “sistemas para 
medición” ya que la preposición “para” en este 
supuesto indica la finalidad de una acción.  
Omitir “ con el algoritmo de encriptación a 128 bits”  
Seguido de “RS232” agregar “USB o Micro USB”  7.3.1.2.3.1  Los programas de cómputo deben 
estar disponibles para su lectura, exclusivamente 
a través de un puerto serial (RS232, USB o 
MicroUSB), cuyos parámetros de comunicación 
deben ser proporcionados por el fabricante del 
sistema para medición y despacho de gasolina y 
otros combustibles líquidos.  La actualización de 
los programas de cómputo debe realizarse de 
forma local, esto es, reemplazando la tarjeta que 
contiene los circuitos integrados que albergan 
tales programas de cómputo, o bien, mediante la 
escritura de los mismos a través de un puerto de 
comunicación, incluyendo el puerto serial (RS232, 
USB o MicroUSB).  CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA 
(CENAM)  
Con fundamento en los artículos 47 fracción I y 
II, así como el 64 de la LFMN, este comentario 
fue analizado por el CCONNSE y decidió 
aceptar la pro puesta, quedando de la siguiente 
manera:  
Los programas de cómputo deben estar 
disponibles para su lectura, exclusivamente a 
través de un puerto serial (RS232, USB o 
MicroUSB), cuyos parámetros de comunicación 
deben ser proporcionados por el fabricante del 
sistema para medición y despacho de gasolina 
y otros combustibles líquidos. La actualización 
de los programas de cómputo debe realizarse 
de forma local, esto es, reemplazando la tarjeta 
que contiene los circuitos integrados que 
albergan tales programas de cómputo, o bien, 
mediante la escritura de los mismos a través de 
un puerto de comunicación, incluyendo el 
puerto serial (RS232, USB o MicroUSB).  
CENTRO NACIONAL 
DE METROLOGÍA 
(CENAM)  7. Métodos de 
prueba  Te 7.3.1.2.3.2 El sistema embebido debe contar con 
un medio comprobable que permita la lectura de los 
programas de cómputo a través del puerto serial 
(RS232). La actualización de los programas de 
cómputo debe realizarse de forma local, esto es, 
reemplazando la tarjeta que contiene los circuitos 
integrados que albergan tales programas de 
cómputo, o bien, mediante la escritura de los mismos 
a través de un puerto de comunicación, incluyendo el 
puerto serial (RS232).  
Comentarios:  
Seguido de “RS232” agregar “USB o Micro USB” 
y eliminar “embebido” y agregar “basa do en circuitos 
de montaje de superficie”  
 7.3.1.2.3.2  El sistema basado en circuito de 
montaje de superficie debe contar con un medio 
comprobable que permita la lectura de los 
programas de cómputo a través del puerto serial 
(RS232, USB o Micro USB). La ac tualización de 
los programas de cómputo debe realizarse de 
forma local, esto es, reemplazando la tarjeta que 
contiene los circuitos integrados que albergan 
tales programas de cómputo, o bien, mediante la 
escritura de los mismos a través de un puerto de 
comunicación, incluyendo el puerto serial (RS232, 
USB o Micro USB).  CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA 
(CENAM)  
Con fundamento en los artículos 47 fracción I y 
II, así como el 64 de la LFMN, este comentario 
fue analizado por el CCONNSE y decidió 
aceptar la propuest a, quedando de la siguiente 
manera:  
7.3.1.2.3.2  El sistema basado en circuito de 
montaje de superficie debe contar con un 
medio comprobable que permita la lectura de 
los programas de cómputo a través del puerto 
serial (RS232, USB o Micro USB). La 
actualiza ción de los programas de cómputo 
debe realizarse de forma local, esto es, 
reemplazando la tarjeta que contiene los 
circuitos integrados que albergan tales 
programas de cómputo, o bien, mediante la 
escritura de los mismos a través de un puerto  Martes 18 de septiembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)       de comunicaci ón, incluyendo el puerto serial 
(RS232, USB o Micro USB).  
 
CENTRO NACIONAL 
DE METROLOGÍA 
(CENAM)  7. Métodos de 
prueba  Te 7.3.1.2.3.3  La lectura de los programas de 
cómputo a través del puerto serial (RS232) debe de 
ser condicionada a digitar una contraseñ a en el panel 
de control del sistema de medición y despacho de 
gasolina y otros combustibles líquidos, la cual debe 
ser entregada a la Procuraduría Federal del 
Consumidor para poder realizar las verificaciones 
periódica y extraordinaria, así como al Centro  
Nacional de Metrología para la aprobación del 
modelo o prototipo.  
Comentarios:  
Seguido de “RS232” agregar “USB o Micro 
USB”, asimismo, usar el término Procuraduría para 
guardar concordancia con Términos y definiciones y 
agregar “verificación por autoridad  competente”.  7.3.1.2.3.3   La lectura de los programas de 
cómputo a través del puerto serial (RS232, USB o 
MicroUSB) debe de ser condicionada a digitar una 
contraseña en el panel de control del sistema para 
medición y despacho de gasolina y otros 
combusti bles líquidos, la cual debe ser entregada 
a la Procuraduría para poder realizar las 
verificaciones por autoridad competente, así como 
al Centro Nacional de Metrología para la 
aprobación del modelo o prototipo.  CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍ A 
(CENAM)  
Con fund amento en los artículos 47 
fracción I y II, así como el 64 de la LFMN, este 
comentario fue analizado por el CCONNSE y 
decidió aceptar la propuesta, quedando de la 
siguiente manera:  
7.3.1.2.3.3   La lectura de los programas de 
cómputo a través del puerto ser ial (RS232, 
USB o MicroUSB) debe de ser condicionada a 
digitar una contraseña en el panel de control 
del sistema para medición y despacho de 
gasolina y otros combustibles líquidos, la cual 
debe ser entregada a la Procuraduría para 
poder realizar las verifi caciones por autoridad 
competente, así como al Centro Nacional de 
Metrología para la aprobación del modelo o 
prototipo.  
CANACO -CIUDAD 
DE MÉXICO; 
ESFERA DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  7. Métodos de 
prueba  Te 7.3.1.2.4  Pistas de auditoría o bitá cora de 
eventos  
El sistema de medición y despacho de gasolina y 
otros combustibles líquidos debe incluir alguno de los 
dos dispositivos de control o sus equivalentes. Las 
pistas de auditoría o la bitácora de eventos deben 
registrar de manera consecutiva lo s eventos de hasta 
12 meses de operación normal. La bitácora, debe ser 
descargada por medio del puerto serial (RS232), y 
está condicionada a digitar una contraseña en el 
panel de control del sistema de medición y despacho 
de gasolina y otros combustibles l íquidos, la cual 
debe ser entregada a la Procuraduría Federal del 
Consumidor y al Centro Nacional de Metrología para 
poder realizar las verificaciones correspondientes  
Comentarios:  
Relación a la forma de operación  7.3.1.2.4  Bitácora de eventos  
El sistema p ara medición debe contar una bitácora 
de eventos, que deben registrar de manera 
consecutiva los eventos de hasta 12 meses de 
operación normal y deben ser descargadas por 
medio del puerto serial (RS232), y condicionada a 
digitar una contraseña en el panel d e control del 
sistema para medición, la cual debe ser entregada 
a la Procuraduría Federal del Consumidor y al 
Centro Nacional de Metrología para poder realizar 
las verificaciones correspondientes.  CANACO -CIUDAD DE MÉ XICO; ESFERA DE 
SERVICIOS PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  
Con fundamento en los artículos 64 de la LFMN 
y 33 párrafo tercero del Reglamento de la 
LFMN, este comentario fue analizado por el 
CCONNSE y decidió rechazar la propuesta, 
debido a que, no se considera necesaria su 
modificación, para la deb ida comprensión y 
alcance de la NOM, sin embargo, se realiza el 
cambio de preposiciones, se agregan dos 
supuestos de puertos seriales los cuales serán 
agregados donde corresponda dentro de todo 
el cuerpo de la NOM aplicable (Capítulo 7 de la 
NOM) y se elim ina “Federal del Consumidor” ya 
que el término se encuentra definido en el 
Capítulo 3, finalmente se adicionan eventos 
que las pistas de auditoría o bitácora de 
eventos deben registrar Cambio de fecha y 
hora y Actualización del o los programas de 
cómputo.  
CENTRO NACIONAL 
DE METROLOGÍA 
(CENAM)  7. Métodos de 
prueba  Te 7.3.1.2.4  Pistas de auditoría o bitácora de 
eventos  
El sistema de medición y despacho de gasolina 
y otros combustibles líquidos debe incluir alguno de 
los dos dispositivos de control o sus equi valentes. 
Las pistas de auditoría o la bitácora de eventos 
deben registrar de manera consecutiva los eventos 
de hasta 12 meses de operación normal. La bitácora, 
debe ser descargada por medio del puerto serial 
(RS232), y está condicionada a digitar una 
contraseña en el panel de control del sistema de 
medición y despacho de gasolina y otros 
combustibles líquidos, la cual debe ser entregada a la 
Procuraduría Federal del Consumidor y al Centro 
Nacional de Metrología para poder realizar las 
verificaciones corres pondientes.  
Comentarios:  
Seguido de “RS232” agregar “USB o Micro 
USB”, asimismo, usar el término Procuraduría para 
guardar concordancia con Términos y definiciones.  7.3.1.2.4  Pistas de auditoría o bitácora de 
eventos  
El sistema para medición y despacho de 
gasolina y otros combustibles líquidos debe incluir 
alguno de los dos dispositivos de control o sus 
equivalentes. Las pistas de auditoría o la bitácora 
de eventos deben registrar de manera consecutiva 
los eventos de hasta 12 meses de operación 
normal. La b itácora, debe ser descargada por 
medio del puerto serial (RS232, USB o 
MicroUSB), y está condicionada a digitar una 
contraseña en el panel de control del sistema para 
medición y despacho de gasolina y otros 
combustibles líquidos, la cual debe ser entregada  
a la Procuraduría y al Centro Nacional de 
Metrología para poder realizar las verificaciones 
correspondientes.  CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍ A 
(CENAM)  
Con fundamento en los artículos 47 fracción I y 
II, así como el 64 de la LFMN, este comentario 
fue analizad o por el CCONNSE y decidió 
aceptar la propuesta, quedando de la siguiente 
manera:  
7.3.1.2.4  Pistas de auditoría o bitácora 
de eventos  
El sistema para medición y despacho de 
gasolina y otros combustibles líquidos debe 
incluir alguno de los dos dispositivos de control 
o sus equivalentes. Las pistas de auditoría o la 
bitácora de eventos deben registrar de manera 
consecutiva los eventos de hasta 12 meses de 
operación normal. La bitácora, debe ser 
descargada por medio del puerto serial 
(RS232, USB o MicroUSB), y  está 
condicionada a digitar una contraseña en el 
panel de control del sistema para medición y 
despacho de gasolina y otros combustibles 
líquidos, la cual debe ser entregada a la       (Segunda Sección)   DIARIO OFICIAL  Martes 18 de  septiembre de 2018   Procuraduría y al Centro Nacional de 
Metrología para poder realizar las 
verificaciones correspondientes.  
 
CENTRO NACIONAL 
DE METROLOGÍA 
(CENAM)  7. Métodos de 
prueba  Te 7.3.1.2.4.1  Los eventos que se deben registrar 
son: 
 Ajustes hechos a un sistema de medición y 
despacho de gasolina y otros combustibles 
líquidos (ajustes a la ent rega de volumen).  
 Cambio de precios (alteraciones).  
 Accesos al sistema electrónico, 
particularmente la apertura de puertas.  
 El acceso al modo de programación.  
Comentarios:  
Se sugiere agregar en el texto introductorio y en la 1ª 
y 2ª viñeta “incluyend o lado, identificación del 
producto y factor de ajuste” y agregar dos supuestos 
para el cambio de fecha y hora y la Actualización del 
sistema.  7.3.1.2.4.1 Los eventos que se deben 
registrar son:  
• Ajustes hechos a un sistema para medición 
y despacho de ga solina y otros combustibles 
líquidos (ajustes a la entrega de volumen) 
incluyendo lado, identificación del producto y 
factor de ajuste;  
• Cambio de precios incluyendo lado, 
identificación del producto y el valor de nuevo 
precio;  
• Accesos al sistema electr ónico, 
particularmente la apertura de puertas;  
• El acceso al modo de programación;  
• Cambio de fecha y hora del sistema, 
incluyendo la nueva fecha y hora; y  
• Actualización del o los programas de 
cómputo incluyendo la o las versiones a la que se 
actualizó . CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍ A 
(CENAM)  
Con fundamento en los artículos 47 fracción I y 
II, así como el 64 de la LFMN, este comentario 
fue analizado por el CCONNSE y decidió 
aceptar la propuesta, quedando de la siguiente 
manera:  
7.3.1.2.4.1 Los eventos que  se deben 
registrar son:  
• Ajustes hechos a un sistema para 
medición y despacho de gasolina y otros 
combustibles líquidos (ajustes a la entrega de 
volumen) incluyendo lado, identificación del 
producto y factor de ajuste;  
• Cambio de precios incluyendo lado , 
identificación del producto y el valor de nuevo 
precio;  
• Accesos al sistema electrónico, 
particularmente la apertura de puertas;  
• El acceso al modo de programación;  
• Cambio de fecha y hora del sistema, 
incluyendo la nueva fecha y hora; y  
• Actualizaci ón del o los programas de 
cómputo incluyendo la o las versiones a la que 
se actualizó.  
CENTRO NACIONAL 
DE METROLOGÍA 
(CENAM)  7. Métodos de 
prueba  Te 7.3.1.2.4.1.1  El registro del evento debe incluir la 
fecha y la hora de ejecución, en el caso de que la 
descripción de los eventos esté abreviada, se debe 
entregar a la Procuraduría Federal del Consumidor y 
al Centro Nacional de Metrología la tabla en donde 
se indique a qué evento corresponde.  
Comentarios:  
Se sugiere usar el término Procuraduría, para 
guardar concordancia con Términos y definiciones.  7.3.1.2.4.1.1  El registro del evento debe 
incluir la fecha y la hora de ejecución, en el caso 
de que la descripción de los eventos esté 
abreviada, se debe entregar a la Procuraduría y al 
Centro Nacional de Metrol ogía la tabla en donde 
se indique a qué evento corresponde.  CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍ A 
(CENAM)  
Con fundamento en los artículos 47 fracción I y 
II, así como el 64 de la LFMN, este comentario 
fue analizado por el CCONNSE y decidió 
aceptar la propuesta, qu edando de la siguiente 
manera:  
7.3.1.2.4.1.1 El registro del evento debe incluir 
la fecha y la hora de ejecución, en el caso de 
que la descripción de los eventos esté 
abreviada, se debe entregar a la Procuraduría y 
al Centro Nacional de Metrología la tabla  en 
donde se indique a qué evento corresponde.  
CENTRO NACIONAL 
DE METROLOGÍA 
(CENAM)  7. Métodos de 
prueba  Te 7.3.1.2.4.1.2  Los eventos deben ser registrados 
en el siguiente formato:  
Descripción del evento de un mínimo de 4 
caracteres seguido de la fecha e n formato de 6 
dígitos "aammdd" seguido de la hora en formato de 
24 horas hhmm.  
Ejemplo: CAMP1005221430. Esto quiere decir 
que hubo un cambio de precio el día 22 de mayo de 
2010 a las 14h30.  
Comentarios:  
Se sugiere incluir un segundo ejemplo que 
incluya el  cambio de fecha y hora.  7.3.1.2.4.1.2 Los eventos deben ser 
registrados en el siguiente formato:  
Descripción del evento de un mínimo de 4 
caracteres seguido de la fecha en formato de 6 
dígitos "aammdd" seguido de la hora en formato 
de 24 horas hhmm.  
EJEM PLO 1:  
CAMP1801251430L1P2CU17.85  
Esto quiere decir que hubo un cambio de 
precio el día 25 de enero de 2018 a las 14h30, 
lado 1, producto 2, costo unitario 17.85  
EJEMPLO 2:  
CAMF1801241430NF1430180125  
Esto quiere decir que hubo un cambio de 
fecha y hora el d ía 24 de enero de 2018 a las 
14h30 y la nueva fecha y hora es 25 de enero de 
2018, 14h30.  CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍ A 
(CENAM)  
Con fundamento en los artículos 47 
fracción I y II, así como el 64 de la LFMN, este 
comentario fue analizado por el CCONNSE y 
decidió aceptar la propuesta, quedando de la 
siguiente manera:  
7.3.1.2.4.1.2 Los eventos deben ser 
registrados en el siguiente formato:  
Descripción del evento de un mínimo de 4 
caracteres seguido de la fecha en formato de 6 
dígitos "aammdd" seguido de la hor a en 
formato de 24 horas hhmm.  
EJEMPLO 1:
 CAMP1801251430L1P2CU17.85  
Esto quiere decir que hubo un cambio de 
precio el día 25 de enero de 2018 a las 14h30, 
lado 1, producto 2, costo unitario 17.85  
EJEMPLO 2:
 CAMF1801241430NF1430180125   Martes 18 de septiembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)       Esto quiere decir que hubo un cambio de 
fecha y hora el día 24 de enero de 2018 a las 
14h30 y la nueva fecha y hora es 25 de enero 
de 2018, 14h30.  
 
CENTRO NACIONAL 
DE METROLOGÍA 
(CENAM)  7. Métodos de 
prueba  Te 7.3.1.2.4.1.3 Los caracteres de descripción 
deben de presentarse de  acuerdo a la siguiente 
tabla:  
Descripción  Equivalencia  
CALI  Ajuste  
CAMP  Cambio de precios  
APPU  Apertura de puerta  
ACMO  Acceso al modo de 
programación  
Nota: El registro CALI no aplicará a los sistemas 
para medición y despacho de gasolina y otros 
combustibl es líquidos, cuyo mecanismo de ajuste sea 
exclusivamente de tipo mecánico.  
Comentarios:  
Se sugiere cambiar la redacción del texto 
introductorio y agregar dos supuestos para el caso de 
Cambio de fecha y hora y Actualización de los 
programas de cómputo, así como eliminar la NOTA al 
final de la tabla.  7.3.1.2.4.1.3 Los caracteres de descripción 
deben de presentarse de acuerdo con la 
especificación del fabricante, incluyendo todos los 
parámetros registrados en la bitácora de eventos, 
la siguiente tabla muestra  un ejemplo de la 
descripción:  
Descripción  Equivalencia  
CALI  Ajuste  
CAMP  Cambio de precios  
APPU  Apertura de puerta  
ACMO  Acceso al modo de 
programación  
CAMF  Cambio de fecha y hora  
ACTU  Actualización del o los programas de 
cómputo  
 CENTRO NACIONAL DE METROLO GÍA 
(CENAM)  
Con fundamento en los artículos 47 
fracción I y II, así como el 64 de la LFMN, este 
comentario fue analizado por el CCONNSE y 
decidió aceptar la propuesta, quedando de la 
siguiente manera:  
7.3.1.2.4.1.3 Los caracteres de descripción 
deben de pr esentarse de acuerdo con la 
especificación del fabricante, incluyendo todos 
los parámetros registrados en la bitácora de 
eventos, la siguiente tabla muestra un ejemplo 
de la descripción:  
Descripción  Equivalencia  
CALI  Ajuste  
CAMP  Cambio de precios  
APPU  Aper tura de puerta  
ACMO  Acceso al modo de 
programación  
CAMF  Cambio de fecha y hora  
ACTU  Actualización del o los programas 
de cómputo  
CENTRO NACIONAL 
DE METROLOGÍA 
(CENAM)  7. Métodos de 
prueba  Te 7.3.2.1 Aparatos y equipo  
— - Computadora portátil con puerto se rial 
(RS232) y cables de conexión y; en su caso, la 
interfaz de comunicación del sistema depara 
medición y despacho de gasolina y otros 
combustibles líquidos, que debe ser proporcionada 
por el fabricante al Centro Nacional de Metrología y a 
la Procuraduría  Federal del Consumidor.  
— - Multímetro.  
Comentarios:  
Seguido de RS232 agregar USB o Micro USB.  
Eliminar “Federal del Consumidor” ya que en el 
inciso 3.15 se refiere a PROFECO como 
“Procuraduría”  7.3.2.1 Aparatos y equipo  
-    Computadora portátil con puer to serial (RS232, 
USB o MicroUSB) y cables de conexión y; en su 
caso, la interfaz de comunicación del sistema para 
medición y despacho de gasolina y otros 
combustibles líquidos, que debe ser 
proporcionada por el fabricante al Centro Nacional 
de Metrología y a la Procuraduría.  
-    Multímetro.  CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA 
(CENAM)  
Con fundamento en los artículos 47 fracción I y 
II, así como el 64 de la LFMN, este comentario 
fue analizado por el CCONNSE y decidió 
aceptar la propuesta, quedando de la siguiente  
manera:  
7.3.2.1 Aparatos y equipo  
- Computadora portátil con puerto serial 
(RS232, USB o MicroUSB) y cables de 
conexión y; en su caso, la interfaz de 
comunicación del sistema para medición y 
despacho de gasolina y otros combustibles 
líquidos, que debe ser  proporcionada por el 
fabricante al Centro Nacional de Metrología y a 
la Procuraduría.  
- Multímetro.  
CANACO -CIUDAD 
DE MÉXICO; 
ESFERA DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  7. Métodos de 
prueba  Ed 7.3.2.2  Características del sistema de medición y 
despa cho de gasolina y otros combustibles líquidos a 
analizar  
Debe contar con todos los aditamentos propios y 
la verificación se debe realizar a valores de tensión 
eléctrica nominales.  
El equipo debe contar con los lineamientos de 
seguridad interna y externa qu e señala la NOM -001-
SCFI -1993 (Véase 2 Referencias de este proyecto de 
norma oficial mexicana).  
Comentarios:  
Cambia la palabra equipo por sistema para medición  7.3.2.2  Características del sistema para medición 
y despacho de gasolina y otros combustibles 
líquidos a analizar.  
Deberá contar con todos los aditamentos propios 
y la verificación se debe realizar a valores de 
tensión eléctrica nominales.  
El sistema para medición debe cumplir con los 
lineamientos de seguridad interna y externa. 
Véase NOM -001-SCFI -1993. CANACO -CIUDAD DE MÉXICO; ESFERA DE 
SERVICIOS PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  
Con fundamento en los artículos 47 fracciones I 
y II, así como el 64 de la LFMN y este 
comentario fue analizado por el CCONNSE y 
decidió aceptar parcialmente la propuesta, 
debid o a que únicamente, se realiza el cambio, 
de preposiciones “de” por “para”, y se actualiza 
el estado de la norma, quedando de la 
siguiente manera:  
7.3.2.2 Características del sistema para 
medición y despacho de gasolina y otros 
combustibles líquidos a anal izar 
Debe contar con todos los aditamentos 
propios y la verificación se debe realizar a 
valores de tensión eléctrica nominales.  
El equipo debe contar con los lineamientos       (Segunda Sección)   DIARIO OFICIAL  Martes 18 de  septiembre de 2018   de seguridad interna y externa que señala la 
NOM -001-SCFI -1993 (Véase Capítulo 2 
Refe rencias normativas).  
 
CENTRO NACIONAL 
DE METROLOGÍA 
(CENAM)  7. Métodos de 
prueba  Te 7.3.2.2  Características del sistema de medición y 
despacho de gasolina y otros combustibles líquidos a 
analizar  
Debe contar con todos los aditamentos propios y 
la verifica ción se debe realizar a valores de tensión 
eléctrica nominales.  
El equipo debe contar con los lineamientos de 
seguridad interna y externa que señala la NOM -001-
SCFI -1993 (Véase 2 Referencias de este proyecto de 
norma oficial mexicana).  
Comentarios:  
Cambiar  “sistemas de medición” por “sistemas para 
medición” ya que la preposición “para” en este 
supuesto indica la finalidad de una acción.  
Cambiar a “Véase Capítulo 2 Referencias 
Normativas” de acuerdo a la Norma Mexicana NMX -
Z-013-SCFI -2015  7.3.2.2 Característ icas del sistema para 
medición y despacho de gasolina y otros 
combustibles líquidos a analizar  
Debe contar con todos los aditamentos propios y 
la verificación se debe realizar a valores de 
tensión eléctrica nominales.  
El equipo debe contar con los lineamie ntos de 
seguridad interna y externa que señala la NOM -
001-SCFI -1993 (Véase Capítulo 2 Referencias 
normativas).  CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA 
(CENAM)  
Con fundamento en los artículos 47 fracción I y 
II, así como el 64 de la LFMN, este comentario 
fue analizad o por el CCONNSE y decidió 
aceptar la propuesta, quedando de la siguiente 
manera:  
7.3.2.2 Características del sistema para 
medición y despacho de gasolina y otros 
combustibles líquidos a analizar  
Debe contar con todos los aditamentos propios 
y la verificac ión se debe realizar a valores de 
tensión eléctrica nominales.  
El equipo debe contar con los lineamientos de 
seguridad interna y externa que señala la 
NOM -001-SCFI -1993 (Véase Capítulo 2 
Referencias normativas).  
CENTRO NACIONAL 
DE METROLOGÍA 
(CENAM)  7. Mé todos de 
prueba  Te 7.3.2.3 Preparación del sistema depara medición 
y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos  
Las carátulas indicadoras no deben presentar 
variaciones que sean producto o no del 
desplazamiento propio del elemento primario de 
medic ión seleccionado, cuando éste no se encuentre 
en función, según el 7.2.4, y este desplazamiento sea 
censado por el dispositivo computador o contador, 
según sea el caso.  
Comentarios:  
Cambiar “sistemas de medición” por “sistemas 
para medición” ya que la prep osición “para” en este 
supuesto indica la finalidad de una acción.  
Referirse como “incsiso7.2.4” según la NMX -Z-
013-SCFI -2015  
Omitir la oración Final “según sea el caso” para 
tener un mejor entendimiento del Proyecto  7.3.2.3  Preparación del sistema para 
medición y despacho de gasolina y otros 
combustibles líquidos  
Las carátulas indicadoras no deben presentar 
variaciones que sean producto o no del 
desplazamiento propio del elemento primario de 
medición seleccionado, cuando éste no se 
encuentre en función, se gún el inciso 7.2.4, y este 
desplazamiento sea censado por el dispositivo 
computador.  CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA 
(CENAM)  
Con fundamento en los artículos 47 fracción I y 
II, así como el 64 de la LFMN, este comentario 
fue analizado por el CCONNSE y decidi ó 
aceptar la propuesta, quedando de la siguiente 
manera:  
7.3.2.3  Preparación del sistema para 
medición y despacho de gasolina y otros 
combustibles líquidos  
Las carátulas indicadoras no deben presentar 
variaciones que sean producto o no del 
desplazamiento p ropio del elemento primario 
de medición seleccionado, cuando éste no se 
encuentre en función, según el inciso 7.2.4, y 
este desplazamiento sea censado por el 
dispositivo computador.  
CANACO -CIUDAD 
DE MÉXICO; 
ESFERA DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES 
INTERNACIONALE S 7. Métodos de 
prueba  Te 7.3.2.4  Determinación de las condiciones de 
prueba  
El sistema de medición y despacho de gasolina y 
otros combustibles líquidos debe cumplir con los 
lineamientos de seguridad indicados y requerimientos 
del fabricante para una opera ción segura de sus 
instrumentos de medición. Además, el instrumento no 
debe ser probado en lugares cercanos a líneas de 
transmisión de corriente eléctrica de alta tensión, que 
puedan alterar el contenido de los circuitos 
electrónicos o causar algún daño a los mismos.  7.3.2.4  Determinación de las condiciones de 
prueba  
El sistema para medición debe cumplir con los 
lineamientos de seguridad indicados y 
requerimientos del fabricante para una operación 
segura. Ad emás, el instrumento  no debe ser 
probado en lugares cercanos a líneas de 
transmisión de corriente eléctrica de alta tensión, 
que puedan alterar el contenido de los circuitos 
electrónicos o causar algún daño a los mismos.  CANACO -CIUDAD DE MÉXICO; ESFERA DE 
SERVICIOS PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  
Con fundamento en los artículos 64 de la LFMN 
y 33 párrafo tercero del Reglamento de la 
LFMN, este comentario fue analizado por el 
CCONNSE y decidió rechazar la propuesta, 
debido a que, la eliminación del término 
instrumento, puede causar confusión y generar 
una interpretación errónea del texto, sin 
embargo se realiza el cambio de preposiciones  Martes 18 de septiembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)       Comentarios:  
Se elimina la palabra el instrumento  “de” por “para”.  
 
CENTRO NACIONAL 
DE METROLOGÍA 
(CENAM)  7. Métodos de 
prueba  Te 7.3.2.4  Determinación de las condiciones de 
prueba  
El sistema de medición y despacho de gasolina y 
otros combustibles líquidos debe cumplir con los 
lineamientos de seguridad indicados y requerimientos 
del fabricante para una operación segura de sus 
instrumentos de medición. Además, el instrumento no  
debe ser probado en lugares cercanos a líneas de 
transmisión de corriente eléctrica de alta tensión, que 
puedan alterar el contenido de los circuitos 
electrónicos o causar algún daño a los mismos.  
Comentarios:  
Cambiar “sistemas de medición” por “sistemas para 
medición” ya que la preposición “para” en este 
supuesto indica la finalidad de una acción.  
 
 
 
 7.3.2.4  Determinación de las condiciones 
de prueba  
El sistema para medición y despacho de gasolina 
y otros combustibles líquidos debe cumplir con los 
lineam ientos de seguridad indicados y 
requerimientos del fabricante para una operación 
segura de sus instrumentos de medición. Además, 
el instrumento no debe ser probado en lugares 
cercanos a líneas de transmisión de corriente 
eléctrica de alta tensión, que pued an alterar el 
contenido de los circuitos electrónicos o causar 
algún daño a los mismos.  
 
 
 
 
 
 
 CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA 
(CENAM)  
Con fundamento en los artículos 47 fracción I y 
II, así como el 64 de la LFMN, este comentario 
fue analizado por el CCONNSE  y decidió 
aceptar la propuesta, quedando de la siguiente 
manera:  
7.3.2.4  Determinación de las 
condiciones de prueba  
El sistema para medición y despacho de 
gasolina y otros combustibles líquidos debe 
cumplir con los lineamientos de seguridad 
indicados y re querimientos del fabricante para 
una operación segura de sus instrumentos de 
medición. Además, el instrumento no debe ser 
probado en lugares cercanos a líneas de 
transmisión de corriente eléctrica de alta 
tensión, que puedan alterar el contenido de los 
circuitos electrónicos o causar algún daño a los 
mismos.  
CENTRO NACIONAL 
DE METROLOGÍA 
(CENAM)  7. Métodos de 
prueba  Te 7.3.2.5 Procedimiento de verificación 
electrónica  
Durante esta prueba los instrumentos de 
medición del sistema de medición y despacho de 
gasolina y otros combustibles líquidos no deben 
despachar combustible.  
Comentarios:  
Cambiar “sistemas de medición” por “sistemas 
para medición” ya que la preposición “para” en este 
supuesto indica la finalidad de una acción.  
 7.3.2.5 Procedimiento de verific ación 
electrónica  
Durante esta prueba los instrumentos de 
medición del sistema para medición y despacho 
de gasolina y otros combustibles líquidos no 
deben despachar combustible.  CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA 
(CENAM)  
Con fundamento en los artículos 47 fracc ión I y 
II, así como el 64 de la LFMN, este comentario 
fue analizado por el CCONNSE y decidió 
aceptar la propuesta, quedando de la siguiente 
manera:  
7.3.2.5 Procedimiento de verificación 
electrónica  
Durante esta prueba los instrumentos de 
medición del sist ema para medición y 
despacho de gasolina y otros combustibles 
líquidos no deben despachar combustible.  
CENTRO NACIONAL 
DE METROLOGÍA 
(CENAM)  7. Métodos de 
prueba  Te 7.3.2.5.1 El sistema de medición y despacho de 
gasolina y otros combustibles líquidos debe  estar 
libre de obstrucciones en sus secciones electrónica y 
mecánica para su evaluación.  
Comentarios:  
Cambiar “sistemas de medición” por “sistemas 
para medición” ya que la preposición “para” en este 
supuesto indica la finalidad de una acción.  
 7.3.2.5.1  El sistema para medición y 
despacho de gasolina y otros combustibles 
líquidos debe estar libre de obstrucciones en sus 
secciones electrónica y mecánica para su 
evaluación.  
 CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA 
(CENAM)  
Con fundamento en los artículos 47 fracción I y 
II, así como el 64 de la LFMN, este comentario 
fue analizado por el CCONNSE y decidió 
aceptar la propuesta, quedando de la siguiente 
manera:  
7.3.2.5.1  El sistema para medición y 
despacho de gasolina y otros combustibles 
líquidos debe estar libre de obstr ucciones en       (Segunda Sección)   DIARIO OFICIAL  Martes 18 de  septiembre de 2018   sus secciones electrónica y mecánica para su 
evaluación.  
 
CANACO -CIUDAD 
DE MÉXICO; 
ESFERA DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  7. Métodos de 
prueba  Te 7.3.2.5.2  Registrar por cada sistema de medición 
y despacho de gasolina y otros combus tibles 
líquidos, los datos siguientes, de acuerdo al 
procedimiento o guía de configuración que 
proporcione el fabricante:  
• Marca.  
• Modelo.  
• Número de serie del sistema de medición y 
despacho de gasolina y otros combustibles líquidos.  
• Instrumento de me dición o posición de carga.  
• Precio unitario por tipo de combustible.  
• Indicación del totalizador de ventas realizadas, 
tanto en volumen, como en dinero, para cada lado 
del sistema de medición y despacho de gasolina y 
otros combustibles líquidos y tipo d e combustible.  
• Marca, modelo, número de serie, alcance y tipo 
del elemento primario de medición, forma de 
identificar el modelo y forma de identificar la serie.  
Comentarios:  
Cambio el texto para cada lado por cada posición de 
carga  7.3.2.5.2 Registrar po r cada sistema para 
medición, los datos siguientes, de acuerdo al 
procedimiento o guía de configuración que 
proporcione el fabricante:  
I. Marca.  
II. Modelo.  
III. Número de serie del sistema para medición y 
despacho de gasolina y otros combustibles 
líquidos . 
IV. Posición(es) de carga.  
V. Precio unitario por tipo de combustible.  
VI. Indicación del totalizador de ventas realizadas, 
tanto en volumen, como en dinero, para cada 
posición de carga del sistema para medición y tipo 
de combustible.  
VII. Marca, modelo,  número de serie, alcance y 
tipo del elemento primario de medición, forma de 
identificar el modelo y forma de identificar la serie  
 
  CANACO -CIUDAD DE MÉXICO; ESFERA DE 
SERVICIOS PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  
Con fundamento en los artículos 64 de la LFMN 
y 33 párrafo tercero del Reglamento de la 
LFMN, este comentario fue analizado por el 
CCONNSE y decidió rechazar la propuesta, 
debido a que, la eliminación e inclusión del 
texto referido, no se consideran necesarios, 
para la debida comprensión y alcance de l a 
NOM, sin embargo, se realiza el cambio de 
preposiciones “de” por “para” y se elimina la 
última viñeta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
CENTRO NACIONAL 
DE METROLOGÍA 
(CENAM)  7. Métodos de 
prueba  Te 7.3.2.5.2 Registrar por cada sistema de medición 
y despacho de gasolina y otros combustibles 
líquidos, los datos siguientes, de acuerdo al 
procedimiento o guía de configuración que 
proporcione el fabricante:  
• Marca.  
• Modelo.  
• Número de serie del sistema de medición y 
despacho de gasolina y otros combustibles líquidos.  
• Instrumento  de medición o posición de carga.  
• Precio unitario por tipo de combustible.  
• Indicación del totalizador de ventas realizadas, 
tanto en volumen, como en dinero, para cada lado 
del sistema de medición y despacho de gasolina y 
otros combustibles líquidos y tipo de combustible.  
• Marca, modelo, número de serie, alcance y tipo 
del elemento primario de medición, forma de 
identificar el modelo y forma de identificar la serie . 
Comentarios:  
Cambiar “sistemas de medición” por “sistemas 
para medición” ya que la prep osición “para” en este 
supuesto indica la finalidad de una acción  7.3.2.5.2 Registrar por cada sistema para 
medición y despacho de gasolina y otros 
combustibles líquidos, los datos siguientes, de 
acuerdo con el procedimiento o guía de 
configuración que proporcione el fabricante:  
• Marca;  
• Modelo;  
• Número de serie del sistema para medición 
y despacho de gasolina y otros combustibles 
líquidos;  
• Instrumento de medición o posici ón de 
carga;  
• Precio unitario por tipo de combustible; e  
• Indicación del totalizador de ventas 
realizadas, tanto en volumen, como en dinero, 
para cada lado del sistema para medición y 
despacho de gasolina y otros combustibles 
líquidos y tipo de combustib le. 
 
 
 
 CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA 
(CENAM)  
Con fundamento en los artículos 47 fracción I y 
II, así como el 64 de la LFMN, este comentario 
fue analizado por el CCONNSE y decidió 
aceptar la propuesta, quedando de la siguiente 
manera:  
7.3.2.5.2 Registrar  por cada sistema para 
medición y despacho de gasolina y otros 
combustibles líquidos, los datos siguientes, de 
acuerdo con el procedimiento o guía de 
configuración que proporcione el fabricante:  
• Marca;  
• Modelo;  
• Número de serie del sistema para 
medició n y despacho de gasolina y otros 
combustibles líquidos;  
• Instrumento de medición o posición de 
carga;  
• Precio unitario por tipo de combustible; e  
• Indicación del totalizador de ventas 
realizadas, tanto en volumen, como en dinero, 
para cada lado del sist ema para medición y  Martes 18 de septiembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)       Omitir la última viñeta ya que se considera 
repetitiva con base a las anteriores   
 despacho de gasolina y otros combustibles 
líquidos y tipo de combustible.  
 
CENTRO NACIONAL 
DE METROLOGÍA 
(CENAM)  7. Métodos de 
prueba  Te 7.3.2.5.3 Toma de lecturas  
Tomar lecturas del totalizador acumulado del 
sistema de medición y desp acho de gasolina y otros 
combustibles líquidos, con la finalidad de comprobar 
su operación y registro, respecto del totalizador 
instantáneo.  
Se debe comprobar manualmente el resultado 
del producto del volumen entregado por el precio 
unitario del combustibl e, contra el monto mostrado 
por el sistema de medición y despacho de gasolina y 
otros combustibles líquidos.  
Comentarios:  
Cambiar “sistemas de medición” por “sistemas 
para medición” ya que la preposición “para” en este 
supuesto indica la finalidad de una a cción  7.3.2.5.3 Toma de lecturas  
Tomar lecturas del totalizador acumulado del 
sistema para medición y despacho de gasolina y 
otros combustibles líquidos, con la finalidad de 
comprobar su operación y registro, respecto del 
totalizador instantáneo.  
Se debe c omprobar manualmente el 
resultado del producto del volumen entregado por 
el precio unitario del combustible, contra el monto 
mostrado por el sistema para medición y 
despacho de gasolina y otros combustibles 
líquidos.  CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA 
(CENAM)  
Con fundamento en los artículos 47 fracción I y 
II, así como el 64 de la LFMN, este comentario 
fue analizado por el CCONNSE y decidió 
aceptar la propuesta, quedando de la siguiente 
manera:  
7.3.2.5.3 Toma de lecturas  
Tomar lecturas del totalizador acumulado 
del sistema para medición y despacho de 
gasolina y otros combustibles líquidos, con la 
finalidad de comprobar su operación y registro, 
respecto del totalizador instantáneo.  
Se debe comprobar manualmente el 
resultado del producto del volumen entregado 
por e l precio unitario del combustible, contra el 
monto mostrado por el sistema para medición y 
despacho de gasolina y otros combustibles 
líquidos.  
CENTRO NACIONAL 
DE METROLOGÍA 
(CENAM)  7. Métodos de 
prueba  Te 7.3.2.5.4 Verificación de la caja de 
conexiones de l módulo electrónico  
Realizar la revisión de los arneses eléctricos y 
del cableado en general de las conexiones de tipo 
eléctrico, comunicaciones o datos; con el fin de 
determinar si se cumple con el prototipo, esto es, con 
las características técnicas des ignadas por el 
fabricante.  
Comentarios:  
Modificación del título para ser más específicos  7.3.2.5.4 Verificación de las conexiones del 
módulo electrónico  
Realizar la revisión de los arneses eléctricos 
y del cableado en general de las conexiones de 
tipo elé ctrico, comunicaciones o datos; con el fin 
de determinar si se cumple con el prototipo, esto 
es, con las características técnicas designadas 
por el fabricante.  CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA 
(CENAM)  
Con fundamento en los artículos 47 fracción I y 
II, así co mo el 64 de la LFMN, este comentario 
fue analizado por el CCONNSE y decidió 
aceptar la propuesta, quedando de la siguiente 
manera:  
7.3.2.5.4 Verificación de las conexiones 
del módulo electrónico  
Realizar la revisión de los arneses eléctricos y 
del cableado  en general de las conexiones de 
tipo eléctrico, comunicaciones o datos; con el 
fin de determinar si se cumple con el prototipo, 
esto es, con las características técnicas 
designadas por el fabricante.  
CANACO -CIUDAD 
DE MÉXICO; 
ESFERA DE 
SERVICIOS 
PROFESION ALES 
INTERNACIONALES  7. Métodos de 
prueba  Te 7.3.2.5.5  Revisión del pulsador  
Abrir de ser posible, tomando en consideración 
que en algunos casos viene sellado de fábrica. Para 
ello se toma en cuenta lo siguiente, basado y 
fundamentado en la información esp ecificada por el 
fabricante:  
• El pulsador debe contar con las marcas o 
perforaciones especificadas por el fabricante.  
• El estado físico del pulsador tenga las conexiones 
de alimentación, datos y tierra en la forma indicada 
en los manuales emitidos por el  fabricante y sin 
alteraciones.  
Comentarios:  
Se agrega el tercer párrafo  7.3.2.5.5  Revisión del transductor  
Abrir de ser posible, tomando en consideración 
que en algunos casos viene sellado de fábrica. 
Para ello se toma en cuenta lo siguiente, basado y 
fundamentado en la información especificada por 
el fabricante:  
• El transductor debe contar con las marcas o 
perforaciones especificadas por el fabricante.  
• El estado físico del fotocaptor (dispositivo 
electrónico mediante el cual se convierte el 
movimiento mecánico del disco en pulsos 
eléctricos), tenga las conexiones de alimentación, 
datos y tierra en la forma indicada en los 
manuales emitidos por el fabricante y sin 
alteraciones.  
• Si el transductor se conforma de otros CANACO -CIUDAD DE MÉXICO; ESFERA DE 
SERVICIOS PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  
Con fundamento en los artículos 64 de la LFMN 
y 33 párrafo tercero del Reglamento de la 
LFMN, este comentario fue ana lizado por el 
CCONNSE y decidió rechazar la propuesta, 
debido a que, que el término transductor no es 
correcto, ya se encuentra término por lo cual no 
es necesaria su inclusión, que resulta 
innecesario para la debida comprensión y 
alcance de la NOM.        (Segunda Sección)   DIARIO OFICIAL  Martes 18 de  septiembre de 2018   componentes a los antes descritos se  revisaran 
conforme a la información específica del 
fabricante.  
 
CANA CO-CIUDAD 
DE MÉXICO; 
ESFERA DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  7. Métodos de 
prueba  Te 7.3.2.5.6  Revisión de sistema electrónico  
Revisar visualmente las conexiones, así como 
las tarjetas electrónicas y de comunicaciones, 
mismas que deben correspond er a las especificadas 
por el fabricante del sistema de medición y despacho 
de gasolina y otros combustibles líquidos en función, 
revisando además que no existan cables, conexiones 
o dispositivos electrónicos ajenos al prototipo (véase 
7.1.1 de este proyec to de norma oficial mexicana).  
Al constatar que no existe alteración en la parte 
electrónica, se procede a la revisión de la 
configuración del sistema de medición y despacho de 
gasolina y otros combustibles líquidos, de acuerdo a 
7.3.2.5.7.  
Comentarios:  
Se reduce la direccional 7.1.1  7.3.2.5.6  Revisión de sistema electrónico  
Revisar visualmente las conexiones, así como las 
tarjetas electrónicas y de comunicaciones, mismas 
que deben corresponder a las especificadas por el 
fabricante del sistema para medición  en función, 
revisando además que no existan cables, 
conexiones o dispositivos electrónicos ajenos al 
prototipo (véase 7.1.1  de este proyecto de 
norma oficial mexicana ). 
Al constatar que no existe alteración en la parte 
electrónica, se procede a la revisió n de la 
configuración del sistema para medición  y 
despacho de gasolina y otros combustibles 
líquidos , de acuerdo al inciso 7.3.2.5.7 siguiente.  CANACO -CIUDAD DE MÉXICO; ESFERA DE 
SERVICIOS PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  
Con fundamento en los artículos 47 fr acciones I 
y II, así como el 64 de la LFMN, este 
comentario fue analizado por el CCONNSE y 
decidió aceptar parcialmente la propuesta ya 
que, se elimina únicamente el término “de este 
Proyecto de Norma Oficial Mexicana”, sin 
embargo, se realiza el cambio de  preposiciones 
“de” por “para” y se agrega la palabra “inciso”, 
para quedar de la siguiente manera:  
7.3.2.5.6  Revisión de sistema 
electrónico  
Revisar visualmente las conexiones, así 
como las tarjetas electrónicas y de 
comunicaciones, mismas que deben 
corre sponder a las especificadas por el 
fabricante del sistema para medición y 
despacho de gasolina y otros combustibles 
líquidos en función, revisando además que no 
existan cables, conexiones o dispositivos 
electrónicos ajenos al prototipo (véase el inciso 
7.1.1). 
Al constatar que no existe alteración en la 
parte electrónica, se procede a la revisión de la 
configuración del sistema para medición y 
despacho de gasolina y otros combustibles 
líquidos, de acuerdo con el inciso 7.3.2.5.7.  
CENTRO NACIONAL 
DE METROLO GÍA 
(CENAM)  7. Métodos de 
prueba  Te 7.3.2.5.6 Revisión de sistema electrónico  
Revisar visualmente las conexiones, así como 
las tarjetas electrónicas y de comunicaciones, 
mismas que deben corresponder a las especificadas 
por el fabricante del sistema de me dición y despacho 
de gasolina y otros combustibles líquidos en función, 
revisando además que no existan cables, conexiones 
o dispositivos electrónicos ajenos al prototipo (véase 
7.1.1 de este proyecto de norma oficial mexicana).  
Al constatar que no existe alteración en la parte 
electrónica, se procede a la revisión de la 
configuración del sistema de medición y despacho de 
gasolina y otros combustibles líquidos, de acuerdo a 
7.3.2.5.7.  
Comentarios:  
Cambiar “sistemas de medición” por “sistemas 
para medición” ya que la preposición “para” en este 
supuesto indica la finalidad de una acción  
Referirse como “inciso 7.1.1” de acuerdo con la 
NMX -Z-013-SCFI -2015  7.3.2.5.6  Revisión de sistema electrónico  
Revisar visualmente las conexiones, así 
como las tarjetas electrón icas y de 
comunicaciones, mismas que deben corresponder 
a las especificadas por el fabricante del sistema 
para medición y despacho de gasolina y otros 
combustibles líquidos en función, revisando 
además que no existan cables, conexiones o 
dispositivos elect rónicos ajenos al prototipo (véase 
el inciso 7.1.1).  
Al constatar que no existe alteración en la parte 
electrónica, se procede a la revisión de la 
configuración del sistema para medición y 
despacho de gasolina y otros combustibles 
líquidos, de acuerdo con el inciso 7.3.2.5.7.  CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA 
(CENAM)  
Con fundamento en los artículos 47 fracción I y 
II, así como el 64 de la LFMN, este comentario 
fue analizado por el CCONNSE y decidió 
aceptar la propuesta, quedando de la siguiente 
manera:  
7.3.2.5. 6 Revisión de sistema 
electrónico  
Revisar visualmente las conexiones, así 
como las tarjetas electrónicas y de 
comunicaciones, mismas que deben 
corresponder a las especificadas por el 
fabricante del sistema para medición y 
despacho de gasolina y otros combu stibles 
líquidos en función, revisando además que no 
existan cables, conexiones o dispositivos 
electrónicos ajenos al prototipo (véase el inciso 
7.1.1).  
Al constatar que no existe alteración en la parte 
electrónica, se procede a la revisión de la  Martes 18 de septiembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)       configura ción del sistema para medición y 
despacho de gasolina y otros combustibles 
líquidos, de acuerdo con el inciso 7.3.2.5.7.  
 
CANACO -CIUDAD 
DE MÉXICO; 
ESFERA DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  7. Métodos de 
prueba  Te 7.3.2.5.7  Prueba de la configuraci ón a través de 
la programación del sistema de medición y despacho 
de gasolina y otros combustibles líquidos  
Dependiendo de la marca, modelo y dispositivo 
computador contenido en el sistema de medición y 
despacho de gasolina y otros combustibles líquidos, 
ingresar al modo de programación del mismo (véase 
7.1.1 de este proyecto de norma oficial mexicana).  
• Tomar los datos correspondientes a la 
programación del dispositivo computador y cotejarlos 
con los proporcionados por el fabricante.  
• Verificar las funci ones de programación del 
dispositivo computador, de acuerdo a la información 
proporcionada por el fabricante, respecto de:  
a) Los despachos, tanto en volumen como en 
monto programados.  
b) El cambio de precios.  
c) La descarga de la bitácora de eventos.  
d) Los ajustes electrónicos.  
e) La versión del programa de cómputo que 
opera el sistema de medición y despacho de gasolina 
y otros combustibles líquidos.  
f) La batería de respaldo.  
Comentarios:  
Se elimina la direccional  7.3.2.5.7  Prueba de la configuración a t ravés de la 
programación del sistema para medición y 
despacho de gasolina y otros combustibles 
líquidos  
Dependiendo de la marca, modelo y dispositivo 
computador contenido en el sistema para 
medición y despacho de gasolina y otros 
combustibles líquidos , ing resar al modo de 
programación del mismo véase 7.1.1 de este 
proyecto de norma oficial mexicana) : 
• Tomar los datos correspondientes a la 
programación del dispositivo computador y 
cotejarlos con los proporcionados por el 
fabricante.  
• Verificar las funcione s de programación del 
dispositivo computador, de acuerdo a la 
información proporcionada por el fabricante, 
respecto de:  
a) Los despachos, tanto en volumen como en 
monto programados.  
b) El cambio de precios.  
c) La descarga de la bitácora de eventos.  
d) Los ajustes electrónicos.  
e) La versión del programa de cómputo que opera 
el sistema para medición y otros combustibles 
líquidos.  
f) La batería de respaldo.  CANACO -CIUDAD DE MÉXICO; ESFERA DE 
SERVICIOS PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  
Con fundamento en los artícu los 47 fracciones I 
y II, así como el 64 de la LFMN, este 
comentario fue analizado por el CCONNSE y 
decidió aceptar parcialmente la propuesta ya 
que, se elimina únicamente el término “de este 
Proyecto de Norma Oficial Mexicana”, sin 
embargo, se realiza el cambio de preposiciones 
“de” por “para” y se agrega la palabra “inciso”, 
para quedar de la siguiente manera:  
7.3.2.5.7 Prueba de la configuración a 
través de la programación del sistema para 
medición y despacho de gasolina y otros 
combustibles líquidos.  
Dependiendo de la marca, modelo y 
dispositivo computador contenido en el sistema 
para medición y despacho de gasolina y otros 
combustibles líquidos, ingresar al modo de 
programación del mismo (véase el inciso 7.1.1).  
• Tomar los datos correspondientes a la 
programación del dispositivo computador y 
cotejarlos con los proporcionados por el 
fabricante.  
• Verificar las funciones de programación 
del dispositivo computador, de acuerdo con la 
información proporcionada por el fabricante, 
respecto de:  
a) Los despachos , tanto en volumen 
como en monto programados;  
b) El cambio de precios;  
c) La descarga de la bitácora de 
eventos;  
d) Los ajustes electrónicos;  
e) La versión del programa de cómputo 
que opera el sistema para medición y 
despacho de gasolina y otros 
combustibl es líquidos; y  
f) La batería de respaldo.  
CENTRO NACIONAL 
DE METROLOGÍA 
(CENAM)  7. Métodos de 
prueba  Te 7.3.2.5.7 Prueba de la configuración a través de 
la programación del sistema de medición y despacho 
de gasolina y otros combustibles líquidos  
Dependien do de la marca, modelo y dispositivo 
computador contenido en el sistema de medición y 
despacho de gasolina y otros combustibles líquidos, 
ingresar al modo de programación del mismo (véase 
7.1.1 de este proyecto de norma oficial mexicana).  
• Tomar los datos  correspondientes a la 
programación del dispositivo computador y cotejarlos 
con los proporcionados por el fabricante.  7.3.2.5.7 Prueba de la configuración a 
través de la programación del sistema para 
medición y despacho de gasolina y otros 
combustibles líquidos.  
Dependiendo de la marca, modelo y 
dispositivo computador contenido en el sistema 
para medición y despacho de gasolina y otros 
combustibles líquidos, ingresar al modo de 
programación del mismo (véase el inciso 7.1.1).  
• Tomar los datos correspondientes a la 
programación del dispositivo computador y 
cotejarlos con los proporcionados por el 
fabricante.  CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA 
(CENAM)  
Con fundamento en los artículos 47 fracción I y 
II, así como el 64 de la LFMN, este comentario 
fue analizado por el CCONNSE y decidió 
aceptar la propuesta, quedando de la siguiente 
manera:  
7.3.2.5.7 Prueba de la configuración a 
través de la programación del si stema para 
medición y despacho de gasolina y otros 
combustibles líquidos.  
Dependiendo de la marca, modelo y       (Segunda Sección)   DIARIO OFICIAL  Martes 18 de  septiembre de 2018   • Verificar las funciones de programación del 
dispositivo computador, de acuerdo a la información 
proporcionada por el fabricante, respect o de:  
a) Los despachos, tanto en volumen como en 
monto programados.  
b) El cambio de precios.  
c) La descarga de la bitácora de eventos.  
d) Los ajustes electrónicos.  
e) La versión del programa de cómputo que 
opera el sistema de medición y despacho de gasolin a 
y otros combustibles líquidos.  
f) La batería de respaldo.  
Comentarios:  
Cambiar “sistemas de medición” por “sistemas 
para medición” ya que la preposición “para” en este 
supuesto indica la finalidad de una acción  
Referirse como “inciso 7.1.1” de acuerdo co n la 
NMX -Z-013-SCFI -2015  • Verificar las funciones de programación del 
dispositivo computador, de acuerdo con la 
información proporcionada por el fabricante, 
respecto de:  
a) Los despachos, tanto en volumen como 
en monto programados;  
b) El cambio de precios;  
c) La descarg a de la bitácora de eventos;  
d) Los ajustes electrónicos;  
e) La versión del programa de cómputo 
que opera el sistema para medición y 
despacho de gasolina y otros 
combustibles líquidos; y  
f) La batería de respaldo.  dispositivo computador contenido en el sistema 
para medición y despacho de gasolina y otros 
combustibles líquidos, ingresar al modo de 
programación del mismo (véase el inciso 7.1.1).  
• Tomar los datos correspondientes a la 
programación del dispositivo computador y 
cotejarlos con los proporcionados por el 
fabricante.  
• Verificar las funciones de programación 
del dispositivo computador, de acuerdo con l a 
información proporcionada por el fabricante, 
respecto de:  
a) Los despachos, tanto en volumen 
como en monto programados;  
b) El cambio de precios;  
c) La descarga de la bitácora de 
eventos;  
d) Los ajustes electrónicos;  
e) La versión del programa de cómputo 
que opera el sistema para medición y 
despacho de gasolina y otros 
combustibles líquidos; y  
f) La batería de respaldo.  
 
CANACO -CIUDAD 
DE MÉXICO; 
ESFERA DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  7. Métodos de 
prueba  Te 7.3.2.5.8  Prueba del dispositivo de 
almacenamiento de información  
Apegado al manual correspondiente a la marca 
del sistema de medición y despacho de gasolina y 
otros combustibles líquidos, interrumpir su suministro 
de energía eléctrica. La prueba se da por aprobada si 
cumple las dos siguiente s condiciones:  
• Al menos por siete minutos, las carátulas 
indicadoras mantienen visibles e inalterables los 
datos del último despacho (volumen e importe).  
• Al restablecerse el suministro de energía eléctrica, 
el sistema de medición y despacho de gasolina  y 
otros combustibles líquidos mantiene la 
configuración.  
Comentarios:  
Cambia dispositivo de almacenamiento de 
información por batería de respaldo  7.3.2.5.8  Prueba de la batería de respaldo.  
Apegado al manual correspondiente a la marca 
del sistema para med ición, interrumpir el 
suministro de energía eléctrica. La prueba se da 
por aprobada si cumple las dos siguientes 
condiciones:  
• Al menos por siete minutos, las carátulas 
indicadoras mantienen visibles e inalterables los 
datos del último despacho (volumen, importe y 
precio de venta).  
• Al restablecerse el suministro de energía 
eléctrica, el sistema para medición y despacho 
de gasolina y otros combustibles líquidos  
mantiene la configuración.  
 CANACO -CIUDAD DE MÉXICO; ESFERA DE 
SERVICIOS PROFESIONALES 
INTERNAC IONALES  
Con fundamento en los artículos 64 de la LFMN 
y 33 párrafo tercero del Reglamento de la 
LFMN, este comentario fue analizado por el 
CCONNSE y decidió rechazar la propuesta, 
debido a que, la inclusión y eliminación del 
texto referido, no se considera n necesarios, 
para la debida comprensión y alcance de la 
NOM, sin embargo, se cambia el título del 
inciso, se realiza el cambio de preposiciones 
“de” por “para” y se cambia el tiempo de 
visibilidad de los datos del último despacho (De 
7 a 5 minutos).  
 
CEN TRO NACIONAL 
DE METROLOGÍA 
(CENAM)  7. Métodos de 
prueba  Te 7.3.2.5.8  Prueba del dispositivo de 
almacenamiento de información  
Apegado al manual correspondiente a la marca 
del sistema de medición y despacho de gasolina y 
otros combustibles líquidos, interrum pir su suministro 
de energía eléctrica. La prueba se da por aprobada si 
cumple las dos siguientes condiciones:  
• Al menos por siete minutos, las carátulas 
indicadoras mantienen visibles e inalterables los 
datos del último despacho (volumen e importe).  
• Al restablecerse el suministro de energía eléctrica, 
el sistema de medición y despacho de gasolina y 
otros combustibles líquidos mantiene la 
configuración.  
Comentarios:  
Se sugiere modificar título introductorio del inciso  
Cambiar “sistemas de medición” por “ sistemas 
para medición” ya que la preposición “para” en este 7.3.2.5.8  Prueba de retención d e 
información en pantallas y configuración ante 
una falla en el suministro de energía  
Apegado al manual correspondiente a la 
marca del sistema para medición y despacho de 
gasolina y otros combustibles líquidos, interrumpir 
su suministro de energía eléctric a. La prueba se 
da por aprobada si cumple las dos siguientes 
condiciones:  
• Al menos por cinco minutos, las carátulas 
indicadoras mantienen visibles e inalterables los 
datos del último despacho (volumen e importe), y  
• Al restablecerse el suministro de ene rgía 
eléctrica, el sistema para medición y despacho de 
gasolina y otros combustibles líquidos mantiene la 
configuración.  CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA 
(CENAM)  
Con fundamento en los artículos 47 fracción I y 
II, así como el 64 de la LFMN, este comentario 
fue analizado por el CCONNSE y decidió 
aceptar la propuesta, quedando de la siguiente 
manera:  
7.3.2.5.8  Prueba de retención de 
información en pantallas y configuración 
ante una falla en el suministro de energía  
Apegado al manual correspondiente a la 
marca de l sistema para medición y despacho 
de gasolina y otros combustibles líquidos, 
interrumpir su suministro de energía eléctrica. 
La prueba se da por aprobada si cumple las 
dos siguientes condiciones:  
• Al menos por cinco minutos, las carátulas 
indicadoras man tienen visibles e inalterables 
los datos del último despacho (volumen e  Martes 18 de septiembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)       supuesto indica la finalidad de una acción  
Modificar la primer viñeta en relación a  tiempos, 
es decir, de “al menos siete minutos” pase a “al 
menos cinco minutos”  importe), y  
• Al restablecerse el suministro de energía 
eléctrica, el sistema para medición y despacho 
de gasolina y otros combustibles líquidos 
mantiene la configuración.  
 
CENTRO NAC IONAL 
DE METROLOGÍA 
(CENAM)  7. Métodos de 
prueba  Te 7.3.2.5.9 Prueba de verificación de la o las 
versiones de los programas de cómputo que 
controlan el funcionamiento del sistema de medición 
y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos 
contenidas e n la o las tarjetas de control.  
Apegarse al manual correspondiente del sistema 
de medición y despacho de gasolina y otros 
combustibles líquidos según sea la marca y 
dependiendo de su modelo, puede estar dotado con 
más de un programa que controla su funcion amiento.  
Comentarios;  
Cambiar “sistemas de medición” por “sistemas 
para medición” ya que la preposición “para” en este 
supuesto indica la finalidad de una acción  
 7.3.2.5.9 Prueba de verificación de la o las 
versiones de los programas de cómputo que 
contro lan el funcionamiento del sistema para 
medición y despacho de gasolina y otros 
combustibles líquidos contenidas en la o las 
tarjetas de control.  
Apegarse al manual correspondiente del 
sistema para medición y despacho de gasolina y 
otros combustibles líquid os según sea la marca y 
dependiendo de su modelo, puede estar dotado 
con más de un programa que controla su 
funcionamiento.  
 
 
 
 
 
 CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA 
(CENAM)  
Con fundamento en los artículos 47 fracción I y 
II, así como el 64 de la LFMN, este come ntario 
fue analizado por el CCONNSE y decidió 
aceptar la propuesta, quedando de la siguiente 
manera:  
7.3.2.5.9 Prueba de verificación de la o 
las versiones de los programas de cómputo 
que controlan el funcionamiento del sistema 
para medición y despacho de gasolina y 
otros combustibles líquidos contenidas en 
la o las tarjetas de control.  
Apegarse al manual correspondiente del 
sistema para medición y despacho de gasolina 
y otros combustibles líquidos según sea la 
marca y dependiendo de su modelo, puede 
estar dotado con más de un programa que 
controla su funcionamiento.  
CENTRO NACIONAL 
DE METROLOGÍA 
(CENAM)  7. Métodos de 
prueba  Te 7.3.2.6 Procedimiento de verificación de los 
programas de cómputo que controlan el 
funcionamiento del sistema de medición y despach o 
de gasolina y otros combustibles líquidos  
Comentarios:  
Cambiar “sistemas de medición” por “sistemas 
para medición” ya que la preposición “para” en este 
supuesto indica la finalidad de una acción.  7.3.2.6   Procedimiento de verificación de 
los programas de  cómputo que controlan el 
funcionamiento del sistema para medición y 
despacho de gasolina y otros combustibles 
líquidos  CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA 
(CENAM)  
Con fundamento en los artículos 47 fracción I y 
II, así como el 64 de la LFMN, este comentario 
fue analizado por el CCONNSE y decidió 
aceptar la propuesta, quedando de la siguiente 
manera:  
7.3.2.6   Procedimiento de verificación de los 
programas de cómputo que controlan el 
funcionamiento del sistema para medición y 
despacho de gasolina y otros combustib les 
líquidos  
 
CANACO -CIUDAD 
DE MÉXICO; 
ESFERA DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  7. Métodos de 
prueba  Te 7.3.2.6.1  Para verificar los programas de 
cómputo es necesario:  
• De ser necesario, interrumpir el suministro de 
energía al sistema de medició n y despacho de 
gasolina y otros combustibles líquidos desde el 
tablero de control eléctrico o desde su fuente de 
alimentación independiente, siguiendo las 
recomendaciones del fabricante.  
• Dependiendo de la marca, modelo y 
computador contenido en el siste ma de medición y 
despacho de gasolina y otros combustibles líquidos, 
realizar la conexión del puerto serial (RS232) a la 7.3.2.6.1  Para verificar los programas de cómputo 
es necesario:  
• De ser necesario libere la sección de 
comunicación.  
• De ser necesario, interrumpir el suministro de 
energía desde el tablero de control eléctrico o 
desde su fuente de alimentación independiente, 
siguiendo las recomendaciones del fabricante.  
• Dependiendo de la marca, modelo y computador 
contenido en el sistema para medición, realizar la 
conexión de la computadora portátil al puerto CANACO -CIUDAD DE MÉXICO; ESFERA DE 
SERVICIOS PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  
Con fundamento en los artículos 47 fracciones I 
y II, así como el 64 de la LFMN, este 
comentario fue analizado por el CCONNSE y 
decidió aceptar parcialmente la propuesta ya 
que únicamente se agrega una viñeta al inicio, 
sin embargo, se realiza el cambio de 
preposiciones “de” por “para”, se agregan dos 
supuestos de puertos seriales (micro USB y 
USB) y se elimina “a 128 bits”, quedando de la       (Segunda Sección)   DIARIO OFICIAL  Martes 18 de  septiembre de 2018   computadora portátil y ejecutar el programa de 
comunicación correspondiente. Este programa debe 
establecer y utilizar el protocolo de c omunicación 
indicado por el fabricante del sistema de medición y 
despacho de gasolina y otros combustibles líquidos.  
• Seguir el procedimiento de descarga del 
programa que controla el funcionamiento del sistema 
de medición y despacho de gasolina y otros 
combustibles líquidos, debiendo realizar la descarga 
por el puerto serial (RS232) a que hace referencia el 
punto 7.3.1.2.3.1, de tal manera que se obtenga el 
programa en un archivo electrónico para poder 
realizar su autenticación de acuerdo al punto 
7.3.1.2. 3. 
• Si para el modelo del sistema de medición y 
despacho de gasolina y otros combustibles líquidos 
que se verifica es necesario interconectar una 
interfaz entre la sección electrónica y la computadora 
portátil para realizar el acceso al programa, 
consider ar las recomendaciones hechas por el 
fabricante garantizando con ello su funcionalidad.  
• Para realizar la descarga del programa por el 
puerto serial (RS232), debe utilizarse un programa 
comercial para realizar la comunicación con la 
computadora. En caso d e que el fabricante utilice un 
programa propietario para realizar la descarga del 
programa de cómputo, tal programa propietario debe 
ser autenticado con el mismo procedimiento descrito 
en el punto 7.3.1.2.3.  
• Para obtener la suma de comprobación, el 
progr ama para aplicar el algoritmo de reducción 
criptográfica MD5 a 128 bits debe ser comercial.  
Comentarios:  
Se agrega el primer rubro y se modifica el último  serial (RS232) y ejecutar el programa de cómputo 
utilizado por el fabricante. Además, este programa 
deberá establecer y utilizar el protocolo de 
comunicación ind icado por el mismo fabricante.  
• Seguir el procedimiento de descarga del 
programa que controla el funcionamiento del 
sistema para medición  y despacho de gasolina y 
otros combustibles líquidos , debiendo 
realizarse por el puerto serial (RS232) a que hace 
referencia el punto 7.3.1.2.3.1, de tal manera que 
se obtenga una copia del programa informático 
instalado y en operación, en un archivo electrónico 
para poder realizar su verificación de acuerdo al 
punto 7.3.1.2.3.  
• Si para el modelo del sistema para medici ón y 
despacho de gasolina y otros combustibles 
líquidos  que se verifica es necesario 
interconectar una interfaz entre la sección 
electrónica y la computadora portátil para realizar 
el acceso al programa, considerar las 
recomendaciones hechas por el fabrica nte 
garantizando con ello su funcionalidad.  
• Para realizar la descarga del programa por el 
puerto serial (RS232), debe utilizarse un programa 
comercial para realizar la comunicación con la 
computadora. En caso de que el fabricante utilice 
un programa prop ietario para realizar la descarga 
del programa de cómputo, tal programa 
propietario debe ser autenticado con el mismo 
procedimiento descrito en el punto 7.3.1.2.3.  
• Para obtener la verificación del algoritmo de 
reducción criptográfico MD5 a 128 bits, así como 
la del SHA -1, el programa para aplicarlo debe ser 
uso comercial.  siguiente manera:  
7.3.2.6.1 Para verificar los programas de 
cómputo:  
 De ser necesario libere la sección de 
comunicación;  
 De ser necesario, interrumpir el 
suministro de energía al sistema para medición 
y despacho de gasolina y otros combustibles 
líquidos desde el tablero de control eléctrico o 
desde su fuente de alimentación independiente, 
siguiendo las recomendaciones del fabricante;  
 Dependiendo de la marca, modelo y 
computador contenido en el sistema para 
medición y despacho  de gasolina y otros 
combustibles líquidos, realizar la conexión del 
puerto serial (RS232, USB o MicroUSB) a la 
computadora portátil y ejecutar el programa de 
comunicación correspondiente. Este programa 
debe establecer y utilizar el protocolo de 
comunicaci ón indicado por el fabricante del 
sistema para medición y despacho de gasolina 
y otros combustibles líquidos;  
 Seguir el procedimiento de descarga del 
programa que controla el funcionamiento del 
sistema para medición y despacho de gasolina 
y otros combust ibles líquidos, debiendo realizar 
la descarga por el puerto serial (RS232, USB o 
MicroUSB) a que hace referencia el inciso 
7.3.1.2.3.1, de tal manera que se obtenga el 
programa en un archivo electrónico para poder 
realizar su autenticación de acuerdo con e l 
inciso 7.3.1.2.3;  
 Si para el modelo del sistema para 
medición y despacho de gasolina y otros 
combustibles líquidos que se verifica es 
necesario interconectar una interfaz entre la 
sección electrónica y la computadora portátil 
para realizar el acceso al  programa, considerar 
las recomendaciones hechas por el fabricante 
garantizando con ello su funcionalidad;  
 Para realizar la descarga del programa 
por el puerto serial (RS232, USB o MicroUSB), 
debe utilizarse un programa comercial para 
realizar la comunic ación con la computadora. 
En caso de que el fabricante utilice un 
programa propietario para realizar la descarga 
del programa de cómputo, tal programa 
propietario debe ser autenticado con el mismo  Martes 18 de septiembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)       procedimiento descrito en el inciso 7.3.1.2.3; y  
 Para obt ener la suma de comprobación, 
el programa para aplicar el algoritmo de 
reducción criptográfica MD5 debe ser 
comercial.  
 
CENTRO NACIONAL 
DE METROLOGÍA 
(CENAM)  7. Métodos de 
prueba  Te 7.3.2.6.1  Para verificar los programas de 
cómputo es necesario:  
• De ser necesario, interrumpir el suministro de 
energía al sistema de medición y despacho de 
gasolina y otros combustibles líquidos desde el 
tablero de control eléctrico o desde su fuente de 
alimentación independiente, siguiendo las 
recomendaciones del fabricante.  
• Dependiendo de la marca, modelo y 
computador contenido en el sistema de medición y 
despacho de gasolina y otros combustibles líquidos, 
realizar la conexión del puerto serial (RS232) a la 
computadora portátil y ejecutar el programa de 
comunicación corres pondiente. Este programa debe 
establecer y utilizar el protocolo de comunicación 
indicado por el fabricante del sistema de medición y 
despacho de gasolina y otros combustibles líquidos.  
• Seguir el procedimiento de descarga del 
programa que controla el fun cionamiento del sistema 
de medición y despacho de gasolina y otros 
combustibles líquidos, debiendo realizar la descarga 
por el puerto serial (RS232) a que hace referencia el 
punto 7.3.1.2.3.1, de tal manera que se obtenga el 
programa en un archivo electrón ico para poder 
realizar su autenticación de acuerdo al punto 
7.3.1.2.3.  
• Si para el modelo del sistema de medición y 
despacho de gasolina y otros combustibles líquidos 
que se verifica es necesario interconectar una 
interfaz entre la sección electrónica y la computadora 
portátil para realizar el acceso al programa, 
considerar las recomendaciones hechas por el 
fabricante garantizando con ello su funcionalidad.  
• Para realizar la descarga del programa por el 
puerto serial (RS232), debe utilizarse un programa 
comercial para realizar la comunicación con la 
computadora. En caso de que el fabricante utilice un 
programa propietario para realizar la descarga del 
programa de cómputo, tal programa propietario debe 
ser autenticado con el mismo procedimiento descrito 
en el punto 7.3.1.2.3.  
• Para obtener la suma de comprobación, el 
programa para aplicar el algoritmo de reducción 
criptográfica MD5 a 128 bits debe ser comercial.  
Comentarios:  
 Para un mejor entendimiento del Proyecto, se 
sugiere omitir “es necesario” en la oración inicial  
Agregar “De ser necesario libere la sección de 
comunicación.”  
Cambiar “sistemas de medición” por “sistemas 
para medición” ya que la preposición “para” en este 7.3.2.6.1 Para verificar los programas de 
cómputo:  
 De ser necesario libere la sección de 
comunicación;  
 De ser necesario, interrumpir el suministro 
de energía al sistema para medición y despacho 
de gasolina y otros combustibles líquidos desde el 
tablero de control eléctrico o desde su fuente de 
alimentación independiente, siguiendo las 
recomendaciones del fabricante;  
 Dependiendo de la marca, modelo y 
computador contenido en el sistema para 
medición y despacho de gasolina y otros 
combustibles líquidos, realizar la conexión del 
puerto serial (RS232, USB o MicroUSB) a la 
computadora portátil y ejecutar el programa de 
comunicación correspondiente. Este programa 
debe establecer y utilizar el protocolo de 
comunicación indicado por el fabricante del 
sistema para medición y despacho de gasolina y 
otros combustibles líquidos;  
 Seguir el procedimiento de descarga del 
programa que controla el funcionamiento del 
sistema para medición y despacho de gasolina y 
otros combustibles líquidos, debiendo realizar la 
descarga por el puerto serial (RS232, USB o 
MicroUSB) a que hace referencia el inciso 
7.3.1.2.3.1, de tal manera que se obtenga el 
programa en un archivo electrónico para poder 
realizar su autenticación de acuerdo con el inciso 
7.3.1.2.3;  
 Si para el m odelo del sistema para medición 
y despacho de gasolina y otros combustibles 
líquidos que se verifica es necesario interconectar 
una interfaz entre la sección electrónica y la 
computadora portátil para realizar el acceso al 
programa, considerar las recomend aciones 
hechas por el fabricante garantizando con ello su 
funcionalidad;  
 Para realizar la descarga del programa por 
el puerto serial (RS232, USB o MicroUSB), debe 
utilizarse un programa comercial para realizar la 
comunicación con la computadora. En caso de 
que el fabricante utilice un programa propietario 
para realizar la descarga del programa de 
cómputo, tal programa propietario debe ser 
autenticado con el mismo procedimiento descrito 
en el inciso 7.3.1.2.3; y  
 Para obtener la suma de comprobación, el 
programa para aplicar el algoritmo de reducción 
criptográfica MD5 debe ser comercial.  CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA 
(CENAM)  
Con fundamento en los artículos 47 fracción I y 
II, así como el 64 de la LFMN, este comentario 
fue analizado por el CCONNSE y decidió  
aceptar la propuesta, quedando de la siguiente 
manera:  
7.3.2.6.1 Para verificar los programas de 
cómputo:  
 De ser necesario libere la sección de 
comunicación;  
 De ser necesario, interrumpir el 
suministro de energía al sistema para medición 
y despacho de  gasolina y otros combustibles 
líquidos desde el tablero de control eléctrico o 
desde su fuente de alimentación independiente, 
siguiendo las recomendaciones del fabricante;  
 Dependiendo de la marca, modelo y 
computador contenido en el sistema para 
medició n y despacho de gasolina y otros 
combustibles líquidos, realizar la conexión del 
puerto serial (RS232, USB o MicroUSB) a la 
computadora portátil y ejecutar el programa de 
comunicación correspondiente. Este programa 
debe establecer y utilizar el protocolo d e 
comunicación indicado por el fabricante del 
sistema para medición y despacho de gasolina 
y otros combustibles líquidos;  
 Seguir el procedimiento de descarga del 
programa que controla el funcionamiento del 
sistema para medición y despacho de gasolina 
y otros combustibles líquidos, debiendo realizar 
la descarga por el puerto serial (RS232, USB o 
MicroUSB) a que hace referencia el inciso 
7.3.1.2.3.1, de tal manera que se obtenga el 
programa en un archivo electrónico para poder 
realizar su autenticación de a cuerdo con el 
inciso 7.3.1.2.3;  
 Si para el modelo del sistema para 
medición y despacho de gasolina y otros 
combustibles líquidos que se verifica es 
necesario interconectar una interfaz entre la 
sección electrónica y la computadora portátil 
para realizar el acceso al programa, considerar 
las recomendaciones hechas por el fabricante 
garantizando con ello su funcionalidad;  
 Para realizar la descarga del programa 
por el puerto serial (RS232, USB o MicroUSB), 
debe utilizarse un programa comercial para 
realiza r la comunicación con la computadora. 
En caso de que el fabricante utilice un 
programa propietario para realizar la descarga       (Segunda Sección)   DIARIO OFICIAL  Martes 18 de  septiembre de 2018   supuesto indica la finalidad de una acción  
Seguido de un “RS232” agregar “USB o M icro 
USB.  del programa de cómputo, tal programa 
propietario debe ser autenticado con el mismo 
procedimiento descrito en el inciso 7.3.1.2.3; y 
 Para obtener la suma de comprobación, el 
programa para aplicar el algoritmo de reducción 
criptográfica MD5 debe ser comercial.  
 
CANACO -CIUDAD 
DE MÉXICO; 
ESFERA DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  7. Métodos de 
prueba  Te 7.3.2.6.2  Verificación d e la suma de 
comprobación  
Conocida la versión del o los programas de cómputo 
que operan el sistema de medición y despacho de 
gasolina y otros combustibles líquidos, que despliega 
la pantalla del dispensario o que señalan las 
etiquetas de identificación seg ún 7.3.1.1, se compara 
la suma de comprobación obtenida en la 
computadora contra la suma de comprobación 
proporcionada por el fabricante, debiendo coincidir. 
El algoritmo utilizado para el cálculo de la suma de 
comprobación es el conocido como MD5 a 128 bi ts. 
Comentarios:  
Se modifica el título  7.3.2.6.2  Verificación del algoritmo de reducción 
criptográfico MD5 a 128 bits, así como la del  
SHA-1 
Conocida la versión del o los programas de 
cómputo que operan el sistema para medición, 
que señalan las etiquetas de identificación según 
7.3.1.1. Se comparan los valores obtenidos en la 
computadora contra los valores proporcionados 
por el fabricante, debiendo coincidir el cálculo del 
algoritmo de reducción criptográfico MD5 a 128 
bits, así como la del SHA -1. CANACO -CIUDAD DE MÉXICO; ESFERA DE 
SERVICIOS PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  
Con fundamento en los artículos 64 de LFMN y 
33 párrafo tercero del Reglamento de la LFMN, 
este comentario fue analizado por el 
CCONNSE y decidió rechazar la propuesta, 
debido a que, la pro puesta, resulta innecesaria, 
para la debida comprensión de la NOM sin 
embargo, se realiza el cambio de preposiciones 
“de” por “para” y se eliminan “o que señalen las 
etiquetas de identificación según 7.3.1.1” y “a 
128 bits”.  
CENTRO NACIONAL 
DE METROLOGÍA 
(CENAM)  7. Métodos de 
prueba  Te 7.3.2.6.2  Verificación de la suma de 
comprobación  
Conocida la versión del o los programas de cómputo 
que operan el sistema de medición y despacho de 
gasolina y otros combustibles líquidos, que despliega 
la pantalla del dispe nsario o que señalan las 
etiquetas de identificación según 7.3.1.1, se compara 
la suma de comprobación obtenida en la 
computadora contra la suma de comprobación 
proporcionada por el fabricante, debiendo coincidir. 
El algoritmo utilizado para el cálculo de la suma de 
comprobación es el conocido como MD5 a 128 bits.  
Comentarios:  
Cambiar “sistemas de medición” por “sistemas 
para medición” ya que la preposición “para” en este 
supuesto indica la finalidad de una acción  
Eliminar “ o que señalan las etiquetas de 
identificación según 7.3.1.1” y “a 128 bits”  7.3.2.6.2  Verificación de la suma de 
comprobación  
Conocida la versión del o los programas de 
cómputo que operan el sistema para medición y 
despacho de gasolina y otros combustibles 
líquidos, que despliega la pant alla del dispensario, 
se compara la suma de comprobación obtenida en 
la computadora contra la suma de comprobación 
proporcionada por el fabricante, debiendo 
coincidir. El algoritmo utilizado para el cálculo de 
la suma de comprobación es el conocido como 
MD5. 
 CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA 
(CENAM)  
Con fundamento en los artículos 47 fracción I y 
II, así como el 64 de la LFMN, este comentario 
fue analizado por el CCONNSE y decidió 
aceptar la propuesta, quedando de la siguiente 
manera:  
7.3.2.6.2  Verificación de  la suma de 
comprobación  
Conocida la versión del o los programas de 
cómputo que operan el sistema para medición 
y despacho de gasolina y otros combustibles 
líquidos, que despliega la pantalla del 
dispensario, se compara la suma de 
comprobación obtenida en la computadora 
contra la suma de comprobación proporcionada 
por el fabricante, debiendo coincidir. El 
algoritmo utilizado para el cálculo de la suma 
de comprobación es el conocido como MD5.  
CENTRO NACIONAL 
DE METROLOGÍA 
(CENAM)  
 7. Métodos de 
prueba  Te 7.3.2.6.3 Validación, verificación y aprobación 
del o los programas de cómputo  
Anotar los datos desplegados en la pantalla del 
dispensario o en la etiqueta de identificación de los 
programas de cómputo y el resultado de la lectura de 
la suma de comprobación obtenida en 7.3.2.6.2.  
Comentarios:  7.3.2.6.3 Validación, verificación y 
aprobación del o los programas de cómputo  
Anotar los datos desplegados en la pantalla 
del dispensario y el resultado de la lectura de la 
suma de comprobación obtenida en el inciso 
7.3.2.6.2.  
 CENTRO NACION AL DE METROLOGÍA 
(CENAM)  
Con fundamento en los artículos 47 fracción I y 
II, así como el 64 de la LFMN, este comentario 
fue analizado por el CCONNSE y decidió 
aceptar la propuesta, quedando de la siguiente 
manera:  
7.3.2.6.3 Validación, verificación y  Martes 18 de septiembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)       Para tener un mejor entendimiento del Proyecto, 
se cree necesario eliminar “o en la etiqueta de 
identificación de los programas de cómputo” y 
agregar “el inciso” previo al numeral, de acuerdo con 
la Norma Mexicana NMX -Z-013-SCFI -2015  aprob ación del o los programas de cómputo  
Anotar los datos desplegados en la 
pantalla del dispensario y el resultado de la 
lectura de la suma de comprobación obtenida 
en el inciso 7.3.2.6.2.  
 
CONCANACO; 
ONEXPO  7. Métodos de 
prueba  Te 7.3.2.6.4  Pistas de audito ría o bitácora de 
eventos  
La bitácora, debe ser descargada por medio del 
puerto serial (RS232), conforme a las instrucciones 
del fabricante, y su descarga está condicionada a 
digitar una contraseña en el panel de control del 
sistema de medición y despacho de gasolina y otros 
combustibles líquidos, la cual debe ser entregada a la 
Procuraduría Federal del Consumidor y al Centro 
Nacional de Metrología para poder realizar las 
verificaciones correspondientes.  
• El registro del evento debe incluir la fecha y la 
hora de ejecución, en el caso de que la descripción 
de los eventos esté abreviada, se debe entregar a la 
Procuraduría Federal del Consumidor y al Centro 
Nacional de Metrología la tabla en donde se indique 
a qué evento corresponde.  
• Los eventos a verificar deben apegarse a lo 
indicado en la siguiente tabla:  
Descripción  Verificar  
CALI  Registro del ajuste realizado 
conforme 5.3.3.  
CAMP  Registro del cambio de precio, 
realizado según el manual de 
programación del fabricante, y 
que coincida con la periodicidad 
establecida por la autoridad 
competente.  
APPU  Registro de la apertura de puerta 
realizada conforme a 
especificaciones del fabricante.  
ACMO  Acceso al modo de programación 
conforme a especificaciones y 
parámetros (actividades, 
comandos y rutinas) permitida s 
por el fabricante.  
 
Nota. - El registro CALI no aplicará a los 
sistemas para medición y despacho de gasolina y 
otros combustibles líquidos, cuyo mecanismo de 
ajuste sea exclusivamente de tipo mecánico.  
Comentarios:  
Para hacerlo acorde con lo que estable ce el 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO TRANSITORIO DE 
LA LEY DE HIDROCARBUROS.  
Décimo Cuarto. - En relación con los mercados 
de gasolina y diésel se observará lo siguiente:  
I. En materia de precios:  
a) A partir de la entrada en vigor de la presente 
Ley y en lo que r este del año 2014, la determinación 
de los precios al público se realizará conforme a las 
disposiciones vigentes.  
b) A partir del 1o. de enero de 2015 y, como 7.3.2.6.4  Pistas de auditoría o bitácora de 
eventos  
La bitácora, debe ser descargada por medio 
del puerto serial (RS232), conforme a las 
instrucciones del fabricante, y su descarga está 
condicionada a digitar una contraseña en el panel 
de control d el sistema de medición y despacho de 
gasolina y otros combustibles líquidos, la cual 
debe ser entregada a la Procuraduría Federal del 
Consumidor y al Centro Nacional de Metrología 
para poder realizar las verificaciones 
correspondientes.  
• El registro del e vento debe incluir la fecha y 
la hora de ejecución, en el caso de que la 
descripción de los eventos esté abreviada, se 
debe entregar a la Procuraduría Federal del 
Consumidor y al Centro Nacional de Metrología la 
tabla en donde se indique a qué evento 
corre sponde.  
• Los eventos a verificar deben apegarse a lo 
indicado en la siguiente tabla:  
Descripción  Verificar  
CALI  Registro del ajuste 
realizado conforme 5.3.3.  
CAMP  Registro del cambio de 
precio, realizado según el 
manual de programación 
del fabricante, y  que 
coincida con la periodicidad 
establecida por la autoridad 
competente, con los precios 
exhibidos.  
APPU  Registro de la apertura de 
puerta realizada conforme a 
especificaciones del 
fabricante.  
ACMO  Acceso al modo de 
programación conforme a 
especificaci ones y 
parámetros (actividades, 
comandos y rutinas) 
permitidas por el fabricante.  
 
Nota. - El registro CALI no 
aplicará a los sistemas para 
medición y despacho de gasolina 
y otros combustibles líquidos, 
cuyo mecanismo de ajuste sea 
exclusivamente de tipo mecánico.  
 CONCANACO; ONEXPO  
Con fundamento en los artículos 47 fracciones I 
y II, así como el 64 de la LFMN, este 
comentario fue analizado por el CCONNSE y 
decidió aceptar parcialmente la propuesta ya 
que, dentro de la tabla, en el supuesto 
segundo, se el imina el término “y que coincida 
con la periodicidad establecida por la autoridad 
competente”, sin embargo, también se elimina 
“Federal del Consumidor”, se agregan dos 
puertos seriales y dos supuestos de eventos   
Registro del cambio de fecha y hora del 
sistema incluyendo la nueva fecha y hora, 
realizada conforme a especificaciones del 
fabricante y el Registro de actualización del o 
los programas del sistema incluyendo la 
versión a la que se actualizó, realizado 
conforme a especificaciones del fabricante, 
quedando de la siguiente manera:  
7.3.2.6.4 Pistas de auditoría o bitácora 
de eventos  
La bitácora, debe ser descargada por 
medio del puerto serial (RS232, USB o 
MicroUSB), conforme a las instrucciones del 
fabricante, y su descarga está condicionada a 
digitar  una contraseña en el panel de control 
del sistema para medición y despacho de 
gasolina y otros combustibles líquidos, la cual 
debe ser entregada a la Procuraduría y al 
Centro Nacional de Metrología para poder 
realizar las verificaciones correspondientes.  
• El registro del evento debe incluir la 
fecha y la hora de ejecución, en el caso de que 
la descripción de los eventos esté abreviada, 
se debe entregar a la Procuraduría y al Centro 
Nacional de Metrología la tabla en donde se 
indique a qué evento correspon de. 
• Los eventos a verificar deben apegarse a 
lo indicado en la siguiente tabla:  
Descripción  Verificar  
CALI Registro del ajuste realizado 
conforme 5.3.3 y 5.3.3.1.  
CAMP Registro del cambio de precio, 
realizado según el manual de programación 
del fabricant e. 
APPU Registro de la apertura de puerta 
realizada conforme a especificaciones del 
fabricante.  
ACMO Acceso al modo de 
programación conforme a especificaciones 
y parámetros (actividades, comandos y 
rutinas) permitidas por el fabricante.  
CAMF Registro del c ambio de fecha y       (Segunda Sección)   DIARIO OFICIAL  Martes 18 de  septiembre de 2018   máximo, hasta el 31 de diciembre de 2017 la 
regulación sobre precios máximos al público de 
gasoli nas y diésel será establecida por el Ejecutivo 
Federal mediante acuerdo. Dicho acuerdo deberá 
considerar las diferencias relativas por costos de 
transporte entre regiones y las diversas modalidades 
de distribución y expendio al público, en su caso.  
 Asimis mo, la política de precios máximos 
al público que se emita deberá prever ajustes de 
forma congruente con la inflación esperada de la 
economía y, en caso de que los precios 
internacionales de estos combustibles experimenten 
alta volatilidad, el Ejecutivo Fe deral preverá 
mecanismos de ajuste que permitan revisar al alza 
los incrementos de los citados precios, de manera 
consistente con la evolución del mercado 
internacional.  
c) A partir del 1o. de enero de 2018 los precios se 
determinarán bajo condiciones de m ercado.  hora del sistema incluyendo la nueva fecha 
y hora, realizada conforme a 
especificaciones del fabricante.  
ACTU  Registro de actualización del o los 
programas del sistema incluyendo la 
versión a la que se actualizó, realizado 
conforme a espec ificaciones del fabricante.  
 
CANACO -CIUDAD 
DE MÉXICO; 
ESFERA DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  7. Métodos de 
prueba  Te 7.3.2.6.4 Pistas de auditoría o bitácora de 
eventos  
La bitácora, debe ser descargada por medio del 
puerto serial (RS232), confo rme a las instrucciones 
del fabricante, y su descarga está condicionada a 
digitar una contraseña en el panel de control del 
sistema de medición y despacho de gasolina y otros 
combustibles líquidos, la cual debe ser entregada a la 
Procuraduría Federal del C onsumidor y al Centro 
Nacional de Metrología para poder realizar las 
verificaciones correspondientes.  
• El registro del evento debe incluir la fecha y la 
hora de ejecución, en el caso de que la descripción 
de los eventos esté abreviada, se debe entregar a la 
Procuraduría Federal del Consumidor y al Centro 
Nacional de Metrología la tabla en donde se indique 
a qué evento corresponde.  
• Los eventos a verificar deben apegarse a lo 
indicado en la siguiente tabla:  
Descripción  Verificar  
CALI  Registro del ajuste r ealizado 
conforme 5.3.3.  
CAMP  Registro del cambio de precio, 
realizado según el manual de 
programación del fabricante, y 
que coincida con la periodicidad 
establecida por la autoridad 
competente.  
APPU  Registro de la apertura de puerta 
realizada conforme a  
especificaciones del fabricante.  
ACMO  Acceso al modo de programación 
conforme a especificaciones y 
parámetros (actividades, 
comandos y rutinas) permitidas 
por el fabricante.  
Nota. - El registro CALI no aplicará a los sistemas 7.3.2.6.4  Bitácora de eventos  
La bitácora de eventos descargada debe cumplir 
con lo descrito en los punto 7.3.1.2.4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 CANACO -CIUDAD DE MÉXICO; ESFERA DE 
SERVICIOS PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  
Con fundamento en los artículos 64 de la LFMN 
y 33 párrafo tercero del Reglamento de la 
LFMN, este comentario fue analizado por el 
CCONNSE y decidió rech azar la propuesta, 
debido a que la modificación de este 
comentario no es necesario para la debida 
comprensión de la NOM, este inciso ya fue 
atendido en el comentario anterior.   Martes 18 de septiembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)       para medición y despacho de gasolina y otros 
combustibles líquidos, cuyo mecanismo de ajuste sea 
exclusivamente de tipo mecánico.  
Comentarios:  
Se agrega direccional   
 
 
 
 
 
CENTRO NACIONAL 
DE METROLOGÍA 
(CENAM)  7. Métodos de 
prueba  Te 7.3.2.6.4  Pista s de auditoría o bitácora de 
eventos  
La bitácora, debe ser descargada por medio del 
puerto serial (RS232), conforme a las instrucciones 
del fabricante, y su descarga está condicionada a 
digitar una contraseña en el panel de control del 
sistema de medición y despacho de gasolina y otros 
combustibles líquidos, la cual debe ser entregada a la 
Procuraduría Federal del Consumidor y al Centro 
Nacional de Metrología para poder realizar las 
verificaciones correspondientes.  
• El registro del evento debe incluir la f echa 
y la hora de ejecución, en el caso de que la 
descripción de los eventos esté abreviada, se debe 
entregar a la Procuraduría Federal del Consumidor y 
al Centro Nacional de Metrología la tabla en donde 
se indique a qué evento corresponde.  
• Los eventos a  verificar deben apegarse a lo 
indicado en la siguiente tabla:  
Descripción  Verificar  
CALI  Registro del ajuste realizado 
conforme 5.3.3.  
CAMP  Registro del cambio de precio, 
realizado según el manual de 
programación del fabricante, y que 
coincida con la pe riodicidad 
establecida por la autoridad 
competente.  
APPU  Registro de la apertura de puerta 
realizada conforme a 
especificaciones del fabricante.  
ACMO  Acceso al modo de programación 
conforme a especificaciones y 
parámetros (actividades, 
comandos y rutinas ) permitidas 
por el fabricante.  
 
Nota. - El registro CALI no aplicará a los 
sistemas para medición y despacho de gasolina y 
otros combustibles líquidos, cuyo mecanismo de 
ajuste sea exclusivamente de tipo mecánico.  
Comentarios:  
Seguido de un “RS232” agreg ar “USB o Micro 7.3.2.6.4 Pistas de auditoría o bitácora  de 
eventos  
La bitácora, debe ser descargada por medio 
del puerto serial (RS232, USB o MicroUSB), 
conforme a las instrucciones del fabricante, y su 
descarga está condicionada a digitar una 
contraseña en el panel de control del sistema para 
medición y despa cho de gasolina y otros 
combustibles líquidos, la cual debe ser entregada 
a la Procuraduría y al Centro Nacional de 
Metrología para poder realizar las verificaciones 
correspondientes.  
• El registro del evento debe incluir la fecha y 
la hora de ejecución, e n el caso de que la 
descripción de los eventos esté abreviada, se 
debe entregar a la Procuraduría y al Centro 
Nacional de Metrología la tabla en donde se 
indique a qué evento corresponde.  
• Los eventos a verificar deben apegarse a lo 
indicado en la siguien te tabla:  
Descripción  Verificar  
CALI Registro del ajuste realizado 
conforme 5.3.3 y 5.3.3.1.  
CAMP Registro del cambio de precio, 
realizado según el manual de programación 
del fabricante.  
APPU Registro de la apertura de puerta 
realizada conforme a especific aciones del 
fabricante.  
ACMO  Acceso al modo de programación 
conforme a especificaciones y parámetros 
(actividades, comandos y rutinas) permitidas 
por el fabricante.  
CAMF Registro del cambio de fecha y hora 
del sistema incluyendo la nueva fecha y hora, 
realizada conforme a especificaciones del 
fabricante.  
ACTU Registro de actualización del o los 
programas del sistema incluyendo la versión a 
la que se actualizó, realizado conforme a 
especificaciones del fabricante.  CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA 
(CENAM)  
Con fu ndamento en los artículos 47 fracción I y 
II, así como el 64 de la LFMN, este comentario 
fue analizado por el CCONNSE y decidió 
aceptar la propuesta, quedando de la siguiente 
manera:  
7.3.2.6.4 Pistas de auditoría o bitácora 
de eventos  
La bitácora, debe ser  descargada por 
medio del puerto serial (RS232, USB o 
MicroUSB), conforme a las instrucciones del 
fabricante, y su descarga está condicionada a 
digitar una contraseña en el panel de control 
del sistema para medición y despacho de 
gasolina y otros combustib les líquidos, la cual 
debe ser entregada a la Procuraduría y al 
Centro Nacional de Metrología para poder 
realizar las verificaciones correspondientes.  
• El registro del evento debe incluir la 
fecha y la hora de ejecución, en el caso de que 
la descripción d e los eventos esté abreviada, 
se debe entregar a la Procuraduría y al Centro 
Nacional de Metrología la tabla en donde se 
indique a qué evento corresponde.  
• Los eventos a verificar deben apegarse a 
lo indicado en la siguiente tabla:  
Descripción  Verificar  
CALI Registro del ajuste realizado 
conforme 5.3.3 y 5.3.3.1.  
CAMP  Registro del cambio de precio, 
realizado según el manual de programación 
del fabricante.  
APPU Registro de la apertura de puerta 
realizada conforme a especificaciones del 
fabricante.  
ACMO  Acce so al modo de 
programación conforme a especificaciones 
y parámetros (actividades, comandos y 
rutinas) permitidas por el fabricante.  
CAMF Registro del cambio de fecha y 
hora del sistema incluyendo la nueva fecha 
y hora, realizada conforme a 
especificaciones  del fabricante.        (Segunda Sección)   DIARIO OFICIAL  Martes 18 de  septiembre de 2018   USB”  
Eliminar “Federal del Consumidor” ya en que el 
inciso 3.15 se refiere a la PROFECO como 
Procuraduría  
Agregar dos supuestos para el caso del cambio 
de fecha y hora y la Actualización del sistema.  ACTU Registro de actualización del o 
los programas del sistema incluyendo la 
versión a la que se actualizó, realizado 
conforme a especificaciones del fabricante.  
 
CENTRO NACIONAL 
DE METROLOGÍA 
(CENAM)  7. Métodos de 
prueba  Te 7.3.2.6.5 Res tablecimiento del sistema para 
medición y despacho de gasolina y otros 
combustibles líquidos, cuyo mecanismo de ajuste 
sea exclusivamente de tipo mecánico.  
• Salir del programa de comunicación del 
sistema depara medición y despacho de gasolina y 
otros comb ustibles líquidos, siguiendo las 
recomendaciones del fabricante.  
• Desconectar la interfaz de la sección 
electrónica o el conector serial del puerto de 
comunicación (RS232), entre el sistema de medición 
y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos 
y la computadora portátil.  
• Restablecer el sistema de medición y despacho 
de gasolina y otros combustibles líquidos mediante el 
tablero eléctrico de control o por su fuente de poder 
independiente, en caso de haberse requerido 
suspender la energía eléctric a para su verificación.  
• Realizar prueba efectuando un despacho de 
combustible del sistema de medición y despacho de 
gasolina y otros combustibles líquidos para 
corroborar su funcionamiento.  
• Cerrar el sistema de medición y despacho de 
gasolina y otros c ombustibles líquidos analizado, 
asentando todos los datos encontrados durante la 
verificación.  
Comentarios:  
Modificar el título introductorio del inciso  
Seguido de un “RS232” agregar “USB o Micro 
USB”  
Cambiar “sistemas de medición” por “sistemas 
para medic ión” ya que la preposición “para” en este 
supuesto indica la finalidad de una acción  7.3.2.6.5 Restablecimiento del sistema para 
medición y despacho de gasolina y otros 
combustibles líquidos:  
• Salir del programa de comunicación del sistema 
para medición y  despacho de gasolina y otros 
combustibles líquidos, siguiendo las 
recomendaciones del fabricante;  
• Desconectar la interfaz de la sección electrónica 
o el conector serial del puerto de comunicación 
(RS232, USB o MicroUSB), entre el sistema para 
medición y  despacho de gasolina y otros 
combustibles líquidos y la computadora portátil;  
• Restablecer el sistema para medición y 
despacho de gasolina y otros combustibles 
líquidos mediante el tablero eléctrico de control o 
por su fuente de poder independiente, en c aso de 
haberse requerido suspender la energía eléctrica 
para su verificación;  
• Realizar prueba efectuando un despacho de 
combustible del sistema para medición y 
despacho de gasolina y otros combustibles 
líquidos para corroborar su funcionamiento; y  
• Cerrar el sistema para medición y despacho de 
gasolina y otros combustibles líquidos analizado, 
asentando todos los datos encontrados durante la 
verificación.  CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA 
(CENAM)  
Con fundamento en los artículos 47 fracción I y 
II, así como el  64 de la LFMN, este comentario 
fue analizado por el CCONNSE y decidió 
aceptar la propuesta, quedando de la siguiente 
manera:  
7.3.2.6.5 Restablecimiento del sistema para 
medición y despacho de gasolina y otros 
combustibles líquidos:  
• Salir del programa de  comunicación del 
sistema para medición y despacho de gasolina 
y otros combustibles líquidos, siguiendo las 
recomendaciones del fabricante;  
• Desconectar la interfaz de la sección 
electrónica o el conector serial del puerto de 
comunicación (RS232, USB o Mi croUSB), entre 
el sistema para medición y despacho de 
gasolina y otros combustibles líquidos y la 
computadora portátil;  
• Restablecer el sistema para medición y 
despacho de gasolina y otros combustibles 
líquidos mediante el tablero eléctrico de control 
o por su fuente de poder independiente, en 
caso de haberse requerido suspender la 
energía eléctrica para su verificación;  
• Realizar prueba efectuando un despacho de 
combustible del sistema para medición y 
despacho de gasolina y otros combustibles 
líquidos pa ra corroborar su funcionamiento; y  
• Cerrar el sistema para medición y despacho 
de gasolina y otros combustibles líquidos 
analizado, asentando todos los datos 
encontrados durante la verificación.  
 
PROFECO  8. Información 
Comercial  Te 8.1 En el sistema de m edición y despacho de 
gasolina y otros combustibles líquidos  
Los sistemas de medición y despacho de 
gasolina y otros combustibles líquidos deben llevar 
marcados en forma permanente y visible en la parte 
externa de su cuerpo, los siguientes datos como 
mínim o: 
 Marca o nombre del fabricante.  
 Número seriado de fabricación.  
 Tipo y modelo.  
 Alcance de medición del sistema de  PROFECO  
Con fundamento en los artículos 47 
fracciones I y II, así como el 64 de la LFMN y 
33 párrafo terc ero del Reglamento de la LFMN, 
este comentario fue analizado por el 
CCONNSE y decidió rechazar la propuesta, 
debido a que, el gobierno mexicano estableció 
un programa de escalamiento de dispensarios, 
por el cual, dichos aparatos, deben cumplir con 
las disp osiciones de esta Norma Oficial 
Mexicana, sin embargo, se realizan los 
cambios de preposiciones “de” por “para” y se  Martes 18 de septiembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)       medición y despacho de gasolina y otros 
combustibles líquidos en gasto volumétrico 
para el cual está diseñado.  
 Año de fabricación ( excepto para sistemas 
de medición y despacho de gasolina y otros 
combustibles líquidos con intervalo de 350 
L/min a 2,650 L/min);  
 Número de aprobación del modelo o 
prototipo.  
 La leyenda aviso al consumidor (en lugar 
visible) *.  
 Identificación del pro ducto a despachar.  
 La leyenda "HECHO EN MEXICO" para 
productos de fabricación nacional o 
indicación del país de origen para los de 
importación.  
 (*) Las leyendas o avisos al consumidor 
consisten en letreros con las siguientes 
leyendas o equivalentes:  
 Importante para el consumidor.  
 Asegúrese que antes de la venta los 
indicadores marquen ceros.  
 Verifique que el precio por litro sea el 
correcto.  
 Signo de pesos en la carátula.  
Los sistemas de medición y despacho de 
gasolina y otros combustibles líquid os, una vez 
instalados en las estaciones de servicio deben indicar 
en forma clara y precisa el tipo de producto a 
despachar.  
Comentarios:  
Del numeral 8.1 (que se refiere al sistema de 
medición y despacho de gasolina y otros 
combustibles líquidos) se mencio na que se exige que 
los sistemas de despacho de combustible lleven 
marcados de forma permanente y visible en la parte 
externa:  
Alcance de medición del sistema de medición y 
despacho de gasolina y otros combustibles líquidos 
en gasto volumétrico para el cua l está diseñado.  
Número de aprobación del modelo o prototipo . 
Se sugiere establecer la verificación de los 
numerales 8.1 (cuarta y sexta viñetas), 9.3.2 y 
9.4.2.4.2 solamente a los dispensarios 
comercializados con aprobaciones de modelo o 
prototipo expedid as conforme la NOM -005-SCFI -
2011, lo anterior en concordancia con la adición del 
artículo Transitorio Tercero de la Norma Oficial 
Mexicana NOM -005-SCFI -2011, publicado el 22 de 
febrero de 2013. La justificación de lo anterior, se 
menciona, es que al no rea lizar la exención de estos 
numerales para los dispensarios con aprobación elimina el paréntesis en la quinta viñeta.        (Segunda Sección)   DIARIO OFICIAL  Martes 18 de  septiembre de 2018   anterior a la NOM -005-SCFI -2011, implica que se 
realice este marcado o etiquetado en todos los 
dispensarios que ya fueron comercializados en todo 
el territorio nacional, ocasionando costos adicionales 
para el cumplimiento del proyecto de norma y con 
ello, tal vez, una análisis distinto para la 
Manifestación de Impacto Regulatorio  
 
CENTRO NACIONAL 
DE METROLOGÍA 
(CENAM)  
 8. Información 
Comercial  Te 8.1 En el sistema de medici ón y despacho de 
gasolina y otros combustibles líquidos  
Los sistemas de medición y despacho de 
gasolina y otros combustibles líquidos deben llevar 
marcados en forma permanente y visible en la parte 
externa de su cuerpo, los siguientes datos como 
mínimo:  
 Marca o nombre del fabricante.  
 Número seriado de fabricación.  
 Tipo y modelo.  
 Alcance de medición del sistema de 
medición y despacho de gasolina y otros 
combustibles líquidos en gasto volumétrico 
para el cual está diseñado.  
 Año de fabricación (excep to para sistemas 
de medición y despacho de gasolina y otros 
combustibles líquidos con intervalo de 350 
L/min a 2,650 L/min);  
 Número de aprobación del modelo o 
prototipo.  
 La leyenda aviso al consumidor (en lugar 
visible) *.  
 Identificación del producto  a despachar.  
 La leyenda "HECHO EN MEXICO" para 
productos de fabricación nacional o 
indicación del país de origen para los de 
importación.  
 (*) Las leyendas o avisos al consumidor 
consisten en letreros con las siguientes 
leyendas o equivalentes:  
 Import ante para el consumidor.  
 Asegúrese que antes de la venta los 
indicadores marquen ceros.  
 Verifique que el precio por litro sea el 
correcto.  
 Signo de pesos en la carátula.  
Los sistemas de medición y despacho de 
gasolina y otros combustibles líquidos, u na vez 
instalados en las estaciones de servicio deben indicar 8.1 En el sistema para medición y 
despacho de gasolina y otros combustibles 
líquidos  
Los sistemas para medición y despacho de 
gasolina y otros combustibles líquidos deben 
llevar marcados en forma permanente y visible en 
la parte externa de su cuerpo, l os siguientes datos 
como mínimo:  
• Marca o nombre del fabricante;  
• Número seriado de fabricación;  
• Tipo y modelo;  
• Alcance de medición del sistema para 
medición y despacho de gasolina y otros 
combustibles líquidos en gasto volumétrico para el 
cual está diseñado;  
• Año de fabricación;  
• Número de aprobación del modelo o 
prototipo;  
• La leyenda aviso al consumidor (en lugar 
visible)*;  
• Identificación del producto a despachar; y  
• La leyenda "HECHO EN MÉXICO" para 
productos de fabricación nacional o indica ción del 
país de origen para los de importación.  
(*) Las leyendas o avisos al consumidor 
consisten en letreros con las siguientes leyendas 
o equivalentes:  
• Importante para el consumidor;  
• Asegúrese que antes de la venta los 
indicadores marquen ceros;  
• Verifique que el precio por litro sea el 
correcto; y  
• Signo de pesos en la carátula.  
Los sistemas para medición y despacho de 
gasolina y otros combustibles líquidos, una vez 
instalados en las estaciones de servicio deben 
indicar en forma clara y precisa el  tipo de producto 
a despachar.  CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA 
(CENAM)  
Con fundamento en los artículos 47 fracción I y 
II, así como el 64 de la LFMN, este comentario 
fue analizado por el CCONNSE y decidió 
aceptar la propuesta, quedando de la siguiente 
manera : 
8.1 En el sistema para medición y 
despacho de gasolina y otros combustibles 
líquidos  
Los sistemas para medición y despacho de 
gasolina y otros combustibles líquidos deben 
llevar marcados en forma permanente y visible 
en la parte externa de su cuerpo, los  siguientes 
datos como mínimo:  
• Marca o nombre del fabricante;  
• Número seriado de fabricación;  
• Tipo y modelo;  
• Alcance de medición del sistema para 
medición y despacho de gasolina y otros 
combustibles líquidos en gasto volumétrico 
para el cual está di señado;  
• Año de fabricación;  
• Número de aprobación del modelo o 
prototipo;  
• La leyenda aviso al consumidor (en lugar 
visible)*;  
• Identificación del producto a despachar; y  
• La leyenda "HECHO EN MÉXICO" para 
productos de fabricación nacional o indicaci ón 
del país de origen para los de importación.  
(*) Las leyendas o avisos al consumidor 
consisten en letreros con las siguientes 
leyendas o equivalentes:  
• Importante para el consumidor;  
• Asegúrese que antes de la venta los 
indicadores marquen ceros;  
• Verifique que el precio por litro sea el  Martes 18 de septiembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)       en forma clara y precisa el tipo de producto a 
despachar.  
Comentarios:  
Se sugiere hacer el cambio de preposiciones 
“de” por el de “para” y eliminar el contenido del 
paréntesis en la quinta viñet a.  correcto; y  
• Signo de pesos en la carátula.  
Los sistemas para medición y despacho de 
gasolina y otros combustibles líquidos, una vez 
instalados en las estaciones de servicio deben 
indicar en forma clara y precisa el t ipo de 
producto a despachar.  
 
CANACO  8.Información 
Comercial  Ed 8.2 En el envase, empaque o embalaje  
En el empaque o embalaje de los sistemas de 
medición y despacho de gasolina y otros 
combustibles líquidos, se deben marcar como 
mínimo los datos siguiente s: 
 Marca o nombre del fabricante.  
 Modelo.  
 Número de serie.  
 La leyenda "HECHO EN MEXICO" para 
productos de fabricación nacional o 
indicación del país de origen para los de 
importación.  
 Nombre y domicilio del fabricante nacional o 
del importador.  
Comentarios:  
Se sugiere numerar las viñetas para guardar la 
congruencia con otros numerales.   CANACO  
Con fundamento en los artículos 64 de la LFMN 
y 33 párrafo tercero del Reglamento de la 
LFMN, este comentario fue analizado por el 
CCONNSE y decidió rechaza r la propuesta, 
debido a que la modificación de este 
comentario no es necesario para la debida 
comprensión de la NOM.  
 
CENTRO NACIONAL 
DE METROLOGÍA 
(CENAM)  8. Información 
Comercial  Te 8.2 En el envase, empaque o embalaje  
En el empaque o embalaje de los sistemas de 
medición y despacho de gasolina y otros 
combustibles líquidos, se deben marcar como 
mínimo los datos siguientes:  
 Marca o nombre del fabricante.  
 Modelo.  
 Número de serie.  
 La leyenda "HECHO EN MEXICO" para 
productos de fabricación nacional  o 
indicación del país de origen para los de 
importación.  
 Nombre y domicilio del fabricante nacional o 
del importador.  
Comentarios:  
Cambiar “sistemas de medición” por “sistemas 
para medición” ya que la preposición “para” en este 
supuesto indica la finali dad de una acción  8.2 En el envase, empaque o embalaje  
En el empaque o embalaje de los sistemas 
para medición y despacho de gasolina y otros 
combustibles líquidos, se deben marcar como 
mínimo los datos siguientes:  
• Marca o nombre del fabricante;  
• Modelo;  
• Número de serie;  
• La leyenda "HECHO EN MÉXICO" para 
productos de fabricación nacional o indicación del 
país de origen para los de importación; y  
• Nombre y domicilio del fabricante nacional o del 
importador.  CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA 
(CENAM)  
Con fu ndamento en los artículos 47 fracción I y 
II, así como el 64 de la LFMN, este comentario 
fue analizado por el CCONNSE y decidió 
aceptar la propuesta, quedando de la siguiente 
manera:  
8.2 En el envase, empaque o embalaje  
En el empaque o embalaje de los sist emas 
para medición y despacho de gasolina y otros 
combustibles líquidos, se deben marcar como 
mínimo los datos siguientes:  
• Marca o nombre del fabricante;  
• Modelo;  
• Número de serie;  
• La leyenda "HECHO EN MÉXICO" para 
productos de fabricación nacional o  indicación 
del país de origen para los de importación; y  
• Nombre y domicilio del fabricante nacional o 
del importador.  
CANACO -CIUDAD 
DE MÉXICO; 
ESFERA DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  
 9. Verificación 
inicial, periódica y 
extraordinaria  Te 9 V ERIFICACIÓN INICIAL, PERIÓDICA Y 
EXTRAORDINARIA  
Comentarios:  
Relación a la forma de operación.  
 La verificación inicial, periódica y 
extraordinaria de los sistemas para medición debe 
efectuarse, de conformidad con las disposiciones 
establecidas en la “List a de instrumentos de 
medición cuya verificación inicial, periódica o 
extraordinaria es obligatoria, así como las reglas 
para efectuarla”, bajo el siguiente procedimiento.  
Este procedimiento clasifica la verificación en CANACO -CIUDAD DE MÉXICO; ESFERA DE 
SERVICIOS PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  
Con fundamento en los artículos 64 d e la LFMN 
y 33 párrafo tercero del Reglamento de la 
LFMN, este comentario fue analizado por el 
CCONNSE y decidió rechazar la propuesta, 
debido a que no es necesario para la debida       (Segunda Sección)   DIARIO OFICIAL  Martes 18 de  septiembre de 2018   cuatro secciones:  
• Documental (9.1)  
• Visual (9.2)  
• Gasto volumétrico (9.3)  
• Electrónica (9.4)  
Se verifica que el sistema para medición cumpla 
con las características siguientes:  comprensión de la NOM.  
 
CANACO -CIUDAD 
DE MÉXICO; 
ESFERA DE 
SERVICIOS 
PROFES IONALES 
INTERNACIONALES  9. Verificación 
inicial, periódica y 
extraordinaria  Te 9.1 La verificación inicial, periódica y extraordinaria 
de los sistemas de medición y despacho de gasolina 
y otros combustibles líquidos de gasolina y otros 
combustibles líquido s debe efectuarse, de 
conformidad con las disposiciones establecidas en la 
"Lista de instrumentos de medición cuya verificación 
inicial, periódica o extraordinaria es obligatoria, así 
como las reglas para efectuarla", bajo el siguiente 
procedimiento.  
Comen tarios:  
Relación a la forma de operación.  9.1 Sección Documental  
9.1.1  Debe estar disponible toda la 
información sobre la aprobación de modelo de los 
sistemas para medición a verificar y lo 
correspondiente a las certificaciones producto 
sujeto a norma ofic ial mexicana y documentación 
oficial tales como el último dictamen de 
verificación.  
9.1.2  Revise que el usuario cuente con los 
instructivos, manuales de instalación, operación y 
mantenimiento, del sistema para medición.  CANACO -CIUDAD DE MÉXICO; ESFERA DE 
SERVICIOS PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  
Con fundamento en los artículos 64 de la LFMN 
y 33 párrafo tercero del Reglamento de la 
LFMN, este comentario fue analizado por el 
CCONNSE y decidió rechazar la propuesta, 
debido a que el texto referido no se consider a 
necesaria su modificación, para la debida 
comprensión y alcance de la NOM, sin 
embargo, se eliminan “de gasolina y otros 
combustibles líquidos” y “bajo el siguiente 
procedimiento”, asimismo se realiza el cambio 
de “reglas” por “normas” del inciso 9.1.  
CENTRO NACIONAL 
DE METROLOGÍA 
(CENAM)  9. Verificación 
inicial, periódica y 
extraordinaria  Te 9.1 La verificación inicial, periódica y extraordinaria 
de los sistemas de medición y despacho de gasolina 
y otros combustibles líquidos de gasolina y otros 
combust ibles líquidos debe efectuarse, de 
conformidad con las disposiciones establecidas en la 
"Lista de instrumentos de medición cuya verificación 
inicial, periódica o extraordinaria es obligatoria, así 
como las reglas para efectuarla", bajo el siguiente 
procedi miento.  
Comentarios:  
Cambiar “sistemas de medición” por “sistemas 
para medición” ya que la preposición “para” en este 
supuesto indica la finalidad de una acción  
Para un mejor entendimiento del Proyecto se sugiere 
eliminar “de gasolina y otros combustibles líquidos”, 
“bajo el siguiente procedimiento” y sustituir “reglas” 
por “normas aplicables” ya que se  refiere a todas las 
pautas o lineamientos que rigen la conducta o 
comportamiento de una colectividad, como una 
empresa, una comunidad o la sociedad en gener al.  9.1 La verificación inicial, periódica y 
extraordinaria de los sistemas para medición y 
despacho de gasolina y otros combustibles 
líquidos debe efectuarse, de conformidad con las 
disposiciones establecidas en la "Lista de 
instrumentos de medición cuya  verificación inicial, 
periódica o extraordinaria es obligatoria, así como 
las normas aplicables para efectuarla publicada en 
el Diario Oficial de la Federación el 18 de abril de 
2016 o la que la sustituya”.  CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA 
(CENAM)  
Con fundam ento en los artículos 47 fracción I y 
II, así como el 64 de la LFMN, este comentario 
fue analizado por el CCONNSE y decidió 
aceptar la propuesta, quedando de la siguiente 
manera:  
9.1 La verificación inicial, periódica y 
extraordinaria de los sistemas para medición y 
despacho de gasolina y otros combustibles 
líquidos debe efectuarse, de conformidad con 
las disposiciones establecidas en la "Lista de 
instrumentos de medición cuya verificación 
inicial, periódica o extraordinaria es obligatoria, 
así como las nor mas aplicables para efectuarla 
publicada en el Diario Oficial de la Federación 
el 18 de abril de 2016 o la que la sustituya”.  
CANACO -CIUDAD 
DE MÉXICO; 
ESFERA DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  9. Verificación 
inicial, periódica y 
extraordinaria  Te 9.2 Verificación visual  
Se verifica que el sistema de medición y 
despacho de gasolina y otros combustibles líquidos 
cumpla con las características siguientes:  
El sistema de medición y despacho de gasolina 
y otros combustibles líquidos para ser usado y 
considerado, como apto, para realizar transacciones 
comerciales, no debe presentar en su 
funcionamiento, condiciones que generen 
desperfectos, es decir, no debe tener piezas sueltas 
u otras deficiencias evidentes. Además, se debe 
verificar que cuenta con las leyendas siguientes o 
similares:  
• Importante para el consumidor.  
• Asegúrese que antes de la venta los 9.2 Sección Visual  
9.2.1 Acabado  
Debe cumplir con lo establecido en el punto 
5.2, además no debe tener piezas sueltas, ni 
fugas que alteren la medición.  
9.2.1.1 Debe cumplir con lo establecido en el 
punto 8.1  
9.2.1.2 Componentes de un sistema para 
medición (identificación de las partes)  
Debe cumplir con lo establecido en los puntos 5.3  
y 5.3.1  CANACO -CIUDAD DE MÉXICO; ESFERA DE 
SERVICIOS PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  
Con fundamento en los artículos 64 de la LFMN 
y 33 párrafo tercero del Reglamento de la 
LFMN, este comentario fue analizado por el 
CCONNSE y decidió rechazar la propuesta, 
debido a que el texto referido no se considera 
necesaria su modificación, para la debida 
comprensión y alcance de la NOM, sin 
embargo, se realiza el cambio de preposiciones 
“de” por “para”.   Martes 18 de septiembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)       indicadores marquen ceros.  
• Verifique que el precio por litro sea el correcto.  
Los sistemas de medición y despacho de gasolina y 
otros combustibles líq uidos, una vez instalados en las 
estaciones de servicio deben indicar en forma clara y 
precisa el tipo de producto a despachar.  
Comentarios:  
Relación a la forma de operación.  
 
CENTRO NACIONAL 
DE METROLOGÍA 
(CENAM)  9. Verificación 
inicial, p eriódica y 
extraordinaria  Te 9.2 Verificación visual  
Se verifica que el sistema de medición y 
despacho de gasolina y otros combustibles líquidos 
cumpla con las características siguientes:  
El sistema de medición y despacho de gasolina 
y otros combustibles l íquidos para ser usado y 
considerado, como apto, para realizar transacciones 
comerciales, no debe presentar en su 
funcionamiento, condiciones que generen 
desperfectos, es decir, no debe tener piezas sueltas 
u otras deficiencias evidentes. Además, se debe 
verificar que cuenta con las leyendas siguientes o 
similares:  
• Importante para el consumidor.  
• Asegúrese que antes de la venta los 
indicadores marquen ceros.  
• Verifique que el precio por litro sea el correcto.  
Los sistemas de medición y despacho de gasol ina y 
otros combustibles líquidos, una vez instalados en las 
estaciones de servicio deben indicar en forma clara y 
precisa el tipo de producto a despachar.  
Comentarios:  
Cambiar “sistemas de medición” por “sistemas 
para medición” ya que la preposición “para ” en este 
supuesto indica la finalidad de una acción  9.2 Verificación visual  
Se verifica que el sistema para medición y 
despacho de gasolina y otros combustibles 
líquidos cumpla con las características siguientes:  
El sistema para medición y despacho de 
gasolina y otros combustibles líquidos para ser 
usado y considerado, como apto, para realizar 
transacciones comerciales, no debe presentar en 
su funcionamiento, condiciones que generen 
desperfectos, es decir, se requiere que no haya 
piezas sueltas u otras def iciencias evidentes. 
Además, se debe verificar que cuenta con las 
leyendas siguientes o similares:  
• Importante para el consumidor;  
• Asegúrese que antes de la venta los 
indicadores marquen ceros; y  
• Verifique que el precio por litro sea el 
correcto.  
Los sistemas para medición y despacho de 
gasolina y otros combustibles líquidos, una vez 
instalados en las estaciones de servicio deben 
indicar en forma clara y precisa el tipo de producto 
a despachar.  CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA 
(CENAM)  
Con fundamento en lo s artículos 47 fracción I y 
II, así como el 64 de la LFMN, este comentario 
fue analizado por el CCONNSE y decidió 
aceptar la propuesta, quedando de la siguiente 
manera:  
9.2 Verificación visual  
Se verifica que el sistema para medición y 
despacho de gasolina  y otros combustibles 
líquidos cumpla con las características 
siguientes:  
El sistema para medición y despacho de 
gasolina y otros combustibles líquidos para ser 
usado y considerado, como apto, para realizar 
transacciones comerciales, no debe presentar 
en su funcionamiento, condiciones que generen 
desperfectos, es decir, se requiere que no haya 
piezas sueltas u otras deficiencias evidentes. 
Además, se debe verificar que cuenta con las 
leyendas siguientes o similares:  
• Importante para el consumidor;  
• Asegúr ese que antes de la venta los 
indicadores marquen ceros; y  
• Verifique que el precio por litro sea el 
correcto.  
Los sistemas para medición y despacho de 
gasolina y otros combustibles líquidos, una vez 
instalados en las estaciones de servicio deben 
indicar en forma clara y precisa el tipo de 
producto a despachar.  
CANACO -CIUDAD 
DE MÉXICO; 
ESFERA DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  9. Verificación 
inicial, periódica y 
extraordinaria  Te 9.2.1 Dispositivos contador o computador  
El totalizador instantáneo  de los dispositivos 
contador o computador debe marcar ceros y debe 
indicar como mínimo el volumen de combustible 
líquido despachado, el precio por litro y el importe de 
la venta. Para el caso de los sistemas de medición y 
despacho de gasolina y otros comb ustibles líquidos 
clasificados como contadoras deben indicar el 
volumen de combustible líquido despachado.  
9.2.2 Dispositivos contador o computador  
Debe cumplir con lo establecido en los puntos 
5.3.2, 5.3.2.1, 5.3.2.2 y 5.3.2.3  
Comentarios:  
Relación a la f orma de operación.  Debe cumplir con lo establecido en los puntos 
5.3.2, 5.3.2.1, 5.3.2.2 y 5.3.2.3  
 CANACO -CIUDAD DE MÉXICO; ESFERA DE 
SERVICIOS PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  
Con fundamento en los artículos 28, fracción III, 
artículo 30 fracción I y artícu lo 33 del 
Reglamento de la LFMN y la Norma Mexicana 
NMX -Z-013-SCFI -2015, Guía para la 
estructuración y redacción de normas, la cual, 
en su inciso secundario 6.3.6 indica que la 
Clasificación, designación y codificaciones 
pueden establecer un sistema de cla sificación, 
designación o codificación de productos, 
procesos o servicios que estén de conformidad 
con los requisitos establecidos, este comentario 
fue analizado por el CCONNSE y decidió 
rechazar la propuesta. Asimismo, se elimina de 
la NOM los Sistemas de  medición y despacho       (Segunda Sección)   DIARIO OFICIAL  Martes 18 de  septiembre de 2018   de gasolina y otros combustibles líqu idos Tipo 
II Contadoras ya que éstas só lo registran 
únicamente el volumen de combustible líquido 
y el objetivo y campo de aplicación de este 
Proyecto de Norma Oficial Mexicana es para 
Sistemas para medición y despacho de 
gasolina que se utilizan en transacciones 
comerciales dentro del territorio de los Estados 
Unidos Mexicanos, y se agrega “del dispositivo, 
asimismo se elimina el tercer párrafo.  
 
CENTRO NACIONAL 
DE METROLOGÍA 
(CENAM)  9. Verificación  
inicial, periódica y 
extraordinaria  Te 9.2.1  Dispositivos contador o computador  
El totalizador instantáneo de los dispositivos 
contador o computador debe marcar ceros y debe 
indicar como mínimo el volumen de combustible 
líquido despachado, el precio por l itro y el importe de 
la venta. Para el caso de los sistemas de medición y 
despacho de gasolina y otros combustibles líquidos 
clasificados como contadoras deben indicar el 
volumen de combustible líquido despachado.  
Comentarios:  
Se sugiere eliminar “contador ” y la segunda 
oración del párrafo.  9.2.1 Dispositivo computador  
El totalizador instantáneo del dispositivo 
computador debe marcar ceros y debe indicar 
como mínimo el volumen de combustible líquido 
despachado, el precio por litro y el importe de la 
venta.   CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA 
(CENAM)  
Con fundamento en los artículos 47 fracción I y 
II, así como el 64 de la LFMN, este comentario 
fue analizado por el CCONNSE y decidió 
aceptar la propuesta, quedando de la siguiente 
manera:  
9.2.1 Dispositivo computado r 
El totalizador instantáneo del dispositivo 
computador debe marcar ceros y debe indicar 
como mínimo el volumen de combustible 
líquido despachado, el precio por litro y el 
importe de la venta.  
CANACO -CIUDAD 
DE MÉXICO; 
ESFERA DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  9. Verificación 
inicial, periódica y 
extraordinaria  Te 9.2.2 Carátula indicadora  
Debe cumplir con lo establecido en el punto 5.3.2.3 
de este proyecto de norma oficial mexicana.  
Comentarios:  
Está considerado en el punto anterior 9.2.2  
ELIMINAR   CANACO -CIUDAD DE MÉXICO; ESFERA DE 
SERVICIOS PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  
Con fundamento en los artículos 64 de la LFMN 
y 33 párrafo tercero del Reglamento de la 
LFMN, este comentario fue analizado por el 
CCONNSE y decidió rechazar la propuesta, 
debido a  que resulta innecesario su eliminación 
para la debida comprensión del Proyecto de 
Norma Oficial Mexicana, sin embargo, se hace 
la corrección de “punto” por “inciso” y se 
cambia el estado de la norma.  
CENTRO NACIONAL 
DE METROLOGÍA 
(CENAM)  9. Verificación 
inicial, periódica y 
extraordinaria  Te 9.2.2 Carátula indicadora  
Debe cumplir con lo establecido en el punto 5.3.2.3 
de este proyecto de norma oficial mexicana.  
Comentarios:  
Se sugiere hacer el cambio de “punto” por 
“inciso”.  9.2.2  Carátula indicadora  
Debe cumplir con lo establecido en el inciso 
5.3.2.3.  CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA 
(CENAM)  
Con fundamento en los artículos 47 fracción I y 
II, así como el 64 de la LFMN, este comentario 
fue analizado por el CCONNSE y decidió 
aceptar la propuesta, quedando de  la siguiente 
manera:  
9.2.2 Carátula indicadora  
Debe cumplir con lo establecido en el inciso 
5.3.2.3.  
CENTRO NACIONAL 
DE METROLOGÍA 
(CENAM)  9. Verificación 
inicial, periódica y 
extraordinaria  Te 9.2.3  Mecanismo de ajuste  
Además de cumplir con 5.3.3, este  mecanismo 
debe poseer los aditamentos especiales necesarios 
para colocar los dispositivos oficiales de 
inviolabilidad; éstos deben permanecer en el lugar 
correspondiente.  
En la verificación periódica o extraordinaria el 
sistema de medición y despacho de g asolina y otros 
combustibles líquidos debe contar con la contraseña 
de verificación señalada en 9.3.4 de la verificación 
inicial o periódica o extraordinaria anterior y se debe 
constatar que éstos no han sido violados o alterados 
por cualquier medio como a plicación de calor o 9.2.3 Mecanismo de ajuste  
Además de cumplir con el inciso 5.3.3, este 
mecanismo debe poseer los aditamentos 
especia les necesarios para colocar los 
dispositivos oficiales de inviolabilidad; éstos deben 
permanecer en el lugar correspondiente.  
En la verificación periódica o extraordinaria el 
sistema para medición y despacho de gasolina y 
otros combustibles líquidos debe c ontar con la 
contraseña de verificación señalada en el inciso 
9.3.4 de la verificación inicial o periódica o 
extraordinaria anterior y se debe constatar que 
éstos no han sido violados o alterados por CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA 
(CENAM)  
Con fundamento en los artículos 47 fracción I y 
II, así como el 64 de la LFMN, este comentario 
fue analizado por el CCONNSE y decidió 
aceptar la propuesta, quedando de la siguiente 
manera:  
9.2.3 Mecanismo de a juste  
Además de cumplir con el inciso 5.3.3, 
este mecanismo debe poseer los aditamentos 
especiales necesarios para colocar los 
dispositivos oficiales de inviolabilidad; éstos  Martes 18 de septiembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)       acción de una fuerza.  
Comentarios:  
Se sugiere agregar inciso y hacer el cambio de 
preposiciones “de” por el de “para”.  cualquier medio como aplicación de calor o acción 
de una  fuerza.  deben permanecer en el lugar correspondiente.  
En la verificación periódica o extr aordinaria el 
sistema para medición y despacho de gasolina 
y otros combustibles líquidos debe contar con 
la contraseña de verificación señalada en el 
inciso 9.3.4 de la verificación inicial o periódica 
o extraordinaria anterior y se debe constatar 
que ésto s no han sido violados o alterados por 
cualquier medio como aplicación de calor o 
acción de una fuerza.  
 
CENTRO NACIONAL 
DE METROLOGÍA 
(CENAM)  9. Verificación 
inicial, periódica y 
extraordinaria  Te 9.2.4.1  Manguera de descarga  
Se debe verificar que las ma ngueras de 
descarga, así como las válvulas de retención y 
descarga, no presenten daños en la pared externa, ni 
fisuras que permitan goteo constante, así como 
adaptaciones que puedan afectar su funcionamiento 
según especificaciones del fabricante del sistem a de 
medición y despacho de combustibles, esto se 
verifica visualmente (véase 5.4 de este proyecto de 
norma oficial mexicana).  
Comentarios:  
Se sugiere hacer el cambio de “punto” por 
“inciso” y “goteo constante” por “fugas”.  9.2.4.1 Manguera de descarga  
Se debe verificar que las mangueras de 
descarga, así como las válvulas de retención y 
descarga, no presenten daños en la pared 
externa, ni fisuras que permitan fugas, así como 
adaptaciones que afecten su funcionamiento 
según especificaciones del fabricante d el sistema 
para medición y despacho de combustibles, esto 
se verifica visualmente (véase el inciso 5.4).  CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA 
(CENAM)  
Con fundamento en los artículos 47 fracción I y 
II, así como el 64 de la LFMN, este comentario 
fue analizado por el CCONNSE y decidió 
aceptar la propuesta, quedando de la siguiente 
manera:  
9.2.4.1 Manguera de descarga  
Se debe verificar que las mangueras de 
descarga, así como las válvulas de retención y 
descarga, no presenten daños en la pared 
externa, ni fisuras que permitan fugas, así 
como adaptaciones que afecten su 
funcionamiento según especificaciones del 
fabricante del sistema para medición y 
despacho de combustibles, esto se verifica 
visualmente (véase el inciso 5.4).  
CANACO -CIUDAD 
DE MÉXICO; 
ESFERA DE 
SERVICIO S 
PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  9. Verificación 
inicial, periódica y 
extraordinaria  Te Comentarios:  
Agregar  9.2.8 Válvula de retención  
Debe cumplir con lo establecido en el punto 
5.3.5.2  
9.2.10 Válvula de seguridad  
Debe  cumplir con lo establecido en el 
punto 5.3.5.4  
9.2.11 Mecanismo de cierre automático  
Debe cumplir con lo establecido en el punto 
5.3.5.5 y 7.2.4.2 último párrafo.  
9.2.9 Válvula de descarga  
Debe cumplir con lo establecido en el punto 
5.3.5.3  CANACO -CIUDAD DE MÉXICO; ESFERA DE 
SERVICIOS PROFES IONALES 
INTERNACIONALES  
Con fundamento en los artículos 64 de la LFMN 
y 33 párrafo tercero del Reglamento de la 
LFMN, este comentario fue analizado por el 
CCONNSE y decidió rechazar la propuesta, 
debido a que no se considera necesaria su 
modificación, para  la debida comprensión y 
alcance del Proyecto de Norma Oficial 
Mexicana.  
CANACO -CIUDAD 
DE MÉXICO; 
ESFERA DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  9. Verificación 
inicial, periódica y 
extraordinaria  Te Comentarios:  
Agregar.  9.2.8 Válvula de retención  
Debe cumplir con lo establecido en el punto 
5.3.5.2  
9.2.9 Válvula de descarga  
Debe cumplir con lo establecido en el punto 
5.3.5.3  
9.2.10 Válvula de seguridad  
Debe cumplir con lo establecido en el punto 
5.3.5.4  
9.2.11 Mecanismo de cierre automático  
Debe cumpli r con lo establecido en el punto 
5.3.5.5 y 7.2.4.2 último párrafo.  CANACO -CIUDAD DE MÉXICO; ESFERA DE 
SERVICIOS PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  
Con fundamento en los artículos, 64 de la 
LFMN y 33 párrafo tercero del Reglamento de 
la LFMN, este comentario fue  analizado por el 
CCONNSE y decidió rechazar la propuesta, 
debido a que no se considera necesaria su 
modificación, para la debida comprensión y 
alcance de la NOM        (Segunda Sección)   DIARIO OFICIAL  Martes 18 de  septiembre de 2018   CANACO -CIUDAD 
DE MÉXICO; 
ESFERA DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  9. Verificación 
inicial, periódica y 
extraordinaria  Te 9.3 Verificación de cualidades metrológicas  
Esta verificación debe llevarse a cabo en todas 
las verificaciones: inicial, periódicas y extraordinarias.  
Comentarios:  
Se modifica el título  9.3 Sección Gasto Volumétrico  
9.3.1 Verificación de cualidades metrológicas  
En todas las verificaciones: ya sea inicial, 
periódicas o extraordinarias, debe llevarse a cabo 
aplicando lo indicado en el punto 7.2 de esta 
Norma Oficial Mexicana, considerando lo descrito 
en el punto 9.3.1.1 si guiente.  CANACO -CIUDAD DE MÉXICO; ESFERA DE 
SERVICIOS PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  
Con fundamento en los artículos, 64 de la 
LFMN y 33 párrafo tercero del Reglamento de 
la LFMN, este comentario fue analizado por el 
CCONNSE y decidió rechazar la propuesta,  
debido a que no se considera necesaria su 
modificación, para la debida comprensión y 
alcance de la NOM.  
 
CANACO -CIUDAD 
DE MÉXICO; 
ESFERA DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  9. Verificación 
inicial, periódica y 
extraordinaria  Te 9.3.1 Procedimiento  
Para esta verificación se debe aplicar lo indicado 
en todos los incisos del apartado 7.2 de este 
proyecto de norma oficial mexicana.  
Comentarios:  
Agregar.  
El concepto del proyecto está considerado en el 
punto anterior 9.3.1  9.3.1.1 Verificación de Gasto V olumétrico  
Esta verificación se clasifica en dos apartados:  
I. verificación antes de ajuste (só lo para periódica 
o extraordinaria), y  
II. verificación después de ajuste.  
9.3.1.2 La diferencia entre antes y después de 
ajuste, está en el número de corridas  (Ver 7.2.5).  
9.3.1.3 Para una verificación antes de ajuste, el 
número de corridas deben ser como mínimo una a 
cada gasto volumétrico.  
9.3.1.4 Para una verificación después de ajuste, el 
número de corridas deben ser como mínimo tres 
de cada gasto volumétric o. (Ver 7.2.5.5).  CANACO -CIUDAD DE MÉXICO; ESFERA DE 
SERVICIOS PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  
Con fundamento en los artículos 64 de la LFMN 
y 33 párrafo tercero del Reglamento de la 
LFMN, este comentario fue analizado por el 
CCONNSE y decidió rechazar la pr opuesta, 
debido a que, las pruebas contenidas en el 
inciso 7.2 de la versión de Norma vigente son 
suficientes para la verificación de las 
cualidades metrológicas especificadas, por lo 
que el texto propuesto, no se considera 
necesario para la debida compres ión de la 
NOM, sin embargo, se realiza la corrección 
“todos los incisos del apartado” por “todo el 
inciso” y cambia el estado de la norma.  
CENTRO NACIONAL 
DE METROLOGÍA 
(CENAM)  9. Verificación 
inicial, periódica y 
extraordinaria  Te 9.3.1 Procedimiento  
Para esta verificación se debe aplicar lo indicado 
en todos los incisos del apartado 7.2 de este 
proyecto de norma oficial mexicana.  
Comentarios:  
Se sugiere eliminar “contador” y la segunda 
oración del párrafo.  9.3.1 Procedimiento  
Para esta verificación se de be aplicar lo indicado 
en todo el inciso 7.2.  CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA 
(CENAM)  
Con fundamento en los artículos 47 fracción I y 
II, así como el 64 de la LFMN, este comentario 
fue analizado por el CCONNSE y decidió 
aceptar la propuesta, quedando de la s iguiente 
manera:  
9.3.1 Procedimiento  
Para esta verificación se debe aplicar lo 
indicado en todo el inciso 7.2.  
CANACO -CIUDAD 
DE MÉXICO; 
ESFERA DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  9. Verificación 
inicial, periódica y 
extraordinaria  Te 9.3.2 Elemento  primario de medición  
Se debe verificar, contra la tabla contenida en el 
numeral 7.2.7, inciso V, que el alcance del elemento 
primario de medición esté dentro del alcance 
declarado por el fabricante en 7.1.1.2.  
Comentarios:  
Relación a la forma de operación  9.3.2 Elemento primario de medición  
El alcance determinado del elemento primario de 
medición debe estar dentro del alcance declarado 
por el fabricante (Ver 7.1.1.2), y debe ser 
registrado.  
 CANACO -CIUDAD DE MÉXICO; ESFERA DE 
SERVICIOS PROFESIONALES 
INTERN ACIONALES  
Con fundamento en los artículos 64 de la LFMN 
y 33 párrafo tercero del Reglamento de la 
LFMN, este comentario fue analizado por el 
CCONNSE y decidió rechazar la propuesta, sin 
embargo, se realiza la corrección de “numeral” 
por “inciso”, “inciso” por “fracción” y se agrega 
“el inciso”.  
 
CENTRO NACIONAL 
DE METROLOGÍA 
(CENAM)  9. Verificación 
inicial, periódica y 
extraordinaria  Te 9.3.2 Elemento primario de medición  
Se debe verificar, contra la tabla contenida en el 
numeral 7.2.7, inciso V, que el al cance del elemento 
primario de medición esté dentro del alcance 9.3.2  Elemento primario de medición  
Se debe verificar, contra la tabla con tenida en el 
inciso 7.2.7, fracción V, que el alcance del 
elemento primario de medición esté dentro del CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA 
(CENAM)  
Con fundamento en los artículos 47 fracción I y 
II, así como el 64 de la LFMN, este comentario  Martes 18 de septiembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)       declarado por el fabricante en 7.1.1.2  
Comentarios:  
Se sugiere eliminar “contador” y la segunda 
oración del párrafo.  
 alcance declarado por el fabricante en el inciso 
7.1.1.2.  fue analizado por el CCONNSE y decidió 
aceptar la propuesta, quedando de la siguiente 
manera:  
9.3.2  Elemento primario de medición  
Se debe verificar, contra la tabla contenida en 
el inciso 7.2.7, fracción V, que el alc ance del 
elemento primario de medición esté dentro del 
alcance declarado por el fabricante en el inciso 
7.1.1.2.  
 
CANACO -CIUDAD 
DE MÉXICO; 
ESFERA DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  9. Verificación 
inicial, periódica y 
extraordinaria  Te 9.3.3 Ajust es 
En toda verificación inicial o periódica o 
extraordinaria, el instrumento de medición debe ser 
ajustado mediante el procedimiento indicado por el 
fabricante, aplicando las pruebas mencionadas 
anteriormente, en forma tal de dejar el error ajustado 
en el punto más próximo a cero como sea posible, de 
acuerdo a lo especificado en 5.1.1 inciso c) de este 
proyecto de norma oficial mexicana. De no lograrse 
el ajuste del instrumento de medición en los límites 
citados, la entidad que practica la verificación debe  
proceder a colocar una calcomanía, en la manguera 
de despacho correspondiente, que indique que el 
instrumento de medición no es apto para 
transacciones comerciales. El instrumento de 
medición no debe ser usado hasta que se lleve a 
cabo la verificación ext raordinaria correspondiente.  
Comentarios:  
Relación a la forma de operación.  9.3.3 Ajustes  
Cuando el sistema para medición sea ajustado 
use el procedimiento indicado por el fabricante, 
aplicando las pruebas mencionadas 5.3.3 en 
forma tal de dejar el error a justado en el punto 
más próximo a cero como sea posible, de acuerdo 
a lo especificado en 5.1.1 inciso c).  CANACO -CIUDAD DE MÉXICO; ESFERA 
DE SERVICIOS PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  
Con fundamento en los artículos 64 de la 
LFMN y 33 párrafo tercero del Regl amento de 
la LFMN, este comentario fue analizado por el 
CCONNSE y decidió rechazar la propuesta, 
pues el inciso 5.3.3 refiere a la especificación 
del mecanismo de ajuste y no a pruebas, sin 
embargo, se agrega “el inciso”, se corrige 
“fracción” por “inciso” , se cambia el estado de 
la norma y se agrega un párrafo.  
 
ESFERA DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  9. Verificación 
inicial, periódica y 
extraordinaria  Te 9.3.3 Ajustes  
En toda verificación inicial o periódica o 
extraordinaria, el instrumento de medición debe ser 
ajustado mediante el procedimiento indicado por el 
fabricante, aplicando las pruebas mencionadas 
anteriormente, en forma tal de dejar el error ajustado 
en el punto más próximo a cero como sea posible, de 
acuerdo a lo especificado en 5.1.1  inciso c) de este 
proyecto de norma oficial mexicana. De no lograrse 
el ajuste del instrumento de medición en los límites 
citados, la entidad que practica la verificación debe 
proceder a colocar una calcomanía, en la manguera 
de despacho correspondiente, que indique que el 
instrumento de medición no es apto para 
transacciones comerciales. El instrumento de 
medición no debe ser usado hasta que se lleve a 
cabo la verificación extraordinaria correspondiente.  9.3.3 Ajustes  
Cuando el sistema para medición sea a justado 
use el procedimiento indicado por el fabricante, 
aplicando las pruebas mencionadas 7.2.5.5 en 
forma tal de dejar el error ajustado en el punto 
más próximo a cero como sea posible, sin exceder 
lo especificado en 5.1.1 inciso c).  
 CANACO -CIUDAD DE MÉ XICO; ESFERA DE 
SERVICIOS PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  
Con fundamento en los artículos 64 de la LFMN 
y 33 párrafo tercero del Reglamento de la 
LFMN, este comentario fue analizado por el 
CCONNSE y decidió rechazar la propuesta, 
debido a que la referencia c on el inciso 7.2.5.5 
es errónea y el texto referido ya está 
considerado dentro del contenido de la norma.  
 
ALCANCE DE 
METAS 
EMPRESARIALES 
DE MEDICIÓN, S.A. 
DE C.V.; UNIDAD DE 
VERIFICACIÓN 
ACREDITADA Y 
APROBADA UVIM 
082; ING. JUAN 
JOSÉ MÁRQUEZ 
LIMÓN  9. Ver ificación 
inicial, periódica y 
extraordinaria  Te 9.3.3 Ajustes  
En toda verificación inicial o periódica o 
extraordinaria, el instrumento de medición debe ser 
ajustado mediante el procedimiento indicado por el 
fabricante, aplicando las pruebas mencionadas 
anteriormente, en forma tal de dejar el error ajustado 
en el punto más próximo a cero como sea posible, de 
acuerdo a lo especificado en 5.1.1 inciso c) de este 
proyecto de norma oficial mexicana. De no lograrse 
el ajuste del instrumento de medición en los l ímites 
citados, la entidad que practica la verificación debe 
proceder a colocar una calcomanía, en la manguera 9.3.3 Ajustes  
En toda verificación inicial o periódica o 
extraordinaria, el instrumento de medición debe 
ser ajustado mediante el procedimiento indicado 
por el fabrica nte, aplicando las pruebas 
mencionadas anteriormente, en forma tal de dejar 
el error ajustado en el punto más próximo a cero 
como sea posible, de acuerdo a lo especificado en 
5.1.1 inciso c) de este proyecto de norma oficial 
mexicana. De no lograrse el aju ste del instrumento 
de medición en los límites citados, la entidad que 
practica la verificación debe proceder a colocar ALCANCE DE METAS EMPRESARIALES DE 
MEDICIÓN, S.A. DE C.V.; UNIDAD DE 
VERIFICACIÓN ACREDITADA Y APROBADA 
UVIM 082; ING. JUAN JOSÉ MÁRQUEZ 
LIMÓN  
Con funda mento en los artículos 64 de la LFMN 
y 33 párrafo tercero del Reglamento de la 
LFMN, este comentario fue analizado por el 
CCONNSE y decidió rechazar la propuesta, 
debido a que, no se considera necesaria su 
modificación, para la debida comprensión y       (Segunda Sección)   DIARIO OFICIAL  Martes 18 de  septiembre de 2018   de despacho correspondiente, que indique que el 
instrumento de medición no es apto para 
transacciones comerciales. El instrumento de 
medición no debe ser usado hasta que se lleve a 
cabo la verificación extraordinaria correspondiente.  una calcomanía, en la manguera de despacho 
correspondiente, que indique que el instrumento 
de medición no es apto para transacciones 
comerciales. El instrumento de medición no debe 
ser usado hasta que se lleve a cabo la verificación 
extraordinaria correspondiente. Lo anterior aplicar 
extensivamente, salvo que el instrumento de una 
respuesta al cero error desde el inicio de la 
verificación metrológica, por lo que el ajuste es 
innecesario y así se asienta en el Acta o Dictamen 
correspondiente.  alcance  de la NOM.  
 
CENTRO NACIONAL 
DE METROLOGÍA 
(CENAM)  9. Verificación 
inicial, periódica y 
extraordinaria  Te 9.3.3  Ajustes  
En toda verificación inicial o periódica o 
extraordinaria, el instrumento de medición debe ser 
ajustado mediante el procedimiento indic ado por el 
fabricante, aplicando las pruebas mencionadas 
anteriormente, en forma tal de dejar el error ajustado 
en el punto más próximo a cero como sea posible, de 
acuerdo a lo especificado en 5.1.1 inciso c) de este 
proyecto de norma oficial mexicana. De no lograrse 
el ajuste del instrumento de medición en los límites 
citados, la entidad que practica la verificación debe 
proceder a colocar una calcomanía, en la manguera 
de despacho correspondiente, que indique que el 
instrumento de medición no es apto para  
transacciones comerciales. El instrumento de 
medición no debe ser usado hasta que se lleve a 
cabo la verificación extraordinaria correspondiente.  
Comentarios:  
Se sugiere eliminar “contador” y la segunda 
oración del párrafo.  9.3.3 Ajustes  
En toda verifica ción inicial o periódica o 
extraordinaria, el instrumento de medición debe 
ser ajustado mediante el procedimiento indicado 
por el fabricante, aplicando las pruebas 
mencionadas anteriormente, en forma tal de dejar 
el error ajustado en el punto más próximo a  cero 
como sea posible, de acuerdo con lo especificado 
en el inciso 5.1.1 fracción c). De no lograrse el 
ajuste del instrumento de medición en los límites 
citados, la entidad que practica la verificación 
debe proceder a colocar una calcomanía, en la 
mangue ra de despacho correspondiente, que 
indique que el instrumento de medición no es apto 
para transacciones comerciales. El instrumento de 
medición no debe ser usado hasta que se lleve a 
cabo la verificación extraordinaria 
correspondiente.  CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA 
(CENAM)  
Con fundamento en los artículos 47 fracción I y 
II, así como el 64 de la LFMN, este comentario 
fue analizado por el CCONNSE y decidió 
aceptar la propuesta, quedando de la siguiente 
manera:  
9.3.3 Ajustes  
En toda verificación inicial o per iódica o 
extraordinaria, el instrumento de medición debe 
ser ajustado mediante el procedimiento 
indicado por el fabricante, aplicando las 
pruebas mencionadas anteriormente, en forma 
tal de dejar el error ajustado en el punto más 
próximo a cero como sea pos ible, de acuerdo 
con lo especificado en el inciso 5.1.1 fracción 
c). De no lograrse el ajuste del instrumento de 
medición en los límites citados, la entidad que 
practica la verificación debe proceder a colocar 
una calcomanía, en la manguera de despacho 
correspondiente, que indique que el 
instrumento de medición no es apto para 
transacciones comerciales. El instrumento de 
medición no debe ser usado hasta que se lleve 
a cabo la verificación extraordinaria 
correspondiente.  
CANACO -CIUDAD 
DE MÉXICO; 
ESFERA DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  9. Verificación 
inicial, periódica y 
extraordinaria  TE 9.3.4 Contraseña de verificación  
Una vez realizada la verificación y determinado 
que el instrumento de medición cumple 
satisfactoriamente con las características técnicas 
establecidas en este procedimiento, se procede a 
colocar los sellos marchamos de verificación en el 
disco de ajuste y/o dispositivo de ajuste electrónico y 
el holograma correspondiente a la altura del 
dispositivo computador o contador sin obstruir  el 
marcado ni las lecturas del sistema de medición y 
despacho de gasolina y otros combustibles líquidos, 
que denoten que éste ha sido verificado. Se expide el 
dictamen de verificación correspondiente con los 
datos de identificación del sistema de medición  y 
despacho de gasolina y otros combustibles líquidos y 
de la estación de servicio en donde se encuentra 
instalado.  
Comentarios:  
Relación a la forma de operación   
9.3.4 Contraseña de verificación  
Cuando se coloquen los sellos de verificación, ya 
sea en el  dispositivo del elemento primario de 
medición o en el dispositivo de ajuste de 
electrónico en el computador, estos deben denotar 
que el sistema para medición ha sido verificado.  
9.3.4.1 Marca o estampado de verificación  
Cuando se coloquen hologramas y/o d istintivos de 
verificación deberán estar a la altura del 
dispositivo computador o contador sin obstruir el 
marcado ni las lecturas del sistema para medición, 
que denoten que éste ha sido verificado.  CANACO -CIUDAD DE MÉXICO; ESFERA DE 
SERVICIOS PROFESIONALE S 
INTERNACIONALES  
Con fundamento en los artículos, así como el 
64 de la LFMN y 33 párrafo tercero del 
Reglamento de la LFMN, este comentario fue 
analizado por el CCONNSE y decidió rechazar 
la propuesta, debido a que el texto referido ya 
se encuentra dentro  del contenido de la norma, 
sin embargo, se agrega “o precintos de 
inviolabilidad”, se realizan cambios de 
preposiciones y se elimina “computador o 
contador”.  
. 
CENTRO NACIONAL 
DE METROLOGÍA 9. Verificación 
inicial, periódica y Te 9.3.4 Contraseña de verificación  
Una vez realizada la verificación y determinado 9.3.4 Contraseña de verificación  
Una vez realizada la verificación y determinado CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA 
(CENAM)   Martes 18 de septiembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)       (CENAM)  extraordinaria  que el instrumento de medición cumple 
satisfactoriamente con las características técnicas 
establecidas en este procedimiento, se procede a 
colocar los sellos marchamos de verif icación en el 
disco de ajuste y/o dispositivo de ajuste electrónico y 
el holograma correspondiente a la altura del 
dispositivo computador o contador sin obstruir el 
marcado ni las lecturas del sistema de medición y 
despacho de gasolina y otros combustibles  líquidos, 
que denoten que éste ha sido verificado. Se expide el 
dictamen de verificación correspondiente con los 
datos de identificación del sistema de medición y 
despacho de gasolina y otros combustibles líquidos y 
de la estación de servicio en donde se encuentra 
instalado.  
Comentarios:  
Se sugiere eliminar “contador”, agregar 
“precintos de inviolabilidad” y hacer el cambio de 
preposiciones “de” por el de “para”.  que el instr umento de medición cumple 
satisfactoriamente con las características técnicas 
establecidas en este procedimiento, se procede a 
colocar los sellos marchamos o precintos de 
inviolabilidad de verificación en el disco de ajuste 
y/o dispositivo de ajuste electr ónico y el 
holograma correspondiente a la altura del 
dispositivo computador sin obstruir el marcado ni 
las lecturas del sistema para medición y despacho 
de gasolina y otros combustibles líquidos, que 
denoten que éste ha sido verificado. Se expide el 
dictam en de verificación correspondiente con los 
datos de identificación del sistema para medición 
y despacho de gasolina y otros combustibles 
líquidos y de la estación de servicio en donde se 
encuentra instalado.  Con fundam ento en los artículos 47 fracción I y 
II, así como el 64 de la LFMN, este comentario 
fue analizado por el CCONNSE y decidió 
aceptar la propuesta, quedando de la siguiente 
manera:  
9.3.4 Contraseña de verificación  
Una vez realizada la verificación y determin ado 
que el instrumento de medición cumple 
satisfactoriamente con las características 
técnicas establecidas en este procedimiento, se 
procede a colocar los sellos marchamos o 
precintos de inviolabilidad de verificación en el 
disco de ajuste y/o dispositivo de ajuste 
electrónico y el holograma correspondiente a la 
altura del dispositivo computador sin obstruir el 
marcado ni las lecturas del sistema para 
medición y despacho de gasolina y otros 
combustibles líquidos, que denoten que éste ha 
sido verificado. Se expide el dictamen de 
verificación correspondiente con los datos de 
identificación del sistema para medición y 
despacho de gasolina y otros combustibles 
líquidos y de la estación de servicio en donde 
se encuentra instalado.  
 
Metrología Aplicada, 
S.A. de C .V. 9. Verificación 
inicial, periódica y 
extraordinaria  Te 9.4 Verificación del sistema electrónico y 
programas de cómputo  
Con la información indicada en el punto 7.3.1, se 
efectuará una verificación para autentificar el sistema 
electrónico y programas de cómputo, los accesorios y 
demás componentes, equipos o sistemas vinculados 
o conectados al sistema de medición y despacho de 
gasolina y otros combustibles líquidos, los cuales 
deben coincidir con la aprobación del modelo o 
prototipo.  
Comentarios:  
Artículo 8 del Reglamento de la Ley Federal sobre 
Metrología y Normalización:  
"La calibración de patrones será realizada por los 
laboratorios de calibración y la verificación de 
instrumentos para medir utilizados directamente en 
transacciones comerciales por unidad es de 
verificación de instrumentos de medición, ambas 
acreditadas y aprobadas, sin perjuicio de las 
facultades que respecto de esta última correspondan 
a las autoridades competentes. "  
En el análisis de impacto en la competencia y análisis 
de riesgo del Pr oyecto de Norma Oficial Mexicana 
PROY -NOM -005-SCFI -2015, Instrumentos de 
medición -Sistema para medición y despacho de 
gasolina y otros combustibles liquidas - 
Especificaciones, métodos de prueba y de 
verificación, mismo que se encuentra disponible en el 
portal de internet de la COFEMER se menciona 
dentro de la descripción de la problemática o 9.4 Verificación del sistema electrónico y 
programas de cómputo.  
Con la información indicada en el punto 7.3.1, las 
unidades de verificación acreditadas y aprobadas 
y la PROFECO efectuarán una verificación para 
autentificar el sistema electrónico y programas de 
cómputo. Los accesorios y demás componentes, 
equipos o sistemas vinculados o conectados al 
sistema de medición y despacho de gasolina y 
otros combustibles liquidas, los cuales deben 
coinc idir con la aprobación del modelo o prototipo.  
 Metrología Aplicada, S.A. de C.V.  
Con fundamento en los artículos 47 fracciones I 
y II, así como el 64 de la LFMN y 33 párrafo 
tercero del Reglamento de la LFMN, este 
comentario fue analizado por el CCONNSE y  
decidió aceptar parcialmente la propuesta, el 
CCONNSE consideró adicionar un nuevo 
Capítulo 10 Verificación por autoridad 
competente , dicho inciso cambia de posición 
al inciso 10.2, para quedar de la siguiente 
manera:  
10. Verificación por autoridad 
compet ente 
10.1 La verificación realizada por la 
Procuraduría a los sistemas para medición y 
despacho de gasolina y otros combustibles 
líquidos enajenados e instalados debe 
efectuarse, de conformidad con los siguientes 
numerales.  
10.1.2 Verificación visual  
Se ve rifica que el sistema para medición y 
despacho de gasolina y otros combustibles 
líquidos cumpla con las características 
siguientes:  
El sistema para medición y despacho de 
gasolina y otros combustibles líquidos para ser 
usado y considerado, como apto, para realizar 
transacciones comerciales, no debe presentar 
en su funcionamiento, condiciones que generen       (Segunda Sección)   DIARIO OFICIAL  Martes 18 de  septiembre de 2018   situación que da origen a la intervención 
gubernamental a través de la regulación propuesta:  
"Con cifras del Programa de Verificación de 
Gasolineras, implementado por  la Profeco, de las 
1,659 estaciones de servicio verificadas, en 941 de 
ellas (57%) se encontraron irregularidades 
relacionadas con acreditación de documentos, 
cualidades metrológicas, elementos electrónicos. 
fallas hidráulicas, problemas en la calibración  de los 
equipos, estaciones fuera de servicio y seguridad ...  
 desperfectos, es decir, de requiere que no haya 
piezas sueltas u otras deficiencias evidentes. 
Además, se debe verificar que cuenta con las 
leyendas siguien tes o similares:  
• Importante para el consumidor.  
• Asegúrese que antes de la venta los 
indicadores marquen ceros.  
• Verifique que el precio por litro sea el 
correcto.  
 
 
   Si tenemos en cuenta que para el año 2014 en el 
país existían 11,092 estaciones de  servicio, entonces 
el número de estaciones verificadas solo fue del 
15%... Ello implica que el 85% de las estaciones aún 
no han sido verificadas. "  
Es decir que la PROFECO no cuenta con la 
infraestructura ni con el personal suficiente para 
verificar la pa rte electrónica de los dispensarios de 
las estaciones de servicio del país, por lo que 
requiere del apoyo de unidades de verificación 
acreditadas y aprobadas.  
Al respecto, el Articulo 86 de la Ley Federal sobre 
Metrología y Normalización menciona:  
"Las dep endencias podrán solicitar el auxilio de las 
unidades de verificación para la evaluación de la 
conformidad con respecto de normas oficiales 
mexicanas, en cuyo caso se sujetarán a las 
formalidades y requisitos establecidos en esta Ley."  
 
 Los sistemas para medición y despacho de 
gasolina y otros combustibles líquidos, una vez 
instalados en las estaciones de servicio deben 
indicar en forma clara y precisa el tipo de 
producto a despachar.  
La concordancia y el cumplimiento con los 
incisos 5.1.1, 5.2 5.3.1, 5.3. 2.1, 5.3.2.2. 5.3.2.3, 
5.3.2.4, 5.3.2.6, 5.3.3, 5.3.4.1, 5.3.5.1, 5.3.5.2, 
5.3.5.4, 5.3.5.5, 5.3.6, 5.4, 5.5.1 y 5.5.2.  
10.1.2.1 Dispositivo computador  
El totalizador instantáneo del dispositivo 
computador debe marcar ceros y debe indicar 
como mínimo el vo lumen de combustible 
líquido despachado, el precio por litro y el 
importe de la venta.  
10.1.2.2 Carátula indicadora  
Debe cumplir con lo establecido en el 
inciso 5.3.2.3.  
10.1.2.3 Mecanismo de ajuste  
Además de cumplir con el inciso 5.3.3, 
este mecanismo deb e poseer los aditamentos 
especiales necesarios para colocar los 
dispositivos oficiales de inviolabilidad; éstos 
deben permanecer en el lugar correspondiente.  
El sistema para medición y despacho de 
gasolina y otros combustibles líquidos debe 
contar con la c ontraseña de verificación 
señalada en el inciso 9.3.4 de la verificación 
inicial o periódica o extraordinaria anterior y se 
debe constatar que éstos no han sido violados 
o alterados por cualquier medio como 
aplicación de calor o acción de una fuerza.  
10.1. 2.4 Dispositivos de despacho  
10.1.2.4.1 Manguera de descarga  
Se debe verificar que las mangueras de 
descarga, así como las válvulas de retención y 
descarga, no presenten daños en la pared  Martes 18 de septiembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)       externa, ni fisuras que permitan fugas, así 
como adaptaciones que af ecten su 
funcionamiento según especificaciones del 
fabricante del sistema para medición y 
despacho de combustibles, esto se verifica 
visualmente (véase inciso 5.4).  
10.1.3 Verificación de cualidades 
metrológicas  
10.1.3.1 Para este inciso se debe aplicar lo  
indicado en los incisos 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.2.4, 
7.2.4.1, 7.2.4.2, 7.2.5.1, 7.2.5.2 y 7.2.5.3.  
 
     10.1.3.2 La verificación de los 
instrumentos de medición se realiza aplicando 
una prueba en cada gasto que se fije en el 
selector de gasto volumétrico  de la válvula de 
descarga:  
a) Con el selector de gasto volumétrico de 
la válvula de descarga en la posición de gasto 
máximo;  
b) Con el selector de gasto volumétrico de 
la válvula de descarga en la posición de gasto 
medio; y  
c) Con el selector de gasto vol umétrico de 
la válvula de descarga en la posición de gasto 
mínimo.  
10.1.3.3 Prueba a gasto volumétrico 
máximo  
Con el selector de gasto volumétrico de la 
válvula de descarga en la posición de gasto 
máximo, hacer pasar el combustible 
directamente a la medida  volumétrica de 
acuerdo con la capacidad nominal. A 
continuación, debe registrarse la lectura tanto 
del indicador instantáneo, como de la medida 
volumétrica, tomando e sta última en la parte 
inferior del menisco. Las diferencias habidas 
entre ambas lecturas  se determinan con 
aproximación al centilitro.  
10.1.3.4 Prueba a gasto volumétrico 
medio.  
Con el selector de gasto volumétrico de la 
válvula de descarga en la posición de gasto 
medio, hacer pasar el combustible 
directamente a la medida volumétrica de 
acuer do con la capacidad nominal. A 
continuación, debe registrarse la lectura tanto 
del indicador instantáneo, como de la medida       (Segunda Sección)   DIARIO OFICIAL  Martes 18 de  septiembre de 2018   volumétrica, tomando esta última en la parte 
inferior del menisco. Las diferencias habidas 
entre ambas lecturas se determinan con 
aproximación al centilitro.  
10.1.3.5 Prueba a gasto volumétrico 
mínimo  
Con el selector de gasto volumétrico de la 
válvula de descarga en la posición de gasto 
mínimo, hacer pasar el combustible 
directamente a la medida volumétrica de 
acuerdo con la capacidad nominal. A 
continuación, debe registrarse la lectura tanto  
 
     del indicador instantáneo, como de la 
medida volumétrica, tomando esta última en la 
parte inferior del menisco. Las diferencias 
habidas entre ambas lecturas se determinan 
con aproximación al  centilitro.  
10.1.4 Número de pruebas  
Cada una de las pruebas se realiza en 
cada gasto, debiendo quedar esto registrado en 
la siguiente tabla:  
Tiempo de llenado de la cuarta parte de la 
medida volumétrica (t)  Gasto de la prueba (qV)  
Volumen registrado en l a carátula indicadora 
del instrumento de medición seleccionado (I)  
Volumen de la medida volumétrica corregido a 
la temperatura de trabajo (Vcmv)  Temperatura 
de trabajo de la medida volumétrica (Tmv)  Error 
de Indicación  Error máximo tolerado 
(especificado e n 5.1.1 inciso b)  Diferencias 
entre las lecturas inicial y final del totalizador 
acumulado respecto del totalizador instantáneo 
(especificado en 10.1.4)  
     
Unidades  min L/min  mL 
 mL °C mL mL
 mL 
Gasto volumétrico mínimo   
    
   
Gasto volumétrico medio   
    
   
Gasto volumétrico máximo   
    
    Martes 18 de septiembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)       NOTA: el error obtenido en cada gasto 
debe cumplir con el inciso 5.1.1 fracción b) 
Error máximo tolerado (EMT).  
Verificar que los volúmenes entregados 
obtenidos a partir de las lecturas en los 
totalizadores sean idénti cos en cada prueba.  
Verificar y registrar, en la tabla del inciso 
10.1.4, que la diferencia entre las lecturas 
inicial y final del totalizador acumulado sea 
igual a la lectura en litros redondeada al entero 
más cercano del totalizador instantáneo en 
cada p rueba.  
 
     NOTA: en vista de que al estar llenando de 
combustible la medida volumétrica, ésta forma 
una cierta cantidad de espuma, cuando sea 
necesario, es aceptable hacer una pausa hasta 
que la espuma desaparezca y se sigue 
vaciando el combustible, en la medida de lo 
posible, conforme a la prueba de gasto que le 
corresponda, hasta llegar al volumen nominal 
de la medida volumétrica.  
10.1.5 Errores máximos tolerados  
Los errores obtenidos en gasto máximo, 
medio y mínimo del instrumento de medición 
seleccio nado, debe estar por debajo, cada uno, 
el error máximo tolerado establecido en el 
inciso 5.1.1 fracción b).  
10.1.6 Para este inciso se debe  aplicar  lo 
indicado en el inciso 7.2.7 excepto  la fracción 
V. 
10.1.7 Gastos volumétricos en las pruebas  
Los valores de gasto máximo y mínimo de 
las pruebas de operación no deben exceder  el 
alcance de la medición del instrumento de 
medición declarado por el fabricante.  
10.1.8 Se debe verificar, contra la tabla del 
inciso 10.1.4, que el alcance del elemento 
primario de me dición esté dentro del alcance 
declarado por el fabricante en el inciso 7.1.1.2.  
10.2 Verificación del sistema electrónico y 
programas de cómputo  
Con la información indicada en el inciso 
7.3.1, se debe efectuar una verificación para 
autentificar el sistema  electrónico y programas 
de cómputo, los accesorios y demás 
componentes, equipos o sistemas vinculados  o 
conectados al sistema para medición y 
despacho de gasolina y otros combustibles 
líquidos, los cuales deben coincidir con la       (Segunda Sección)   DIARIO OFICIAL  Martes 18 de  septiembre de 2018   aprobación del modelo o pro totipo.  
 
CANACO -CIUDAD 
DE MÉXICO; 
ESFERA DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  9. Verificación 
inicial, periódica y 
extraordinaria  Te 9.4 Verificación del sistema electrónico y 
programas de cómputo  
Con la información indicada en el punto 7.3.1, se 
efectuará una verificación para autentificar el sistema 
electrónico y programas de cómputo, los accesorios y 
demás componentes, equipos o sistemas vinculados 
o conectados al sistema de medición y despacho de 
gasolina y otros combustibles líquidos, los cuales  
deben coincidir con la aprobación del modelo o 
prototipo.  
Comentarios:  
Se modifica el título.  9.4 Sección Electrónica  
La constatación ocular de la interface de 
comunicación, del circuito integrado encapsulado 
y de la tarjeta principal con sistema embebid o, 
deben cumplir con lo establecido en los puntos 
5.5; 7.3.1.2.1 y 7.3.1.2.2 respectivamente, 
auxiliándose con lo descrito en el punto 7.1.1.5  CANACO -CIUDAD DE MÉXICO; ESFERA DE 
SERVICIOS PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  
Con fundamento en los artículos 64 de la LFMN 
y 33 párrafo tercero del Reglamento de la 
LFMN, este comentario fue analizado por el 
CCONNSE y decidió rechazar la propuesta, 
debido a que, no se considera necesaria su 
modificación, para la debida comprensión y 
alcance de la NOM, ver comentario an terior.  
 
CANACO -CIUDAD 
DE MÉXICO  9. Verificación 
inicial, periódica y 
extraordinaria  Te 9.4.1 Procedimiento  
La verificación referente a la parte electrónica 
del sistema de medición y despacho de gasolina y 
otros combustibles líquidos, debe ser determinada  
mediante la información proporcionada por el 
fabricante, la cual está indicada en el punto 7.3.1 de 
este proyecto de norma oficial mexicana, 
comprobando directamente que los componentes 
electrónicos que integran la parte electrónica del 
sistema de medició n y despacho de gasolina y otros 
combustibles líquidos, cumplan con las 
especificaciones y nomenclatura utilizada por el 
fabricante.  
Se hará excepción de los componentes 
electrónicos originales, cuando los sustituidos 
cuenten con la aprobación de la Secret aría de 
Economía y siempre y cuando los programas de 
cómputo sean los originales instalados por el 
fabricante y la verificación de la suma de 
comprobación cumpla con lo establecido en el 
apartado 9.4.2.4.12 de este proyecto de norma oficial 
mexicana.  
Comen tarios:  
Se modifica el título.  
 
 
 
 
 9.4.1 Verificación del sistema electrónico y 
programas de cómputo  
Con la información indicada en el punto 7.3.1, se 
efectuará una verificación para verificar el sistema 
electrónico y programas de cómputo, los 
accesorios y demás componentes, equipos o 
sistemas vinculados o conectados al sistema para 
medición, los cuales deberán coincidir con la 
documentación oficial, tales como, la aprobación 
del modelo o prototipo.  
9.4.1.1 Verificación de la parte electrónica  
La verificac ión referente a la parte electrónica del 
sistema para medición, debe ser determinada 
mediante la información proporcionada por el 
fabricante, la cual está indicada en el punto 7.3.1, 
comprobando directamente que los componentes 
electrónicos que integran la  parte electrónica del 
sistema para medición, cumplan con las 
especificaciones y nomenclatura utilizada por el 
fabricante.  
Solución aceptable: Cuando los componentes 
sustituidos (no originales) cuenten con la 
aprobación de la Secretaría de Economía y 
siemp re y cuando los programas de cómputo sean 
los originales instalados por el fabricante y la 
verificación de la suma de comprobación cumpla 
con lo establecido en el punto 7.3.2.6.3  
 
 
 CANACO -CIUDAD DE MÉXICO  
Con fundamento en los artículos 47 fracciones I 
y II, así como el 64 de la LFMN y 33 párrafo 
tercero del Reglamento de la LFMN, este 
comentario fue analizado por el CCONNSE y 
decidió rechazar la propuesta, debido a que, el 
texto referido ya se encuentra dentro del 
contenido de la norma y cambia de posició n al 
inciso 10.2.1, para quedar de la siguiente 
manera:  
10.2.1  Procedimiento  
La verificación referente a la parte 
electrónica del sistema para medición y 
despacho de gasolina y otros combustibles 
líquidos, debe ser determinada mediante la 
información propo rcionada por el fabricante, la 
cual está indicada en el inciso 7.3.1, 
comprobando directamente que los 
componentes electrónicos que integran la parte 
electrónica del sistema para medición y 
despacho de gasolina y otros combustibles 
líquidos, cumplan con la s especificaciones y 
nomenclatura aprobadas.  
Se hace excepción de los componentes 
electrónicos originales, cuando los sustituidos 
cuenten con la aprobación de la Secretaría de 
Economía y siempre y cuando los programas 
de cómputo sean los originales instala dos por 
el fabricante y la verificación de la suma de 
comprobación cumpla con lo establecido en el 
inciso 10.2.2.4.12.  
ESFERA DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES 
INTERNACIONALES     9. Verificación 
inicial, periódica y 
extraordinaria  Te 9.4.1 Procedimiento  
La veri ficación referente a la parte electrónica 
del sistema de medición y despacho de gasolina y 
otros combustibles líquidos, debe ser determinada 
mediante la información proporcionada por el 
fabricante, la cual está indicada en el punto 7.3.1 de 
este proyecto d e norma oficial mexicana, 
comprobando directamente que los componentes 
electrónicos que integran la parte electrónica del 
sistema de medición y despacho de gasolina y otros 
combustibles líquidos, cumplan con las 9.4.1. Verificación del sistema electrónico y 
programas de cómputo  
Con la información  indicada en el punto 7.3.1, se 
efectuará una verificación para verificar el sistema 
electrónico y programas de cómputo, los 
accesorios y demás componentes, equipos o 
sistemas vinculados o conectados al sistema para 
medición, los cuales deberán coincidir c on la 
documentación oficial, tales como, la aprobación 
del modelo o prototipo.  ESFERA DE SERVICIOS PROFESIONALES 
INTERNACIONALES   
Con fundamento en los artículos 64 de la LFMN 
y 33 párrafo tercero del Reglamento de la 
LFMN, este comentario fue analizado por el 
CCONNSE y decidió rechazar la propuesta, 
debido a que, dicho inciso cambia de posición y 
el texto referido ya se encuentra dentro del 
contenido de la NOM, ver comentario anterior.   Martes 18 de septiembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)       especificaciones y nomenclatura utilizada po r el 
fabricante.  
Se hará excepción de los componentes 
electrónicos originales, cuando los sustituidos 
cuenten con la aprobación de la Secretaría de 
Economía y siempre y cuando los programas de 
cómputo sean los originales instalados por el 
fabricante y la v erificación de la suma de 
comprobación cumpla con lo establecido en el 
apartado 9.4.2.4.12 de este proyecto de norma oficial 
mexicana.  
Comentarios:  
Se modifica el título . 9.4.1.1 Verificación de la parte electrónica  
La verificación referente a la parte electrónica del 
sistema para medición, debe ser determinada 
mediante la información proporciona da por el 
fabricante, la cual está indicada en el punto 7.3.1, 
comprobando directamente que los componentes 
electrónicos que integran la parte electrónica del 
sistema para medición, cumplan con las 
especificaciones y nomenclatura utilizada por el 
fabricant e. 
Solución aceptable: Cuando los componentes 
sustituidos (no originales), ellos deben cuenta con 
la aprobación de la Secretaría de Economía y 
siempre y cuando los programas de cómputo sean 
los originales instalados por el fabricante y la 
verificación de l a suma de comprobación cumpla 
con lo establecido en el punto 7.3.2.6.3  
 
CANACO -CIUDAD 
DE MÉXICO; 
ESFERA DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  9. Verificación 
inicial, periódica y 
extraordinaria  Te 9.4.2 Seguridad de operación en pruebas y 
análisis  
9.4.2.1  Aparatos y equipo  
— Computadora portátil con puerto serial 
(RS232) y cables de conexión y, en su caso, la 
interfaz de comunicación del sistema de medición y 
despacho de gasolina y otros combustibles líquidos, 
la cual debe ser proporcionada por el fabricante al 
Centro Nacional de Metrología y a la Procuraduría 
Federal del Consumidor.  
Multímetro.  
Comentarios:  
Se agrega la direccional  9.4.2.1 Aparat os y equipo  
Debe cumplir con lo establecido en el punto 
7.3.2.1  CANACO -CIUDAD DE MÉXICO; ESFERA DE 
SERVICIOS PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  
Con fundamento en los artículos 64 de la LFMN 
y 33 párrafo tercero del Reglamento de la 
LFMN, este comentario fue ana lizado por el 
CCONNSE y decidió rechazar la propuesta, 
debido a que, no se considera necesaria su 
modificación, para la debida comprensión y 
alcance de la NOM.  
CANACO -CIUDAD 
DE MÉXICO; 
ESFERA DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  9. Verificación 
inicial, periódica y 
extraordinaria  Te 9.4.2.2 Características del sistema de 
medición y despacho de gasolina y otros 
combustibles líquidos a analizar  
Debe contar con todos los aditamentos propios y 
la verificación se debe realizar a valores de tensión 
eléctri ca nominales.  
El equipo debe contar con los lineamientos de 
seguridad interna y externa que señala la NOM -001-
SCFI -1993. (Véase 2 Referencias de este proyecto 
de norma oficial mexicana).  
Comentarios:  
Se agrega la direccional.  9.4.2.2 Características del si stema para medición 
y despacho de gasolina y otros combustibles 
líquidos  a analizar  
Debe cumplir con lo establecido en el punto 
7.3.2.2  CANACO -CIUDAD DE MÉXICO; ESFERA DE 
SERVICIOS PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  
Con fundamento en los artículos 64 de la LFMN  
y 33 párrafo tercero del Reglamento de la 
LFMN, este comentario fue analizado por el 
CCONNSE y decidió rechazar la propuesta, 
debido a que, no se considera necesaria su 
modificación, para la debida comprensión y 
alcance de la NOM.  
CANACO -CIUDAD 
DE MÉXICO ; 
ESFERA DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  9. Verificación 
inicial, periódica y 
extraordinaria  Te 9.4.2.3 Preparación del sistema de medición y 
despacho de gasolina y otros combustibles 
líquidos  
Las carátulas indicadoras no deben presentar 
variaci ones que sean producto o no del 
desplazamiento propio del elemento primario de 
medición seleccionado cuando éste no se encuentre 
en función, según 7.2.4, y este desplazamiento sea 
censado por el dispositivo computador o contador, 
según sea el caso.  
Comenta rios:  
Se agrega la direccional.  9.4.2.3 Preparación del sistema para medición y 
despacho de gasolina y otros combustibles 
líquidos  
Debe cumplir con lo establecido en el punto 
7.3.2.3  CANACO -CIUDAD DE MÉXICO; ESFERA DE 
SERVICIOS PROFESIONALES 
INTERNACIONALE S 
Con fundamento en los artículos 64 de la LFMN 
y 33 párrafo tercero del Reglamento de la 
LFMN, este comentario fue analizado por el 
CCONNSE y decidió rechazar la propuesta, 
debido a que, no se considera necesaria su 
modificación, para la debida comprensió n y 
alcance de la NOM.  
CANACO -CIUDAD 
DE MÉXICO; 
ESFERA DE 9. Verificación 
inicial, periódica y Te 9.4.2.4 Procedimiento de verificación 
electrónica  9.4.2.4 Identificación del o los equipos instalado s 
en el establecimiento.  CANACO -CIUDAD DE MÉXICO; ESFERA DE 
SERVICIOS PROFESIONALES       (Segunda Sección)   DIARIO OFICIAL  Martes 18 de  septiembre de 2018   SERVICIOS 
PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  extraordinaria  Durante esta prueba, los instrumentos de 
medición de l sistema de medición y despacho de 
gasolina y otros combustibles líquidos no deben 
despachar combustible y la verificación debe 
realizarse en presencia del visitado.  
Comentarios:  
Se agrega la direccional.  Debe cumplir con lo establecido en el punto 
7.3.2.4  INTERNACIONALES  
Con fundamento en los artículos 64 de la LFMN 
y 33 párrafo tercero del Reglamento de la 
LFMN, este comen tario fue analizado por el 
CCONNSE y decidió rechazar la propuesta, 
debido a que, no se considera necesaria su 
modificación, para la debida comprensión y 
alcance de la NOM.  
CANACO -CIUDAD 
DE MÉXICO; 
ESFERA DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  9. Veri ficación 
inicial, periódica y 
extraordinaria  Te 9.4.2.4.1  El sistema de medición y despacho de 
gasolina y otros combustibles líquidos debe estar 
libre de obstrucciones en sus secciones electrónica y 
mecánica para su evaluación.  
Comentarios:  
Se agrega la di reccional.  
 9.4.2.5 Procedimiento de verificación electrónica  
Debe cumplir con lo establecido en el punto 
7.3.2.5  CANACO -CIUDAD DE MÉXICO; ESFERA DE 
SERVICIOS PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  
Con fundamento en los artículos 64 de la LFMN 
y 33 párrafo tercero del Reglamento de la 
LFMN, este comentario fue analizado por el 
CCONNSE y decidió rechazar la propuesta, 
debido a que, no se considera necesaria su 
modificación, para la debida comprensión y 
alcance de la NOM.  
 
CANACO -CIUDAD 
DE MÉXICO; 
ESFERA DE 
SERVICIOS  
PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  9. Verificación 
inicial, periódica y 
extraordinaria  Te 9.4.2.4.2  Registrar por cada sistema de medición 
y despacho de gasolina y otros combustibles 
líquidos, los datos siguientes, de acuerdo al 
procedimiento o guía de configu ración que 
proporcione el fabricante:  
 Marca.  
 Modelo.  
 Número de serie del sistema de medición y 
despacho de gasolina y otros combustibles 
líquidos.  
 Instrumento de medición o posición de 
carga.  
 Precio unitario por tipo de combustible.  
 Indicación del totalizador de ventas 
realizadas, tanto en volumen, como en 
dinero, para cada lado del sistema de 
medición y despacho de gasolina y otros 
combustibles líquidos y tipo de combustible.  
 Marca, modelo, número de serie, alcance y 
tipo del elemento primari o de medición, 
forma de identificar el modelo y forma de 
identificar la serie.  
Comentarios:  
Esta considerado en el punto 9.4.2.5  ELIMINAR  CANACO -CIUDAD DE MÉXICO; ESFERA DE 
SERVICIOS PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  
Con fundamento en los artículos 64 de la LF MN 
y 33 párrafo tercero del Reglamento de la 
LFMN, este comentario fue analizado por el 
CCONNSE y decidió rechazar la propuesta, 
debido a que, no se considera necesaria su 
eliminación, para la debida comprensión y 
alcance de la NOM.  
CANACO -CIUDAD 
DE MÉXIC O; 
ESFERA DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  9. Verificación 
inicial, periódica y 
extraordinaria  Te 9.4.2.4.3  Toma de lecturas  
Tomar lecturas del totalizador acumulado del 
sistema de medición y despacho de gasolina y otros 
combustibles líquidos, co n la finalidad de comprobar 
su operación y registro, respecto del totalizador 
instantáneo.  
Se debe comprobar manualmente el resultado 
del producto del volumen surtido por el precio unitario 
del combustible, contra el monto mostrado por el ELIMINAR  CANACO -CIUDAD DE MÉXICO; ESFERA DE 
SERVICIOS PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  
Con fundamento en los artículos 64 de la LFMN 
y 33 párrafo tercer o del Reglamento de la 
LFMN, este comentario fue analizado por el 
CCONNSE y decidió rechazar la propuesta, 
debido a que, no se considera necesaria su 
eliminación, para la debida comprensión y  Martes 18 de septiembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)       sistema de medici ón y despacho de gasolina y otros 
combustibles líquidos.  
Comentarios:  
Esta considerado en el punto 9.4.2.5  alcance de la NOM.  
CANACO -CIUDAD 
DE MÉXICO; 
ESFERA DE 
SERVICIOS  
PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  9. Verificación 
inicial, periódica y 
extraordinaria  Te 9.4.2.4.4 Verificación de la caja de conexiones  
Realizar la revisión de los arneses eléctricos y 
del cableado en general de las conexiones de tipo 
eléctrico, comunicacion es o datos; con el fin de 
determinar si se cumple con el prototipo, esto es, con 
las características técnicas designadas por el 
fabricante para el modelo aprobado.  
Comentarios:  
Esta considerado en el punto 9.4.2.5  ELIMINAR  CANACO -CIUDAD DE MÉXICO; ESFERA D E 
SERVICIOS PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  
Con fundamento en los artículos 64 de la LFMN 
y 33 párrafo tercero del Reglamento de la 
LFMN, este comentario fue analizado por el 
CCONNSE y decidió rechazar la propuesta, 
debido a que, no se considera necesaria su  
eliminación, para la debida comprensión y 
alcance de la NOM.  
 
CANACO -CIUDAD 
DE MÉXICO; 
ESFERA DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  9. Verificación 
inicial, periódica y 
extraordinaria  Te 9.4.2.4.5 Revisión del pulsador  
Abrir de ser posible, tomando en consideración 
que en algunos casos viene sellado de fábrica. Para 
ello se toma en cuenta lo siguiente, basado y 
fundamentado en la información especificada por el 
fabricante y aprobada por la Secretaría de Economía:  
 El pulsador debe contar con las mar cas o 
perforaciones especificadas por el 
fabricante.  
 El estado físico del pulsador (dispositivo 
electrónico mediante el cual se convierte el 
movimiento mecánico del disco en pulsos 
eléctricos), tenga las conexiones de 
alimentación, datos y tierra en la f orma 
indicada en los manuales emitidos por el 
fabricante y sin alteraciones.  ELIMINAR  CANACO -CIUDAD DE MÉXICO; ESFERA DE 
SERVICIOS PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  
Con fundamento en los artículos 64 de la LFMN 
y 33 párrafo tercero del Reglamento de la 
LFMN, e ste comentario fue analizado por el 
CCONNSE y decidió rechazar la propuesta, 
debido a que, no se considera necesaria su 
eliminación, para la debida comprensión y 
alcance de la NOM.  
CANACO -CIUDAD 
DE MÉXICO; 
ESFERA DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  9. Verificación 
inicial, periódica y 
extraordinaria  Te 9.4.2.4.6 Revisión de sistema electrónico  
Revisar visualmente las conexiones, así como 
las tarjetas electrónicas y de comunicaciones, 
mismas que deben corresponder a las especificadas 
por el fabricant e del sistema de medición y despacho 
de gasolina y otros combustibles líquidos en función 
y estar aprobadas por la Secretaría de Economía, 
revisando además que no existan cables, conexiones 
o dispositivos electrónicos ajenos al prototipo (véase 
7.1.1 de es te proyecto de norma oficial mexicana).  
Al constatar que no existe alteración en la parte 
electrónica, se procede a la revisión de la 
configuración del sistema de medición y despacho de 
gasolina y otros combustibles líquidos, de acuerdo a 
9.4.2.4.7.  
Coment arios:  
Esta considerado en el punto 9.4.2.5  ELIMINAR  CANACO -CIUDAD DE MÉXICO; ESFERA DE 
SERVICIOS PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  
Con fundamento en los artículos 64 de la LFMN 
y 33 párrafo tercero del Reglamento de la 
LFMN, este comentario fue analizado por el 
CCONNSE y decidió rechazar la propuesta, 
debido a que, no se considera necesaria su 
eliminación, para la debida comprensión y 
alcance de la NOM.  
CANACO -CIUDAD 
DE MÉXICO; 
ESFERA DE 
SERVICIOS 9. Verificación 
inicial, periódi ca y 
extraordinaria  Te 9.4.2.4.7  Prueba de la configuración a través de 
la programación del sistema de medición y despacho 
de gasolina y otros combustibles líquidos  
Dependiendo de la marca, modelo y dispositivo ELIMINAR  CANACO -CIUDAD DE MÉXICO; ESFERA DE 
SERVICIOS PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  
Con fundamento en los artículos 64 de la LFMN       (Segunda Sección)   DIARIO OFICIAL  Martes 18 de  septiembre de 2018   PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  computador contenido en el sistema de medició n y 
despacho de gasolina y otros combustibles líquidos, 
ingresar al modo de programación del mismo (véase 
7.1.1 de este proyecto de norma oficial mexicana).  
 Tomar los datos correspondientes a la 
programación del dispositivo computador y 
cotejarlos con lo s proporcionados por el 
fabricante.  
 Verificar las funciones de programación del 
dispositivo computador, de acuerdo a la 
información proporcionada por el fabricante, 
respecto de:  
a) Los despachos, tanto en volumen como 
en monto programados.  
b) El cambio d e precios.  
c) La descarga de la bitácora de eventos.  
d) Los ajustes electrónicos.  
e) La versión del programa de cómputo que 
opera el sistema de medición y despacho de 
gasolina y otros combustibles líquidos.  
f) La batería de respaldo.  
Comentarios:  
Esta cons iderado en el punto 9.4.2.5  y 33 párrafo tercero del Reglamento de la 
LFMN, este comentario fue analizado por el 
CCONNSE y dec idió rechazar la propuesta, 
debido a que, no se considera necesaria su 
eliminación, para la debida comprensión y 
alcance de la NOM.  
 
CANACO -CIUDAD 
DE MÉXICO; 
ESFERA DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  9. Verificación 
inicial, periódica y 
extraordin aria Te 9.4.2.4.8  Prueba del dispositivo de 
almacenamiento de información  
Apegarse al manual correspondiente a la marca 
del sistema de medición y despacho de gasolina y 
otros combustibles líquidos, interrumpir su suministro 
de energía eléctrica. La prueba se da por aprobada si 
cumple las dos siguientes condiciones:  
 Al menos por siete minutos, las carátulas 
indicadoras mantienen visibles e inalterables los 
datos del último despacho (volumen e importe).  
 Al restablecerse el suministro de energía 
eléctrica,  el sistema de medición y despacho de 
gasolina y otros combustibles líquidos mantiene la 
configuración.  
Comentarios:  
Esta considerado en el punto 9.4.2.5  ELIMINAR  CANACO -CIUDAD DE MÉXICO; ESFERA DE 
SERVICIOS PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  
Con fundamento en los artículos 64 de la LFMN 
y 33 párrafo tercero del Reglamento de la 
LFMN, este comentario fue analizado por el 
CCONNSE y decidió rechazar la propuesta, 
debido a que, no se considera necesaria su 
eliminación, para la debida comprensión y 
alcance de la NOM . 
CANACO -CIUDAD 
DE MÉXICO; 
ESFERA DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  9. Verificación 
inicial, periódica y 
extraordinaria  Te 9.4.2.4.9  Prueba de verificación de la o las 
versiones de los programas de cómputo que 
controlan el funcionamiento del sist ema de medición 
y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos 
contenidas en la o las tarjetas de control.  
Apegarse al manual correspondiente del sistema 
de medición y despacho de gasolina y otros 
combustibles líquidos según sea la marca y ELIMINAR  CANACO -CIUDAD DE MÉXICO; ESFERA DE 
SERVICIOS PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  
Con fundamento en los artículos 6 4 de la LFMN 
y 33 párrafo tercero del Reglamento de la 
LFMN, este comentario fue analizado por el 
CCONNSE y decidió rechazar la propuesta, 
debido a que, no se considera necesaria su  Martes 18 de septiembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)       dependiend o de su modelo puede estar dotado con 
más de un programa que controla su funcionamiento.  
Comentarios:  
Esta considerado en el punto 9.4.2.5  eliminación, para la debida comprensión y 
alcance de la NOM.  
CANACO -CIUDA D 
DE MÉXICO; 
ESFERA DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  9. Verificación 
inicial, periódica y 
extraordinaria  Te 9.4.2.4.10  Procedimiento de verificación de los 
programas de cómputo que controla el 
funcionamiento del sistema de medición y despacho 
de gasolina y otros combustibles líquidos  
Comentarios:  
Cambio de título y se agrega la direccional.  9.4.2.6 Verificación electrónica  
Debe cumplir en su totalidad con lo establecido en 
los puntos 7.3.2.6 y 7.3.2.7 y además debe 
realizarse en presencia del visi tado.  CANACO -CIUDAD DE MÉXICO; ESFERA DE 
SERVICIOS PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  
Con fundamento en los artículos 64 de la LFMN 
y 33 párrafo tercero del Reglamento de la 
LFMN, este comentario fue analizado por el 
CCONNSE y decidió rechazar la propuesta, 
debido a que, no se considera necesaria su 
modificación, para la debida comprensión y 
alcance de la NOM.  
 
CANACO -CIUDAD 
DE MÉXICO; 
ESFERA DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  9. Verificación 
inicial, periódica y 
extraordinaria  Te 9.4.2.4.11  Para verifi car los programas de 
cómputo es necesario:  
 De ser necesario, interrumpir el suministro de 
energía al sistema de medición y despacho de 
gasolina y otros combustibles líquidos, desde el 
tablero de control eléctrico o desde su fuente de 
alimentación indepen diente, siguiendo las 
recomendaciones del fabricante.  
 Dependiendo de la marca, modelo y 
computador contenido en el sistema de 
medición y despacho de gasolina y otros 
combustibles líquidos, realizar la conexión 
del puerto serial (RS232) a la computadora 
portátil y ejecutar el programa de 
comunicación correspondiente. Este 
programa debe establecer y utilizar el 
protocolo de comunicación indicado por el 
fabricante del sistema de medición y 
despacho de gasolina y otros combustibles 
líquidos.  
 Seguir el proce dimiento de descarga del 
programa que controla el funcionamiento del 
sistema de medición y despacho de gasolina 
y otros combustibles líquidos, debiendo 
realizar la descarga por el puerto de serial 
(RS232) a que hace referencia el punto 
7.3.1.2.3.1, de tal manera que se obtenga el 
programa en un archivo electrónico para 
poder realizar su autenticación de acuerdo al 
punto 7.3.1.2.3.  
 Si para el modelo del sistema de medición y 
despacho de gasolina y otros combustibles 
líquidos que se verifica es necesario 
interconectar una interfaz entre la sección 
electrónica y la computadora portátil para 
realizar el acceso al programa, considerar 
las recomendaciones hechas por el 
fabricante garantizando con ello su ELIMINAR  CANACO -CIUDAD DE MÉXICO; ESFERA DE 
SERVICIOS PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  
Con fundamento en los artículos 64 de la LFMN 
y 33 párrafo tercero del Reglamento de la 
LFMN, este comentario fue analizado por el 
CCONNSE y decidió rechazar la propuesta, 
debido a que, no se considera necesaria su 
eliminación, para la debida comprensión y 
alcance de la NOM.        (Segunda Sección)   DIARIO OFICIAL  Martes 18 de  septiembre de 2018   funcionalidad.  
 Para realizar la descarga del programa po r 
el puerto serial (RS232), debe utilizarse un 
programa comercial para realizar la 
comunicación con la computadora. En caso 
de que el fabricante utilice un programa 
propietario para realizar la descarga del 
programa de cómputo, tal programa 
propietario deb e ser autenticado con el 
mismo procedimiento descrito en el punto 
7.3.1.2.3.  
 Para obtener la suma de comprobación, el 
programa para aplicar el algoritmo de 
reducción criptográfica MD5 a 128 bits debe 
ser comercial.  
Comentarios:  
Está considerado en el pun to 9.4.2.5  
 
CANACO -CIUDAD 
DE MÉXICO; 
ESFERA DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  9. Verificación 
inicial, periódica y 
extraordinaria  Te 9.4.2.4.1 2 Verificación de la suma de 
comprobación  
Conocida la versión del o los programas de 
cómputo que operan el sistema de medición y 
despacho de gasolina y otros combustibles líquidos, 
que despliega la pantalla del dispensario o que 
señalan las etiquetas de id entificación según 7.3.1.1, 
se compara la suma de comprobación obtenida en la 
computadora contra la suma de comprobación 
proporcionada por el fabricante, debiendo coincidir. 
El algoritmo utilizado para el cálculo de la suma de 
comprobación es el conocido c omo MD5 a 128 bits.  
Comentarios:  
Está considerado en el punto 9.4.2.5  ELIMINAR  CANACO -CIUDAD DE MÉXICO; ESFERA DE 
SERVICIOS PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  
Con fundamento en los artículos 64 de la LFMN 
y 33 párrafo tercero del Reglamento de la 
LFMN, este com entario fue analizado por el 
CCONNSE y decidió rechazar la propuesta, 
debido a que, no se considera necesaria su 
eliminación, para la debida comprensión y 
alcance de la NOM.  
CANACO -CIUDAD 
DE MÉXICO; 
ESFERA DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  9. Ver ificación 
inicial, periódica y 
extraordinaria  Te 9.4.2.4.13  Validación, verificación y aprobación 
del o los programas de cómputo  
Anotar los datos desplegados en la pantalla del 
dispensario o en la etiqueta de identificación, 
colocada según 7.3.1.1, de los programas de 
cómputo y el resultado de la lectura de la suma de 
comprobación obtenida en 9.4.2.4.12.  
Comentarios:  
Está considerado en el punto 9.4.2.5  ELIMINAR  CANACO -CIUDAD DE MÉXICO; ESFERA DE 
SERVICIOS PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  
Con fundamento en los  artículos 64 de la LFMN 
y 33 párrafo tercero del Reglamento de la 
LFMN, este comentario fue analizado por el 
CCONNSE y decidió rechazar la propuesta, 
debido a que, no se considera necesaria su 
eliminación, para la debida comprensión y 
alcance de la NOM.  
 
CANACO -CIUDAD 
DE MÉXICO; 
ESFERA DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  9. Verificación 
inicial, periódica y 
extraordinaria  Te 9.4.2.4.14  Pistas de auditoría o bitácora de 
eventos  
La bitácora, debe ser descargada por medio del 
puerto serial (RS232), co nforme a las instrucciones 
del fabricante, y su descarga está condicionada a 
digitar una contraseña en el panel de control del 
sistema de medición y despacho de gasolina y otros 
combustibles líquidos, la cual debe ser entregada a la 
Procuraduría Federal de l Consumidor y al Centro 
Nacional de Metrología para poder realizar las 
verificaciones correspondientes.  
 El registro del evento debe incluir la fecha y la 
hora de ejecución, en el caso de que la descripción 
de los eventos esté abreviada, se debe entregar  a la ELIMINAR  CANACO -CIUDAD DE MÉXICO; ESFERA DE 
SERVICIOS PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  
Con fundamento en los artículos 47 fracciones I 
y II, así como el 64 de la LFMN y 33 párrafo 
tercero del Reglamento de LFMN, este 
comentario fue analizado por el CCONNSE y 
decidió aceptar parcialmente la propuesta, 
debido a que, dic ho inciso no se elimina, pero 
sí cambia de posición al inciso 10.2.2.4.14 para 
quedar de la siguiente manera:  
10.2.2.4.14  Pistas de auditoría o bitácora 
de eventos   Martes 18 de septiembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)       Procuraduría Federal del Consumidor y al Centro 
Nacional de Metrología la tabla en donde se indique 
a qué evento corresponde.  
 Los eventos a verificar deben apegarse a lo 
indicado en la siguiente tabla:  
Descripción  Verificar  
CALI  Los registros de a juste 
deben estar documentados 
con dictámenes de 
verificación expedidos por 
unidad de verificación 
acreditada y aprobada o la 
Procuraduría.  
CAMP  Los registros del cambio de 
precio deben coincidir con la 
periodicidad establecida por 
la autoridad competente . 
  
APPU  Los registros de la apertura 
de puerta deben coincidir 
con la información señalada 
en hojas de control que al 
efecto se lleven.  
ACMO  Los registros de acceso al 
modo de programación y las 
acciones realizadas 
(actividades, comandos y 
rutinas) debe n coincidir con 
la información señalada en 
las hojas de control que al 
efecto se lleven.  
 
Nota. - El registro CALI no aplicará a los 
sistemas para medición y despacho de gasolina y 
otros combustibles líquidos, cuyo mecanismo de 
ajuste sea exclusivamente d e tipo mecánico.  
Comentarios:  
Está considerado en el punto 9.4.2.5  La bitácora, debe ser descargada por 
medio del puerto serial (RS232, USB o 
MicroUSB), conforme a las instrucciones del 
fabricante, y su descarga está condicionada a 
digitar una contraseña en el panel de control 
del sistem a para medición y despacho de 
gasolina y otros combustibles líquidos, la cual 
debe ser entregada a la Procuraduría para 
poder realizar las verificaciones 
correspondientes.  
El registro del evento debe incluir la fecha 
y la hora de ejecución, en el caso de q ue la 
descripción de los eventos esté abreviada, se 
debe entregar a la Procuraduría la tabla en 
donde se indique a qué evento corresponde.  
Los eventos a verificar deben apegarse a 
lo indicado en la siguiente tabla:  
Descripción  Verificar  
CALI Los registros de ajuste deben estar 
documentados con dictámenes de verificación 
expedidos por unidad de verificación acreditada 
y aprobada o la Procuraduría.  
CAMP  Los registros del cambio de precio 
deben coincidir con la información 
proporcionada a la autoridad competen te. 
APPU Los registros de la apertura de 
puerta deben coincidir con la información 
señalada en hojas de control que al efecto se 
lleven.  
ACMO  Los registros de acceso al modo de 
programación y las acciones realizadas 
(actividades, comandos y rutinas) deben 
coincidir con la información señalada en las 
hojas de control que al efecto se lleven.  
CAMF Registro del cambio de fecha y hora 
del sistema incluyendo la nueva fecha y hora, 
debe coincidir con la información señalada en 
las hojas de control que al efecto s e lleven.  
ACTU Registro de actualización del o los 
programas del sistema incluyendo la versión a 
la que se actualizó, debe coincidir con la 
información señalada en las hojas de control 
que al efecto se lleven.  
 
CANACO -CIUDAD 
DE MÉXICO; 
ESFERA DE 
SERVICIOS  
PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  9. Verificación 
inicial, periódica y 
extraordinaria  Te 9.4.2.4.15  Restablecimiento del sistema de 
medición y despacho de gasolina y otros 
combustibles líquidos:  
 Salir del programa de comunicación del 
sistema de medición y d espacho de gasolina 
y otros combustibles líquidos, siguiendo las 
recomendaciones del fabricante.  
 Desconectar la interfaz de la sección 
electrónica o el conector serial del puerto de 
comunicación RS232, entre el sistema de 
medición y despacho de gasolina y otros 
combustibles líquidos y la computadora ELIMINAR  CANACO -CIUDAD DE MÉXICO; ESFERA DE 
SERVICIOS PROFESIONALES 
INTE RNACIONALES  
Con fundamento en los artículos 47 fracciones I 
y II, así como el 64 de la LFMN y 33 párrafo 
tercero del Reglamento de la LFMN, este 
comentario fue analizado por el CCONNSE y 
decidió aceptar parcialmente la propuesta, 
debido a que, dic ho inciso  no se elimina, pero 
sí cambia de posición al inciso 10.2.2.4.15 para 
quedar de la siguiente manera:  
10.2.2.4.15  Restablecimiento del sistema 
para medición y despacho de gasolina y otros       (Segunda Sección)   DIARIO OFICIAL  Martes 18 de  septiembre de 2018   portátil.  
 Restablecer el sistema de medición y 
despacho de gasolina y otros combustibles 
líquidos mediante el tablero eléctrico de 
control o por su fuente de poder 
independiente, en caso de haberse 
requerido  suspender la energía eléctrica 
para su verificación.  
 Realizar prueba efectuando un despacho de 
combustible del sistema de medición y 
despacho de gasolina y otros combustibles 
líquidos para corroborar su funcionamiento.  
 Cerrar el o los sistemas de medi ción y 
despacho de gasolina y otros combustibles 
líquidos analizados, asentando todos los 
datos encontrados durante la verificación.  
Comentarios:  
Esta considerado en el punto 9.4.2.5  
 combustibles líquidos:  
• Salir del programa de comunicación 
del siste ma para medición y despacho 
de gasolina y otros combustibles 
líquidos, siguiendo las 
recomendaciones del fabricante.  
• Desconectar la interfaz de la sección 
electrónica o el conector serial del 
puerto de comunicación RS232, USB 
o MicroUSB, entre el sistema  para 
medición y despacho de gasolina y 
otros combustibles líquidos y la 
computadora portátil.  
• Restablecer el sistema para medición 
y despacho de gasolina y otros 
combustibles líquidos mediante el 
tablero eléctrico de control o por su 
fuente de poder ind ependiente, en 
caso de haberse requerido suspender 
la energía eléctrica para su 
verificación.  
• Realizar prueba efectuando un 
despacho de combustible del sistema 
para medición y despacho de gasolina 
y otros combustibles líquidos para 
corroborar su funciona miento.  
• Cerrar el o los sistemas para medición 
y despacho de gasolina y otros 
combustibles líquidos analizados, 
asentando todos los datos 
encontrados durante la verificación.  
 
CENTRO NACIONAL 
DE METROLOGÍA 
(CENAM)  9. Verificación 
inicial, periódica y 
extraordinaria  Te Comentarios:  
Se sugiere eliminar y reajustar en lo que 
corresponda dentro del Proyecto, los incisos 9.4, 
9.4.1, 9.4.2, 9.4.2.1, 9.4.2.2, 9.4.2.3, 9.4.2.4, 
9.4.2.4.1, 9.4.2.4.2, 9.4.2.4.3, 9.4.2.4.4, 9.4.2.4.5, 
9.4.2.4.6, 9.4.2.4.7, 9.4.2.4 .8, 9.4.2.4.9, 9.4.2.4.10, 
9.4.2.4.11, 9.4.2.4.12, 9.4.2.4.13, 9.4.2.4.14 y 
9.4.2.4.15.  No aplica.  CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA 
(CENAM)  
Con fundamento en los artículos 47 fracción I y 
II, así como el 64 de la LFMN, este comentario 
fue analizado por el C CONNSE y decidió 
aceptar la propuesta.  
AMEGAS, A.C.  10. Medidores de 
alto flujo  Te 10. Medidores de alto flujo  
10.1 Combustibles  
Combustibles líquidos (gasolinas, diésel, 
turbosina, gas avión, kerosina u otros a excepción del 
gas licuado de petróleo).  
10.2 Aparatos y equipo  
Para la verificación de los sistemas de medición 
y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos 
que operan con grandes volúmenes en lapsos cortos 
(350 L/min a 2 650 L/min), se debe usar un recipiente 
con capacidad de 1 ½ a 2 veces  el volumen 
entregado por el sistema de medición y despacho de 
gasolina y otros combustibles líquidos en un minuto o 
un medidor patrón de flujo que puede ser másico, de  AMEGAS, A.C.  
Con fundamento en los artículos 47 fracciones I 
y II, así como el 64 de la LFMN este comentario 
fue analizado por el CCONNSE y decidió 
aceptar parcialmente la propuesta, ya que se 
toma en cuenta la elimin ación del capítulo diez, 
pero, é ste se modifica en cuanto a la 
numeración y contenido y derivado de dicho 
cambio, se actualizó la numeración de los 
capítulos siguientes, para quedar de la 
siguiente manera:  
11. Medidores de alto gasto  
Los si stemas para medición para 
despacho de gasolina y otros combustibles 
líquidos que operan con gastos que exceden 
los 250 L/min, no se encuentran en el campo  Martes 18 de septiembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)       desplazamiento positivo o ultrasónico de tres o más 
trayectorias (PAD's), cuyos princip ios de 
funcionamiento no son afectados por la instalación, y 
para el cual la incertidumbre de la medición no sea 
mayor a un tercio del error máximo tolerado 
especificado en el apartado 10.3 de este proyecto de 
norma oficial mexicana.  
Estos instrumentos de medición deben contar 
con informe de calibración vigente expedido por 
laboratorio de calibración acreditado y en su caso 
aprobado.  
10.3 Errores máximos tolerados  
El error máximo tolerado y de repetibilidad no 
deben exceder lo indicado en los apartados 5.1. 1 y 
5.1.2 de este proyecto de norma oficial mexicana.  de aplicación de esta Norma Oficial Mexicana; 
por lo que, mientras no existan Normas 
Oficiales Mexica nas o Normas Mexicanas, se 
acepta para la verificación, la aplicación de 
normas o regulaciones técnicas extranjeras 
vigentes, enmiendas o las que las sustituyan, 
Disposiciones Administrativas de Carácter 
General en materia de medición aprobadas por 
el Cent ro Nacional de Metrología y la 
Secretaría de Economía.  
La verificación debe realizarse con 
aplicación de Normas Internacionales o 
regulaciones técnicas extranjeras vigentes 
reconocidas internacionalmente como por 
ejemplo las emitidas por la Organización 
Internacional de Metrología Legal (OIML),  el 
Instituto Americano del Petróleo (API) entre 
otras.  
 
   Comentarios:  
Las actividades de comercialización de Petrolíferos, 
gasolinas y diésel a que se refiere el numeral 10, son 
la operación de transacción de com bustibles líquidos 
en los procesos de la distribución, suministro, 
transporte y almacenamiento de gasolinas y diésel, 
que hasta el día 31 de diciembre de 2016, realizará 
Petróleos Mexicanos a través de su empresa 
subsidiaria PEMEX TRANSFORMACIÓN 
INDUSTRIAL , creada con publicación en el Diario 
Oficial de la Federación del pasado 28 de abril de 
2015.  
(..) no se puede aceptar la incompleta e 
ineficiente regulación de las operaciones de ALTO 
FLUJO en la distribución de petrolíferos, propuesta 
en el Numeral 10 d el referido PROY -NOM -005-SCFI -
2015, porque ha cambiado radicalmente el sistema 
de distribución, transporte, almacenamiento y 
comercialización de los petrolíferos, como lo son 
ahora la PEMEX MAGNA, PEMEX PREMIUM Y 
PEMEX DIESEL, con motivo de la reciente Ref orma 
Energética publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 20 de diciembre de 2013. (…)  
(..) el 20 de diciembre de 2013, el 11 de agosto y 
el 31 de octubre de 2014, se publicaron en el Diario 
Oficial de la Federación (DOF) los decretos por los 
que se reforman, adicionan y expiden diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos en materia energética, la 
Ley de Hidrocarburos (LH), la Ley de los Órganos 
Reguladores Coordinados en Materia Energética 
(LORCME) y el Regla mento de las actividades a que 
se refiere el Título Tercero de la Ley de  12. Evaluación de la conformidad  
La evaluación de la conformidad de los 
sistemas para medición y despacho de 
gasolina y otros combustibles líquidos obj eto de 
la presente Norma Oficial Mexicana, se llevará 
a cabo por la Procuraduría, Secretaría de 
Economía y las personas acreditadas y 
aprobadas en términos de lo dispuesto por la 
Ley Federal sobre Metrología y Normalización y 
su Reglamento.  
13. Vigilancia  
La vigilancia de la presente Norma Oficial 
Mexicana está a cargo de la Secretaría de 
Economía, por conducto de la Dirección 
General de Normas y de la Procuraduría, 
conforme a sus respectivas atribuciones.  
14. Concordancia con Normas 
Internacionales  
Esta No rma Oficial Mexicana es 
modificada (MOD) con respecto a la OIML -R-
117-1 Edición 2007. Dynamic measuring 
systems for liquids other than water Part 1: 
Metrological and technical requirements.  
15. Bibliografía  
- Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización, p ublicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 1 de julio de 1992 y sus 
reformas.  
- Reglamento de la Ley Federal sobre 
Metrología y Normalización, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 14 de 
enero de 1999 y sus reformas.  
- Lista de Instrume ntos de Medición cuya       (Segunda Sección)   DIARIO OFICIAL  Martes 18 de  septiembre de 2018   Hidrocarburos (el Reglamento), respectivamente y 
estos permiten la participación de nuevos agentes 
económicos en materia energética, como lo es la 
distribución, suministro, transporte  y almacenamiento 
de petrolíferos, gasolinas y diésel y éstos deberán 
brindar certeza volumétrica en sus procesos de 
comercialización.  
(..) El Artículo 79 de la Ley de Hidrocarburos, 
establece que los métodos de prueba, muestreo y 
verificación aplicables a  las características 
cualitativas, así como al volumen en el Transporte, 
Almacenamiento, Distribución y, en su caso, el 
Expendio al Público de Hidrocarburos, Petrolíferos y 
Petroquímicos se establecerán en las normas 
oficiales mexicanas que para tal efecto  expidan la 
Comisión Reguladora de Energía y la Secretaría de 
Economía, en el ámbito de su competencia.  verificación inicial, periódica o extraordinaria 
es obligatoria, así como las normas 
aplicables para efectuarla, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 18 de abril 
de 2016  
- International Recommendation Dynamic 
measuring s ystems for liquids other than 
water Part 1: Metrological and technical 
requirements, OIML -R-117-1 (2007).  
- NIST HANDBOOK 44 -2003 Specifications, 
Tolerances and Other Technical 
Requirements for Weighing and Measuring 
Devices.  
- UL 330 Standard for gasoline  hose, Fourth 
edition. June 29, 1973. Underwriters' 
Laboratories Inc.  
 
   Es evidente que el PROY -NOM -005-SCFI -2015 
se refiere al Expendio al Público de Hidrocarburos y 
Petrolíferos, y que es necesaria la promulgación de 
nuevas Normas Oficiales Mexicanas para regular el 
volumen en el Transporte, distribución, suministro y 
almacenamiento de Gasolinas y Diésel. Como lo 
propone AMEGAS en el presente documento.  
(..) el Artículo 7 del REGLAMENTO de las 
actividades a que se refiere el Título Tercero de la 
Ley de  Hidrocarburos, establece que las actividades 
de Transporte, Almacenamiento, Distribución, 
comercialización, compresión, licuefacción, 
descompresión, regasificación, gestión de los 
Sistemas Integrados y Expendio al Público a que se 
refiere este Reglamento,  deberán realizarse de 
manera eficiente, homogénea, regular, segura, 
continua y uniforme, en condiciones no 
discriminatorias en cuanto a su calidad, oportunidad, 
cantidad y precio.  
(…) En materia de distribución de petrolíferos, el 
Artículo 36 del REGLAMEN TO de las actividades a 
que se refiere el Título Tercero de la Ley de 
Hidrocarburos, establece que los Permisionarios a 
que se refiere esta Sección serán responsables por 
el producto que distribuyan, desde su recepción y 
hasta la entrega al Usuario o al Us uario Final. 
Asimismo, los distribuidores serán responsables de 
conservar la calidad y realizar la medición del 
producto recibido y entregado, de conformidad con 
las normas oficiales mexicanas. Lo anterior, sin 
perjuicio de que los Permisionarios cuyos Sis temas 
se encuentren interconectados formalicen protocolos 
de medición conjunta para cumplir con las 
responsabilidades señaladas.   - SAE J285 Gasoline dispenser nozzle 
spouts. Jul. 81, 1985 SAE HANDBOOK.  
- BIPM 2008 International Vocabulary of 
Terms in Legal Metrology Basic and general 
concepts and associated terms (VIM).  
- Dynamic measuring systems for liquids 
other than w ater Part 2: Metrological 
controls and performance tests, OIML -R-
117-2 
  Martes 18 de septiembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)       (…) La importancia de brindar seguridad 
volumétrica a los procesos arriba descritos en la 
distribución, suministro, transporte y almacenamiento 
de gasolinas y diésel con instrumentos de medición 
en ALTO FLUJO debe regular la venta de petrolíferos 
relativos a gasolinas y diésel, que es del orden de 
183 millones de litros diarios del producto Pemex 
Magna, Pemex Premium y Pemex Diése l: 
(..) El impacto económico de estas actividades de 
distribución, suministro, transporte y almacenamiento 
de petrolíferos, gasolinas y diésel, representa una 
venta diaria de 2 Dos Mil 500 Millones de Pesos, casi 
un BILLÓN DE PESOS ANUALES. Ingreso de la 
Federación de vital importancia para las finanzas 
nacionales, cuyo origen en medición y certeza 
volumétrica, depende de este endeble, inoperante e 
inservible numeral 10 del PROY -NOM -005-SCFI -
2015 (...). La distribución de Petrolíferos, gasolinas y 
diésel, s e realiza  
 
   actualmente con 77 terminales de 
almacenamiento y reparto propiedad de Pemex que 
suministra los volúmenes de petrolíferos a través de 
Pipas o Auto tanques a la Red de 11,125 Estac iones 
de Servicio, que operan actualmente, sin que existan 
normas oficiales mexicanas que regulen los 
MEDIDORES DE ALTO FLUJO, con que se realizan 
las transacciones u operaciones comerciales de los 
183 millones de litros diarios de gasolinas y diésel, lo 
que provoca corrupción, abusos y un constante 
deterioro a las Gasolineras, al recibir éstas, 
cantidades menores en la proporción de 200 a 400 
litros por cada pipa o autotanque de 20,000 veinte mil 
litros que factura Pemex y que representa un 2% dos 
por cien to de los combustibles (…)  
(…) Consideramos que si la Secretaría de 
Economía, aprueba el texto del Numeral 10 del 
PROY -NOM -005-SCFI -2015 (...) se fomentaría la 
corrupción e impunidad en Petróleos Mexicanos y los 
nuevos agentes económicos que participen en este 
proceso de distribución de petrolíferos, suministrando 
la entrega de gasolinas y diésel, sin normatividad. Es 
imperativo que, en materia de transparencia e 
igualdad, se implementen las Normas Oficiales 
Mexicanas que brinden seguridad y certidumbre 
volumétrica a los nuevos agentes económicos que 
participen en la distribución, transporte y 
almacenamiento de los petrolíferos, gasolinas y 
diésel.  
Fundamento legal: Artículos 14 y 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. Artículo 47 de  la Ley Federal sobre 
Metrología y Normalización.  
Artículo 33 del Reglamento de la Ley Federal sobre 
Metrología y Normalización.    
       (Segunda Sección)   DIARIO OFICIAL  Martes 18 de  septiembre de 2018   CENTRO NACIONAL 
DE METROLOGÍA 
(CENAM)  10. Medidores de 
alto flujo  Te 10. Medidores de alto flujo  
10.1 Combustibles  
Combusti bles líquidos (gasolinas, diésel, 
turbosina, gas avión, kerosina u otros a excepción del 
gas licuado de petróleo).  
10.2 Aparatos y equipo  
Para la verificación de los sistemas de medición 
y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos 
que operan con g randes volúmenes en lapsos cortos 
(350 L/min a 2 650 L/min), se debe usar un recipiente 
con capacidad de 1 ½ a 2 veces el volumen 
entregado por el sistema de medición y despacho de 
gasolina y otros combustibles líquidos en un minuto o 
un medidor patrón de flujo que puede ser másico, de 
desplazamiento positivo o ultrasónico de tres o más 
trayectorias (PAD's), cuyos principios de 
funcionamiento no son afectados por la instalación, y 
para el cual la incertidumbre de la medición no sea 
mayor a un tercio del err or máximo tolerado 
especificado en el apartado 10.3 de este proyecto de 
norma oficial mexicana.  10. Verificación por autoridad competente  
10.1 La verificación realizada por la 
Procuraduría a los sistemas para medición y 
despacho de gasolina y otros combust ibles 
líquidos enajenados e instalados debe efectuarse, 
de conformidad con los siguientes numerales.  
10.1.2  Verificación visual  
Se verifica que el sistema para medición y 
despacho de gasolina y otros combustibles 
líquidos cumpla con las características sig uientes:  
El sistema para medición y despacho de 
gasolina y otros combustibles líquidos para ser 
usado y considerado, como apto, para realizar 
transacciones comerciales, no debe presentar en 
su funcionamiento, condiciones que generen 
desperfectos, es decir,  no debe tener piezas 
sueltas u otras deficiencias evidentes. Además, se 
debe verificar que cuenta con las leyendas 
siguientes o similares:  CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA 
(CENAM)  
Con fundamento en los artículos 47 fracción I y 
II, así como el 64 de la LFMN,  este comentario 
fue analizado por el CCONNSE y decidió 
aceptar la propuesta, para quedar de la 
siguiente manera:  
 10. Verificación por autoridad 
competente  
10.1 La verificación realizada por la 
Procuraduría a los sistemas para medición y 
despacho de gasol ina y otros combustibles 
líquidos enajenados e instalados debe 
efectuarse, de conformidad con los siguientes 
numerales.  
10.1.2  Verificación visual  
Se verifica que el sistema para medición y 
despacho de gasolina y otros combustibles 
líquidos cumpla con las características 
siguientes:  
 
   Estos instrumentos de medición deben contar 
con informe de calibración vigente expedido por 
laboratorio de calibración acreditado y en su caso 
aprobado.  
10.3 Errores máximos tolerados  
El error máximo tolerado y de repetibil idad no 
deben exceder lo indicado en los apartados 5.1.1 y 
5.1.2 de este proyecto de norma oficial mexicana.  
Comentarios:  
Se sugiere cambiar el título por Alto Gasto y hacer la 
mención de que estos se encuentran fuera del 
alcance de aplicación del Proyecto  y agregar un 
capítulo de Verificación por Autoridad Competente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 • Importante para el consumidor.  
• Asegúrese que antes de la venta los 
indicadores marquen ceros.  
• Verifique que el precio por litro sea el 
correcto.  
Los sistemas  para medición y despacho de 
gasolina y otros combustibles líquidos, una vez 
instalados en las estaciones de servicio deben 
indicar en forma clara y precisa el tipo de producto 
a despachar.  
La concordancia y el cumplimiento con los 
numerales 5.1.1, 5.2 5.3 .1, 5.3.2.1, 5.3.2.2. 
5.3.2.3, 5.3.2.4, 5.3.2.6, 5.3.3, 5.3.4.1, 5.3.5.1, 
5.3.5.2, 5.3.5.4, 5.3.5.5, 5.3.6, 5.4, 5.5.1 y 5.5.2.  
10.1.2.1  Dispositivo computador  
El totalizador instantáneo del dispositivo 
computador debe marcar ceros y debe indicar 
como míni mo el volumen de combustible líquido 
despachado, el precio por litro y el importe de la 
venta.  
10.1.2.2  Carátula indicadora  
Debe cumplir con lo establecido en el inciso 
5.3.2.3 de esta Norma Oficial Mexicana.  
10.1.2.3  Mecanismo de ajuste  
Además de cumplir con el inciso 5.3.3, este 
mecanismo debe poseer los aditamentos 
especiales necesarios para colocar los 
dispositivos oficiales de inviolabilidad; éstos deben 
permanecer en el lugar correspondiente.  
El sistema para medición y despacho de El sistema para medic ión y despacho de 
gasolina y otros combustibles líquidos para ser 
usado y considerado, como apto, para realizar 
transacciones comerciales, no debe presentar 
en su funcionamiento, condiciones que generen 
desperfectos, es decir, de requiere que no haya 
pieza s sueltas u otras deficiencias evidentes. 
Además, se debe verificar que cuenta con las 
leyendas siguientes o similares:  
• Importante para el consumidor.  
• Asegúrese que antes de la venta los 
indicadores marquen ceros.  
• Verifique que el precio por litro se a el 
correcto.  
Los sistemas para medición y despacho de 
gasolina y otros combustibles líquidos, una vez 
instalados en las estaciones de servicio deben 
indicar en forma clara y precisa el tipo de 
producto a despachar.  
La concordancia y el cumplimiento con l os 
incisos 5.1.1, 5.2 5.3.1, 5.3.2.1, 5.3.2.2. 5.3.2.3, 
5.3.2.4, 5.3.2.6, 5.3.3, 5.3.4.1, 5.3.5.1, 5.3.5.2, 
5.3.5.4, 5.3.5.5, 5.3.6, 5.4, 5.5.1 y 5.5.2.  
10.1.2.1  Dispositivo computador  
El totalizador instantáneo del dispositivo 
computador debe marcar ceros  y debe indicar 
como mínimo el volumen de combustible 
líquido despachado, el precio por litro y el 
importe de la venta.  
10.1.2.2 Carátula indicadora  
Debe cumplir con lo establecido en el  Martes 18 de septiembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 gasolina y otros com bustibles líquidos debe contar 
con la contraseña de verificación señalada en el 
inciso 9.3.4 de la verificación inicial o periódica o 
extraordinaria anterior y se debe constatar que 
éstos no han sido violados o alterados por 
cualquier medio como aplicación  de calor o acción 
de una fuerza.  
10.1.2.4  Dispositivos de despacho  
10.1.2.4.1  Manguera de descarga  
Se debe verificar que las mangueras de 
descarga, así como las válvulas de retención y 
descarga, no presenten daños en la pared 
externa, ni fisuras que permi tan fugas, así como 
adaptaciones que afecten su funcionamiento 
según especificaciones del fabricante del sistema 
para medición y despacho de combustibles, esto 
se verifica visualmente (véase inciso 5.4 de esta 
Norma Oficial Mexicana).  inciso 5.3.2.3.  
10.1.2.3  Mecanismo de ajuste  
Además de cumplir con el  inciso 5.3.3, 
este mecanismo debe poseer los aditamentos 
especiales necesarios para colocar los 
dispositivos oficiales de inviolabilidad; éstos 
deben permanecer en el lugar correspondiente.  
El sistema para medición y despacho de 
gasolina y otros combustib les líquidos debe 
contar con la contraseña de verificación 
señalada en el inciso 9.3.4 de la verificación 
inicial o periódica o extraordinaria anterior y se 
debe constatar que éstos no han sido violados 
o alterados por cualquier medio como 
aplicación de ca lor o acción de una fuerza.  
 
    10.1.3  Verificación de cualidades 
metrológicas  
10.1.3.1  Para este numeral se debe aplicar lo 
indicado en los numerales 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 
7.2.4, 7.2.4.1, 7.2.4.2, 7.2.5.1, 7.2.5.2 y 7.2.5.3.  
10.1.3.2 La verificación de l os instrumentos 
de medición se realiza aplicando una prueba en 
cada gasto que se fije en el selector de gasto 
volumétrico de la válvula de descarga:  
a) Con el selector de gasto volumétrico de la 
válvula de descarga en la posición de gasto 
máximo;  
b) Con el  selector de gasto volumétrico de la 
válvula de descarga en la posición de gasto 
medio; y  
c) Con el selector de gasto volumétrico de la 
válvula de descarga en la posición de gasto 
mínimo.  
10.1.3.3  Prueba a gasto volumétrico máximo  
Con el selector de gasto volumétrico de la 
válvula de descarga en la posición de gasto 
máximo, hacer pasar el combustible directamente 
a la medida volumétrica de acuerdo a la 
capacidad nominal. A continuación, debe 
registrarse la lectura tanto del indicador 
instantáneo, como de la  medida volumétrica, 
tomando ésta última en la parte inferior del 
menisco. Las diferencias habidas entre ambas 
lecturas se determinan con aproximación al 
centilitro.  
10.1.3.4  Prueba a gasto volumétrico medio.  
Con el selector de gasto volumétrico de la 10.1.2.4  Dispositivos de despacho  
10.1.2.4.1  Manguera de descarga  
Se debe verificar que las mangueras de 
descarga, así como las válvula s de retención y 
descarga, no presenten daños en la pared 
externa, ni fisuras que permitan fugas, así 
como adaptaciones que afecten su 
funcionamiento según especificaciones del 
fabricante del sistema para medición y 
despacho de combustibles, esto se verifi ca 
visualmente (véase inciso 5.4).  
10.1.3  Verificación de cualidades 
metrológicas  
10.1.3.1  Para este inciso se debe aplicar lo 
indicado en los incisos 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.2.4, 
7.2.4.1, 7.2.4.2, 7.2.5.1, 7.2.5.2 y 7.2.5.3.  
10.1.3.2  La verificación de los  
instrumentos de medición se realiza aplicando 
una prueba en cada gasto que se fije en el 
selector de gasto volumétrico de la válvula de 
descarga:  
a) Con el selector de gasto volumétrico de 
la válvula de descarga en la posición de gasto 
máximo;  
b) Con el s elector de gasto volumétrico de 
la válvula de descarga en la posición de gasto 
medio; y  
c) Con el selector de gasto volumétrico de 
la válvula de descarga en la posición de gasto 
mínimo.  
10.1.3.3  Prueba a gasto volumétrico 
máximo  
Con el selector de gasto vo lumétrico de la 
válvula de descarga en la posición de gasto 
máximo, hacer pasar el combustible       (Segunda Sección)   DIARIO OFICIAL  Martes 18 de  septiembre de 2018   válvula de descarga en la posición de gasto 
medio, hacer pasar el combustible directamente a 
la medida volumétrica de acuerdo a la capacidad 
nominal. A continuación, debe registrarse la 
lectura tanto del indicador instantáneo, como de la 
medida volumétrica, to mando esta última en la 
parte inferior del menisco. Las diferencias habidas 
entre ambas lecturas se determinan con 
aproximación al centilitro.  
10.1.3.5  Prueba a gasto volumétrico mínimo  
Con el selector de gasto volumétrico de la válvula 
de descarga en la p osición de gasto mínimo, 
hacer pasar el combustible directamente a la 
medida volumétrica de acuerdo a la capacidad 
nominal. A continuación, debe registrarse la 
lectura tanto del indicador instantáneo, como de la 
medida volumétrica, tomando esta última en l a 
parte inferior del menisco. Las diferencias habidas 
entre ambas lecturas se determinan con 
aproximación al centilitro.  directamente a la medida volumétrica de 
acuerdo con la capacidad nominal. A 
continuación, debe registrarse la lectura tanto 
del indicador instantáneo, como de la medida 
volumétrica, tomando e sta última en la parte 
inferior del menisco. Las diferencias habidas 
entre ambas lecturas se determinan con 
aproximación al centilitro.  
10.1.3.4  Prueba a gasto volumétrico 
medio.  
Con el selector de gasto volumétrico de la 
válvula de descarga en la posición de gasto 
medio, hacer pasar el combustible 
directamente a la medida volumétrica de 
acuerdo con la capacidad nominal. A 
continuación, debe registrarse la lectura tanto 
del indicador instantáneo, como de la medida 
volumétrica, tomando esta última en la parte 
inferior del menisco. Las diferencias habidas 
entre ambas lecturas se determinan con 
aproximación al centilitro.  
 
    10.1.4  Número de pruebas  
Cada una de las pruebas se realiza en cada 
gasto, debiendo quedar esto registrad o en la 
siguiente tabla:  
Tiempo de llenado de la cuarta parte de la 
medida volumétrica (t)  Gasto de la prueba (qV)  
Volumen registrado en la carátula indicadora del 
instrumento de medición seleccionado (I)  Volumen 
de la medida volumétrica corregido a la 
temperatura de trabajo (Vcmv)  Temperatura de 
trabajo de la medida volumétrica (Tmv)  Error de 
Indicación  Error máximo tolerado (especificado en 
5.1.1 inciso b)  Diferencias entre las lecturas inicial 
y final del totalizador acumulado respecto del 
totalizador in stantáneo (especificado en 12.1.3)  
 
Unidades  min L/min  mL  
mL °C mL mL  
mL 
Gasto volumétrico mínimo   
    
   
Gasto volumétrico medio   
    
   
Gasto volumétrico máximo   
    
   
NOTA : el error obtenido en cada 
gasto debe cumplir con el inciso 5.1.1 fracción b) 10.1.3.5  Prueba a gasto volumétrico 
mínimo  
Con el selector de gasto volumétrico de la 
válvula de descarga en la posición de gasto 
mínimo, hacer pasar el combustible 
directamente a la medida volumétrica de 
acuerdo con la capacidad nominal. A 
continuación, debe registrarse la lectura tanto 
del indicador instantáneo, como de la medida 
volumétrica, tomando esta última en la parte 
inferior del menisco. Las diferencias habidas 
entre ambas lecturas se determinan con 
aproximación al centilitro.  
10.1.4  Número de pr uebas  
Cada una de las pruebas se realiza en 
cada gasto, debiendo quedar esto registrado en 
la siguiente tabla:  
Tiempo de llenado de la cuarta parte de la 
medida volumétrica (t)  Gasto de la prueba (qV)  
Volumen registrado en la carátula indicadora 
del instru mento de medición seleccionado (I)  
Volumen de la medida volumétrica corregido a 
la temperatura de trabajo (Vcmv)  Temperatura 
de trabajo de la medida volumétrica (Tmv)  Error 
de Indicación  Error máximo tolerado 
(especificado en 5.1.1 inciso b)  Diferencias 
entre las lecturas inicial y final del totalizador 
acumulado respecto del totalizador instantáneo 
(especificado en 10.1.4)   
Unidades  min L/min  mL  Martes 18 de septiembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)       Error máximo tolerado.  
Verificar que los volúmenes entregados 
obtenidos a partir de las lecturas en los 
totalizadores sean idénticos en cada prueba.  
Verificar y registrar, en la tabla del inciso 
10.1.4, que la diferencia entre las lecturas iniciales 
y fina l del totalizador acumulado sea igual a la 
lectura en litros redondeada al entero más 
cercano del totalizador instantáneo en cada 
prueba.  
Nota:  en vista de que al estar llenando de 
combustible la medida volumétrica, ésta forma 
una cierta cantidad de espuma , cuando sea 
necesario, es aceptable hacer una pausa hasta 
que la espuma desaparezca y se sigue vaciando 
el combustible, en la medida de lo posible, 
conforme a la prueba de gasto que le 
corresponda, hasta llegar al volumen nominal de 
la medida volumétrica.   mL °C mL mL
 mL 
Gasto volumétrico mínimo   
    
   
Gasto volumétrico medio   
    
   
Gasto volumétrico máximo   
    
   
NOTA:  el error obtenido en cada gasto 
debe cumplir con el inciso 5.1.1 
fracción b) Error máximo tolerado 
(EMT).  
Verificar que los volúmenes entregados 
obtenidos a partir de las lecturas en los 
totalizadores sean idénticos en cada prueba.  
 
 
    10.1.5  Errores máximos tolerados  
Los errores obtenidos en gasto máximo, 
medio y mínimo del instrumento de medición 
seleccionado, no deben exceder, cada uno, el 
error máximo tolerado establecido en el inciso 
5.1.1 fracción b) de esta Norma Oficial Mexicana.  
10.1.6  Para este inciso se debe aplicar lo 
indicado en el inciso 7.2.7 excepto la fracción V, 
de esta Norma Oficial Mexicana.  
10.1.7  Gastos volumétricos en las pruebas  
Los valores de gasto máximo y mínimo de las 
pruebas de operación no deben exceder el 
alcance de la medición del instrumento de 
medición declarado por el fabricante.  
10.1.8  Se debe verificar, contra la tabla del 
inciso 10.1.4, que el alcance del elemento primario 
de medición esté dentro del alcance declarado por 
el fabricante en el inciso 7.1.1.2 de é sta Norma 
Oficial Mexicana.  
10.2 Verificación del sistema electrónico y 
programas de cómputo  
Con la información indicada en el inciso 7.3.1, 
se efectuará una verificación para autentificar el 
sistema electrónico y programas de cómputo, los 
accesorios y dem ás componentes, equipos o 
sistemas vinculados o conectados al sistema para 
medición y despacho de gasolina y otros 
combustibles líquidos, los cuales deben coincidir 
con la aprobación del modelo o prototipo.  
10.2.1  Procedimiento  Verificar y registrar, en la tabla del inciso 
10.1.4, que la diferencia entre las lecturas 
inicial y final del totalizador acumulado sea 
igual a la lectura en litros redondeada al entero 
más cercano del totalizador instantáneo en 
cada prueba.  
NOTA:  en vista de que al estar llenando de 
comb ustible la medida volumétrica, e sta forma 
una cierta cantidad de espuma, cuando sea 
necesario, es aceptable hacer una pausa hasta 
que la espuma de saparezca y se sigue 
vaciando el combustible, en la medida de lo 
posible, conforme a la prueba de gasto que le 
corresponda, hasta llegar al volumen nominal 
de la medida volumétrica.  
10.1.5  Errores máximos tolerados  
Los errores obtenidos en gasto máximo, 
medio y mínimo del instrumento de medición 
seleccionado, debe estar por debajo, cada uno, 
el error máximo tolerado establecido en el 
inciso 5.1.1 fracción b).  
10.1.6  Para este inciso se debe aplicar lo 
indicado en el inciso 7.2.7 excepto la fracción 
V. 
10.1. 7 Gastos volumétricos en las pruebas  
Los valores de gasto máximo y mínimo de 
las pruebas de operación no deben exceder el 
alcance de la medición del instrumento de 
medición declarado por el fabricante.  
10.1.8  Se debe verificar, contra la tabla del 
inciso 1 0.1.4, que el alcance del elemento       (Segunda Sección)   DIARIO OFICIAL  Martes 18 de  septiembre de 2018   La verificación referente a la parte electrónica 
del sistema para medición y despacho de gasolina 
y otros combustibles líquidos, debe ser 
determinada mediante la información 
proporcionada por el fabricante, la cual está 
indicada en el inciso 7.3.1 de esta Norma Oficial 
Mexicana, comp robando directamente que los 
componentes electrónicos que integran la parte 
electrónica del sistema para medición y despacho 
de gasolina y otros combustibles líquidos, 
cumplan con las especificaciones y nomenclatura 
aprobadas.  
Se hará excepción de los comp onentes 
electrónicos originales, cuando los sustituidos 
cuenten con la aprobación de la Secretaría de 
Economía y siempre y cuando los programas de 
cómputo sean los originales instalados por el 
fabricante y la verificación de la suma de 
comprobación cumpla con lo establecido en el 
inciso 10.2.2.4.12 de esta Norma Oficial 
Mexicana.  primario de medición esté dentro del alcance 
declarado por el fabricante en el inciso 7.1.1.2.  
10.2 Verificación del sistema electrónico y 
programas de cómputo  
Con la información indicada en el inciso 
7.3.1, se debe efect uar una verificación para 
autentificar el sistema electrónico y programas 
de cómputo, los accesorios y demás 
componentes, equipos o sistemas vinculados o 
conectados al sistema para medición y 
despacho de gasolina y otros combustibles 
líquidos, los cuales d eben coincidir con la 
aprobación del modelo o prototipo.  
10.2.1  Procedimiento  
La verificación referente a la parte 
electrónica del sistema para medición y 
despacho de gasolina y otros combustibles 
líquidos, debe ser determinada mediante la 
información prop orcionada por el fabricante, la 
cual está indicada en el inciso 7.3.1,  
 
    10.2.2  Seguridad de operación en pruebas y 
análisis  
10.2.2.1  Aparatos y equipo  
- Computadora portátil con puerto serial 
(RS232, USB o Micro USB) y cables de conexión 
y, en su caso , la interfaz de comunicación del 
sistema para medición y despacho de gasolina y 
otros combustibles líquidos, la cual debe ser 
proporcionada por el fabricante al Centro Nacional 
de Metrología y a la Procuraduría.  
- Multímetro.  
10.2.2.2  Características del sistema para 
medición y despacho de gasolina y otros 
combustibles líquidos a analizar  
Debe contar con todos los aditamentos 
propios y la verificación se debe realizar a valores 
de tensión eléctrica nominales.  
El equipo debe contar con los lineamientos de 
seguridad interna y externa que señala la NOM -
001-SCFI -1993. (Véase 2 Referencias de esta 
Norma Oficial Mexicana).  
10.2.2.3  Preparación del sistema para 
medición y despacho de gasolina y otros 
combustibles líquidos  
Las carátulas indicadoras no deben present ar 
variaciones que sean producto o no del 
desplazamiento propio del elemento primario de 
medición seleccionado cuando éste no se 
encuentre en función, según el inciso 7.2.4, y este 
desplazamiento sea censado por el dispositivo comprobando directamente que los 
componentes electrónicos que integran la parte 
electrónica del sistema para medición y 
despacho de gasolina y otros combustibles 
líquidos, cumplan con las especificaciones y 
nomenclatura aprobadas.  
Se hace excepción de los componentes 
electrónicos originales, cuando los sustituidos 
cuenten con la aprobación de la Secr etaría de 
Economía y siempre y cuando los programas 
de cómputo sean los originales instalados por 
el fabricante y la verificación de la suma de 
comprobación cumpla con lo establecido en el 
inciso 10.2.2.4.12.  
10.2.2  Seguridad de operación en pruebas 
y anál isis 
10.2.2.1 Aparatos y equipo  
- Computadora portátil con puerto serial 
(RS232, USB o MicroUSB) y cables de 
conexión y, en su caso, la interfaz de 
comunicación del sistema para medición y 
despacho de gasolina y otros combustibles 
líquidos, la cual debe se r proporcionada por el 
fabricante al Centro Nacional de Metrología y a 
la Procuraduría.  
- Multímetro.  
10.2.2.2  Características del sistema para 
medición y despacho de gasolina y otros 
combustibles líquidos a analizar  
Debe contar con todos los aditamentos  Martes 18 de septiembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)       computador.  
10.2.2.4  Procedim iento de verificación 
electrónica  
Durante esta prueba, los instrumentos de 
medición del sistema para medición y despacho 
de gasolina y otros combustibles líquidos no 
deben despachar combustible y la verificación 
debe realizarse en presencia del visitado.  
10.2.2.4.1  El sistema para medición y 
despacho de gasolina y otros combustibles 
líquidos debe estar libre de obstrucciones en sus 
secciones electrónica y mecánica para su 
evaluación.  
10.2.2.4.2  Registrar por cada sistema para 
medición y despacho de gasolina  y otros 
combustibles líquidos, los datos siguientes, de 
acuerdo con el procedimiento o guía de 
configuración que proporcione el fabricante:  
• Marca.  
• Modelo.  propios y la verificación se debe realizar a 
valores de tensión eléctrica nominales.  
El equipo debe contar con los lineamientos 
de seguridad interna y externa que señala la 
NOM -001-SCFI -1993. (Véase 2 Referencias 
normativas).  
10.2.2.3  Preparación del sistem a para 
medición y despacho de gasolina y otros 
combustibles líquidos  
Las carátulas indicadoras no deben 
presentar variaciones que sean producto o no 
del desplazamiento propio del elemento 
primario de medición seleccionado cuando éste 
no se encuentre en fun ción, según el inciso 
7.2.4, y este desplazamiento sea censado por 
el dispositivo computador.  
10.2.2.4 Procedimiento de verificación 
electrónica  
Durante esta prueba, los instrumentos de 
medición del sistema para medición y 
despacho de gasolina y otros comb ustibles  
 
    • Número de serie del sistema para medición 
y despacho de gasolina y otros combustibles 
líquidos.  
• Instrumento de medición o posición de 
carga.  
• Precio unitario por tipo de combustible.  
• Indicación del totalizador de ventas 
realizadas, ta nto en volumen, como en dinero, 
para cada lado del sistema para medición y 
despacho de gasolina y otros combustibles 
líquidos y tipo de combustible.  
10.2.2.4.3  Toma de lecturas  
Tomar lecturas del totalizador acumulado del 
sistema para medición y despacho d e gasolina y 
otros combustibles líquidos, con la finalidad de 
comprobar su operación y registro, respecto del 
totalizador instantáneo.  
Se debe comprobar manualmente el 
resultado del producto del volumen surtido por el 
precio unitario del combustible, contr a el monto 
mostrado por el sistema para medición y 
despacho de gasolina y otros combustibles 
líquidos.  
10.2.2.4.4  Verificación de las conexiones del 
módulo electrónico  
Realizar la revisión de los arneses eléctricos líquidos necesitan no despachar 
combustible y la verificación debe realizarse en 
presencia del visitado.  
10.2.2.4.1  El sistema para medición y 
despacho de gasolina y otros co mbustibles 
líquidos debe estar libre de obstrucciones en 
sus secciones electrónica y mecánica para su 
evaluación.  
10.2.2.4.2  Registrar por cada sistema para 
medición y despacho de gasolina y otros 
combustibles líquidos, los datos siguientes, de 
acuerdo con  el procedimiento o guía de 
configuración que proporcione el fabricante:  
• Marca.  
• Modelo.  
• Número de serie del sistema para 
medición y despacho de gasolina y otros 
combustibles líquidos.  
• Instrumento de medición o posición de 
carga.  
• Precio unitario p or tipo de combustible.  
• Indicación del totalizador de ventas 
realizadas, tanto en volumen, como en dinero, 
para cada lado del sistema para medición y 
despacho de gasolina y otros combustibles 
líquidos y tipo de combustible.        (Segunda Sección)   DIARIO OFICIAL  Martes 18 de  septiembre de 2018   y del cableado en general de las conexion es de 
tipo eléctrico, comunicaciones o datos; con el fin 
de determinar si se cumple con el prototipo, esto 
es, con las características técnicas designadas 
por el fabricante para el modelo aprobado.  
10.2.2.4.5  Revisión del pulsador  
Abrir de ser posible, tom ando en 
consideración que en algunos casos viene sellado 
de fábrica. Para ello se toma en cuenta lo 
siguiente, basado y fundamentado en la 
información especificada por el fabricante y 
aprobada por la Secretaría de Economía:  
• El pulsador debe contar con la s marcas o 
perforaciones especificadas por el fabricante.  
• El estado físico del pulsador (dispositivo 
electrónico mediante el cual se convierte el 
movimiento mecánico del disco en pulsos 
eléctricos), tenga las conexiones de alimentación, 
datos y tierra en  la forma indicada en los 
manuales emitidos por el fabricante y sin 
alteraciones.  10.2.2.4.3  Toma de lecturas  
Tomar lecturas del totalizador acumulado 
del sistema para medición y despacho de 
gasolina y otros combustibles líquidos, con la 
finalidad de comprobar su operación y registro, 
respecto del totalizador instantáneo.  
Se debe comprobar manualmente el 
resultado d el producto del volumen surtido por 
el precio unitario del combustible, contra el 
monto mostrado por el sistema para medición y 
despacho de gasolina y otros combustibles 
líquidos.  
10.2.2.4.4  Verificación de las conexiones 
del módulo electrónico  
Realizar la  revisión de los arneses 
eléctricos y del cableado en general de las 
conexiones de tipo eléctrico, comunicaciones o 
datos; con el fin de determinar si se cumple con 
el prototipo, esto es, con las características 
técnicas designadas por el fabricante para e l 
modelo aprobado.  
 
    10.2.2.4.6  Revisión de sistema electrónico  
Revisar visualmente las conexiones, así 
como las tarjetas electrónicas y de 
comunicaciones, mismas que deben corresponder 
a las especificadas por el fabricante del sistema 
para medición y despacho de gasolina y otros 
combustibles líquidos en función y estar 
aprobadas por la Secretaría de Economía, 
revisando además que no existan cables, 
conexiones o dispositivos electrónicos ajenos al 
prototipo (véase el inciso 7.1.1 de esta Norma 
Oficial M exicana).  
Al constatar que no existe alteración en la 
parte electrónica, se procede a la revisión de la 
configuración del sistema para medición y 
despacho de gasolina y otros combustibles 
líquidos, de acuerdo con el inciso 10.2.2.4.7.  
10.2.2.4.7  Prueba de la configuración a través 
de la programación del sistema para medición y 
despacho de gasolina y otros combustibles 
líquidos  
Dependiendo de la marca, modelo y 
dispositivo computador contenido en el sistema 
para medición y despacho de gasolina y otros 
combus tibles líquidos, ingresar al modo de 
programación del mismo (véase inciso 7.1.1 de 
esta Norma Oficial Mexicana).  
• Tomar los datos correspondientes a la 
programación del dispositivo computador y 
cotejarlos con los proporcionados por el 10.2.2.4.5  Revisión del pulsador  
Abrir de ser posible, tomando en 
consideración que en algunos casos viene 
sellado de fábrica. Para ello se toma en cuenta 
lo siguiente, basado y fundamentado en la 
información especificada por el fabricante y 
aprobada por la Secretaría de Economía:  
• El pulsador debe contar con las marcas o 
perforaciones especificadas por el fabricante.  
• El estado físico del pulsador (dispositivo 
electrónico med iante el cual se convierte el 
movimiento mecánico del disco en pulsos 
eléctricos), tenga las conexiones de 
alimentación, datos y tierra en la forma indicada 
en los manuales emitidos por el fabricante y sin 
alteraciones.  
10.2.2.4.6  Revisión de sistema elect rónico  
Revisar visualmente las conexiones, así 
como las tarjetas electrónicas y de 
comunicaciones, mismas que deben 
corresponder a las especificadas por el 
fabricante del sistema para medición y 
despacho de gasolina y otros combustibles 
líquidos en función  y estar aprobadas por la 
Secretaría de Economía, revisando además 
que no existan cables, conexiones o 
dispositivos electrónicos ajenos al prototipo 
(véase el inciso 7.1.).  
Al constatar que no existe alteración en la 
parte electrónica, se procede a la revi sión de la  Martes 18 de septiembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)       fabricante.  
• Verifi car las funciones de programación del 
dispositivo computador, de acuerdo con la 
información proporcionada por el fabricante 
durante el proceso de aprobación, respecto de:  
a) Los despachos, tanto en volumen como en 
monto programados.  
b) El cambio de precios . 
c) La descarga de la bitácora de eventos.  
d) Los ajustes electrónicos.  
e) La versión del programa de cómputo que 
opera el sistema para medición y despacho de 
gasolina y otros combustibles líquidos. y  
f) La batería de respaldo.  
10.2.2.4.8  Prueba de retenc ión de 
información en pantallas y configuración ante una 
falla en el suministro de energía  
Apegarse al manual correspondiente a la 
marca del sistema para medición y despacho de 
gasolina y otros combustibles líquidos, interrumpir 
su suministro de energía el éctrica. La prueba se 
da por aprobada si cumple las dos siguientes 
condiciones:  configuración del sistema para medición y 
despacho de gasolina y otros combustibles 
líquidos, de acuerdo con el inciso 10.2.2.4.7.  
10.2.2.4.7  Prueba de la configuración a 
través de la programación del sistema para 
medición y despacho de gasolina  y otros 
combustibles líquidos  
Dependiendo de la marca, modelo y 
dispositivo computador contenido en el sistema 
para medición y despacho de gasolina y otros 
combustibles líquidos, ingresar al modo de 
programación del mismo (véase inciso 7.1.1).  
• Tomar los  datos correspondientes a la 
programación del dispositivo computador y 
cotejarlos con los proporcionados por el 
fabricante.  
• Verificar las funciones de programación 
del dispositivo computador, de acuerdo con la 
información proporcionada por el fabricante 
durante el proceso de aprobación, respecto de:  
a) Los despachos, tanto en volumen como 
en monto programados.  
b) El cambio de precios.  
c) La descarga de la bitácora de eventos.  
 
    • Al menos por cinco minutos, las carátulas 
indicadoras mantienen visibles  e inalterables los 
datos del último despacho (volumen e importe).  
• Al restablecerse el suministro de energía 
eléctrica, el sistema para medición y despacho de 
gasolina y otros combustibles líquidos mantiene la 
configuración.  
10.2.2.4.9  Prueba de verifica ción de la o las 
versiones de los programas de cómputo que 
controlan el funcionamiento del sistema para 
medición y despacho de gasolina y otros 
combustibles líquidos contenidas en la o las 
tarjetas de control.  
Apegarse al manual correspondiente del 
sistema  para medición y despacho de gasolina y 
otros combustibles líquidos según sea la marca y 
dependiendo de su modelo puede estar dotado 
con más de un programa que controla su 
funcionamiento.  
10.2.2.4.10  Procedimiento de verificación de 
los programas de cómput o que controla el 
funcionamiento del sistema para medición y 
despacho de gasolina y otros combustibles 
líquidos  
10.2.2.4.11  Para verificar los programas de 
cómputo:  
• De ser necesario libere la sección de 
comunicación.  d) Los ajustes electrónicos.  
e) La versión del programa de cómputo 
que opera el sistema para medición y despacho 
de gasolina y otros combustibles líquidos. y  
f) La batería de respaldo.  
10.2.2.4.8  Prueba de retención de 
información en pantallas y configuración ante 
una falla en el suministro de energía  
Apegarse al manual correspondiente a la 
marca del sistema para medición y despacho 
de gasolina y otros combustibles líquidos, 
interrumpir su suministro de energía eléctrica. 
La prueba se da por aprobada si cumple las 
dos siguientes condiciones:  
Al menos por cinco minutos, las carátulas 
indicadoras mantienen visibles e inalterables 
los datos del último despacho (volumen e 
importe).  
• Al restablecerse el suministro de energía 
eléctrica, el sistema para medición y despacho 
de gasolina y otros combustibles líquidos 
mantiene la configuración.  
10.2.2.4.9  Prueba de verificación de la o 
las versiones de los programas de cómputo 
que controlan el funcionamiento del sistema 
para medición y despacho de gasolina y otros       (Segunda Sección)   DIARIO OFICIAL  Martes 18 de  septiembre de 2018   • De ser necesario, interrumpir el su ministro 
de energía al sistema para medición y despacho 
de gasolina y otros combustibles líquidos, desde 
el tablero de control eléctrico o desde su fuente de 
alimentación independiente, siguiendo las 
recomendaciones del fabricante.  
• Dependiendo de la marc a, modelo y 
computador contenido en el sistema para 
medición y despacho de gasolina y otros 
combustibles líquidos, realizar la conexión del 
puerto serial (RS232, USB o Micro USB) a la 
computadora portátil y ejecutar el programa de 
comunicación correspondie nte. Este programa 
debe establecer y utilizar el protocolo de 
comunicación indicado por el fabricante del 
sistema para medición y despacho de gasolina y 
otros combustibles líquidos.  
• Seguir el procedimiento de descarga del 
programa que controla el funcion amiento del 
sistema para medición y despacho de gasolina y 
otros combustibles líquidos, debiendo realizar la 
descarga por el puerto serial (RS232, USB o Micro 
USB) a que hace referencia el inciso 7.3.1.2.3.1, 
de tal manera que se obtenga el programa en un 
archivo electrónico para poder realizar su 
autenticación de acuerdo con el inciso 7.3.1.2.3.  combustibles líquidos contenidas en la o las 
tarjetas de control.  
Apegarse al manual correspondiente del 
sistema para medición y despacho de gasolina 
y otros combustib les líquidos según sea la 
marca y dependiendo de su modelo puede 
estar dotado con más de un programa que 
controla su funcionamiento.  
10.2.2.4.10  Procedimiento de verificación 
de los programas de cómputo que controla el 
funcionamiento del sistema para medic ión y 
despacho de gasolina y otros combustibles 
líquidos  
10.2.2.4.11 Para verificar los programas de 
cómputo:  
• De ser necesario libere la sección de 
comunicación.  
• De ser necesario, interrumpir el 
suministro de energía al sistema para medición 
y despacho  de gasolina y otros combustibles 
líquidos, desde el tablero de control eléctrico o 
desde su fuente de alimentación independiente, 
siguiendo las recomendaciones del fabricante.  
 
    • Si para el modelo del sistema para medición 
y despacho de gasolina y ot ros combustibles 
líquidos que se verifica es necesario interconectar 
una interfaz entre la sección electrónica y la 
computadora portátil para realizar el acceso al 
programa, considerar las recomendaciones 
hechas por el fabricante garantizando con ello su 
funcionalidad.  
• Para realizar la descarga del programa 
por el puerto serial (RS232, USB o Micro USB), 
debe utilizarse un programa comercial para 
realizar la comunicación con la computadora. En 
caso de que el fabricante utilice un programa 
propietario para realizar la descarga del programa 
de cómputo, tal programa propietario debe ser 
autenticado con el mismo procedimiento descrito 
en el inciso 7.3.1.2.3.  
• Para obtener la suma de comprobación, el 
programa para aplicar el algoritmo de reducción 
criptográfica  MD5 debe ser comercial.  
10.2.2.4.12  Verificación de la suma de 
comprobación  
Conocida la versión del o los programas de 
cómputo que operan el sistema para medición y 
despacho de gasolina y otros combustibles 
líquidos, que despliega la pantalla del dispensa rio, 
se compara la suma de comprobación obtenida en 
la computadora contra la suma de comprobación • Dependiendo de la marca, modelo y 
computador contenido en el sistema para 
medición y despacho de gasolina y otros 
combustibles líq uidos, realizar la conexión del 
puerto serial (RS232, USB o MicroUSB) a la 
computadora portátil y ejecutar el programa de 
comunicación correspondiente. Este programa 
debe establecer y utilizar el protocolo de 
comunicación indicado por el fabricante del 
sistema para medición y despacho de gasolina 
y otros combustibles líquidos.  
• Seguir el procedimiento de descarga del 
programa que controla el funcionamiento del 
sistema para medición y despacho de gasolina 
y otros combustibles líquidos, debiendo realizar 
la descarga por el puerto serial (RS232, USB o 
MicroUSB) a que hace referencia el inciso 
7.3.1.2.3.1, de tal manera que se obtenga el 
programa en un archivo electrónico para poder 
realizar su autenticación de acuerdo con el 
inciso 7.3.1.2.3.  
• Si para el mode lo del sistema para 
medición y despacho de gasolina y otros 
combustibles líquidos que se verifica es 
necesario interconectar una interfaz entre la 
sección electrónica y la computadora portátil 
para realizar el acceso al programa, considerar 
las recomendaci ones hechas por el fabricante 
garantizando con ello su funcionalidad.   Martes 18 de septiembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)       proporcionada por el fabricante, debiendo 
coincidir. El algoritmo utilizado para el cálculo de 
la suma de comprobación es MD5.  
10.2.2.4.13  Validación, verific ación y 
aprobación del o los programas de cómputo  
Anotar los datos desplegados en la pantalla 
del dispensario de los programas de cómputo y el 
resultado de la lectura de la suma de 
comprobación obtenida en 10.2.2.4.12.  
10.2.2.4.14  Pistas de auditoría o bit ácora de 
eventos  
La bitácora, debe ser descargada por medio 
del puerto serial (RS232, USB o Micro USB), 
conforme a las instrucciones del fabricante, y su 
descarga está condicionada a digitar una 
contraseña en el panel de control del sistema para 
medición y  despacho de gasolina y otros 
combustibles líquidos, la cual debe ser entregada 
a la Procuraduría para poder realizar las 
verificaciones correspondientes.  
• El registro del evento debe incluir la fecha y 
la hora de ejecución, en el caso de que la 
descripci ón de los eventos esté abreviada, se 
debe entregar a la Procuraduría la tabla en donde 
se indique a qué evento corresponde.  • Para realizar la descarga del 
programa por el puerto serial (RS232, USB o 
MicroUSB), debe utilizarse un programa 
comercial para realizar la comunicación con la 
computadora. En caso de que el fabricante 
utilice un programa propietario para realizar la 
descarga del programa de cómputo, tal 
programa propietario debe ser autenticado con 
el mismo procedimiento descrito en el inciso 
7.3.1.2.3.  
• Para obtener la suma de comprobación, 
el progra ma para aplicar el algoritmo de 
reducción criptográfica MD5 debe ser 
comercial.  
10.2.2.4.12  Verificación de la suma de 
comprobación  
Conocida la versión del o los programas 
de cómputo que operan el sistema para 
medición y despacho de gasolina y otros 
combus tibles líquidos, que despliega la pantalla 
del dispensario, se compara la suma de 
comprobación obtenida en la computadora 
contra la suma de comprobación proporcionada 
por el fabricante, debiendo coincidir. El 
algoritmo utilizado para el cálculo de la suma 
de comprobación es MD5.  
 
    • Los eventos a verificar deben apegarse a lo 
indicado en la siguiente tabla:  
Descripción  Verificar  
CALI Los registros de ajuste deben estar 
documentados con dictámenes de verificación 
expedidos por unidad de verificación acre ditada y 
aprobada o la Procuraduría.  
CAMP  Los registros del cambio de precio 
deben coincidir con la información proporcionada 
a la autoridad competente.  
APPU Los registros de la apertura de puerta 
deben coincidir con la información señalada en 
hojas de con trol que al efecto se lleven.  
ACMO  Los registros de acceso al modo de 
programación y las acciones realizadas 
(actividades, comandos y rutinas) deben coincidir 
con la información señalada en las hojas de 
control que al efecto se lleven.  
CAMF Registro del ca mbio de fecha y hora 
del sistema incluyendo la nueva fecha y hora, 
debe coincidir con la información señalada en las 
hojas de control que al efecto se lleven.  
ACTU Registro de actualización del o los 
programas del sistema incluyendo la versión a la 
que se actualizó, debe coincidir con la información 10.2.2.4.13  Validación, verificación y 
aprobación del o los programas de cómputo  
Anotar los datos desplegados en la 
pantalla del dispensario de los programas de 
cómputo y el resultado de la lectura de la suma 
de comprobación obtenida en 10.2.2.4 .12. 
10.2.2.4.14  Pistas de auditoría o bitácora 
de eventos  
La bitácora, debe ser descargada por 
medio del puerto serial (RS232, USB o 
MicroUSB), conforme a las instrucciones del 
fabricante, y su descarga está condicionada a 
digitar una contraseña en el pan el de control 
del sistema para medición y despacho de 
gasolina y otros combustibles líquidos, la cual 
debe ser entregada a la Procuraduría para 
poder realizar las verificaciones 
correspondientes.  
El registro del evento debe incluir la fecha 
y la hora de ej ecución, en el caso de que la 
descripción de los eventos esté abreviada, se 
debe entregar a la Procuraduría la tabla en 
donde se indique a qué evento corresponde.  
Los eventos a verificar deben apegarse a 
lo indicado en la siguiente tabla:  
Descripción  Verificar       (Segunda Sección)   DIARIO OFICIAL  Martes 18 de  septiembre de 2018   señalada en las hojas de control que al efecto se 
lleven.  
10.2.2.4.15  Restablecimiento del sistema 
para medición y despacho de gasolina y otros 
combustibles líquidos:  
• Salir del programa de comunicación del 
sistema para medición y despacho de gasolina y 
otros combustibles líquidos, siguiendo las 
recomendaciones del fabricante.  
• Desconectar la interfaz de la sección 
electrónica o el conector serial del puerto de 
comunicación RS232, USB o Micro USB, entre el 
sistema para medición y despacho de gasolina y 
otros combustibles líquidos y la computadora 
portátil.  
• Restablecer el sistema para medición y 
despacho de gasolina y otros combustibles 
líquidos mediante el tablero eléctrico de control o 
por su fuente de poder independiente, en caso de 
haberse requerido suspender la energía eléctrica 
para su verificación.  
• Realizar prueba efectuando un despacho de 
combustible del sistema para medición y 
despacho de gasolina y otros combustibles 
líquidos para corroborar su funci onamiento.  CALI  Los registros de ajuste deben estar 
documentados con dictámenes de verificación 
expedidos por unidad de verificación acreditada 
y aprobada o la Procuraduría . 
CAMP  Los registros del cambio de precio 
deben coincidir con la información 
proporcionada  a la autoridad competente.  
APPU  Los registros de la apertura de 
puerta deben coincidir con la información 
señalada en hojas de control que al efecto se 
lleven.  
ACMO  Los registros de acceso al modo de 
programación y las acciones realizadas 
(actividades, co mandos y rutinas) deben 
coincidir con la información señalada en las 
hojas de control que al efecto se lleven . 
CAMF  Registro del cambio de fecha y hora 
del sistema incluyendo la nueva fecha y hora, 
debe coincidir con la información señalada en 
las hojas de  control que al efecto se lleven.  
ACTU  Registro de actualización del o los 
programas del sistema incluyendo la versión a 
la que se actualizó, debe coincidir con la 
información señalada en las hojas de control 
que al efecto se lleven.  
 
    • Cerrar el o lo s sistemas para medición y 
despacho de gasolina y otros combustibles 
líquidos analizados, asentando todos los datos 
encontrados durante la verificación.  
11. Medidores de alto gasto  
Los sistemas para medición para despacho 
de gasolina y otros combustibles l íquidos que 
operan con gastos que exceden los 250 L/min, no 
se encuentran en el campo de aplicación de esta 
Norma Oficial Mexicana; por lo que, mientras no 
existan Normas Oficiales Mexicanas o Normas 
Mexicanas, se aceptará para la verificación, la 
aplicaci ón de normas o regulaciones técnicas 
extranjeras vigentes, enmiendas o las que las 
sustituyan, Disposiciones Administrativas de 
Carácter General en materia de medición 
aprobadas por el Centro Nacional de Metrología y 
la Secretaría de Economía.  
La verificac ión podrá realizarse con aplicación 
de normas internacionales o regulaciones técnicas 
extranjeras vigentes reconocidas 
internacionalmente como por ejemplo las emitidas 
por la Organización Internacional de Metrología 
Legal (OIML), el Instituto Americano del  Petróleo 
(API) entre otras.  10.2.2.4.15 Restablecimiento del sistema 
para medición y despacho de gasolina y otros 
combustibles líquidos:  
• Salir del programa de comunicación del 
sistema para medición y despacho de gasolina 
y otros combustibles líquidos, s iguiendo las 
recomendaciones del fabricante.  
• Desconectar la interfaz de la sección 
electrónica o el conector serial del puerto de 
comunicación RS232, USB o MicroUSB, entre 
el sistema para medición y despacho de 
gasolina y otros combustibles líquidos y la  
computadora portátil.  
• Restablecer el sistema para medición y 
despacho de gasolina y otros combustibles 
líquidos mediante el tablero eléctrico de control 
o por su fuente de poder independiente, en 
caso de haberse requerido suspender la 
energía eléctrica para su verificación.  
• Realizar prueba efectuando un despacho 
de combustible del sistema para medición y 
despacho de gasolina y otros combustibles 
líquidos para corroborar su funcionamiento.  
• Cerrar el o los sistemas para medición y  Martes 18 de septiembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)       despacho de gasolina y otros combustibles 
líquidos analizados, asentando todos los datos 
encontrados durante la verificación.  
11. Medidores de alto gasto  
Los sistemas para medición para despacho de 
gasolina y otros combustibles líquidos que 
operan con gastos que exceden los 25 0 L/min, 
no se encuentran en el campo de aplicación de 
esta Norma Oficial Mexicana; por lo que, 
mientras no existan Normas Oficiales 
Mexicanas o Normas Mexicanas, se acepta 
para la verificación, la aplicación de normas o 
regulaciones técnicas extranjeras v igentes, 
enmiendas o las que las sustituyan, 
Disposiciones Administrativas de Carácter 
General en materia de medición aprobadas por 
el Centro Nacional de Metrología y la 
Secretaría de Economía.  
La verificación debe realizarse con 
aplicación de Normas Inter nacionales o 
regulaciones técnicas extranjeras vigentes 
reconocidas internacionalmente como por 
ejemplo las emitidas por la Organización 
Internacional de Metrología Legal (OIML), el 
Instituto Americano del Petróleo (API) entre 
otras.  
 
CENTRO NACIONAL 
DE M ETROLOGÍA 
(CENAM)  
11. Evaluación 
de la 
conformidad  
 Te 
11. Evaluación de la conformidad  
La evaluación de la conformidad de los sistemas 
para medición y despacho de gasolina y otros 
combustibles líquidos objeto del presente proyecto de 
norma oficial mexican a, se llevará a cabo por la 
Procuraduría Federal del Consumidor, y las personas 
acreditadas y aprobadas en términos de lo dispuesto 
por la Ley Federal sobre Metrología y Normalización 
y su Reglamento.  
Comentarios:  
Se sugiere reajustar la numeración y utili zar el 
término de Procuraduría para estar con concordancia 
con Términos y definiciones.  12. Evaluación de la conformidad  
La evaluación de la conformidad de los 
sistemas para medición y despacho de gasolina y 
otros combustibles líquidos objeto de la presen te 
Norma Oficial Mexicana, se llevará a cabo por la 
Procuraduría, Secretaría de Economía y las 
personas acreditadas y aprobadas en términos de 
lo dispuesto por la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización y su Reglamento.  CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA 
(CENAM)  
Con fundam ento en los artículos 47 fraccio nes I 
y II, así como el 64 de la LFMN, este 
comentario fue analizado por el CCONNSE y 
decidió aceptar la propuesta, quedando de la 
siguiente manera:  
12. Evaluación de la conformidad  
La evaluación de la confo rmidad de los 
sistemas para medición y despacho de 
gasolina y otros combustibles líquidos objeto de 
la presente Norma Oficial Mexicana, se llevará 
a cabo por la Procuraduría, Secretaría de 
Economía y las personas acreditadas y 
aprobadas en términos de lo d ispuesto por la 
Ley Federal sobre Metrología y Normalización y 
su Reglamento.  
CENTRO NACIONAL 
DE METROLOGÍA 
(CENAM)  
12. Vigilancia  
 Te 12. Vigilancia  
La vigilancia del presente proyecto de norma 
oficial mexicana está a cargo de la Secretaría de 
Economía, por conducto de la Dirección General de 
Normas y de la Procuraduría Federal del 
Consumidor, conforme a sus respectivas 
atribuciones.  
Comentarios:  
Se sugiere reajustar la numeración y utilizar el 
término de Procuraduría para estar con concordancia 
con Térmi nos y definiciones.  13. Vigilancia  
La vigilancia de la presente Norma Oficial 
Mexicana está a cargo de la Secretaría de 
Economía, por conducto de la Dirección General 
de Normas y de la Procuraduría, conforme a sus 
respectivas atribuciones.  CENTRO NACIONAL  DE METROLOGÍ A 
(CENAM)  
Con fundam ento en los artículos 47 fraccio nes I 
y II, así como el 64 de la LFMN, este 
comentario fue analizado por el CCONNSE y 
decidió aceptar la propuesta, quedando de la 
siguiente manera:  
13. Vigilancia  
La vigilancia de la present e Norma Oficial 
Mexicana está a cargo de la Secretaría de 
Economía, por conducto de la Dirección 
General de Normas y de la Procuraduría,       (Segunda Sección)   DIARIO OFICIAL  Martes 18 de  septiembre de 2018   conforme a sus respectivas atribuciones.  
 
CENTRO NACIONAL 
DE METROLOGÍA 
(CENAM)  
13. Bibliografía  
 Te 
13. Bibliografía  
- International Recommendation Dynamic 
measuring systems for liquids other than water Part 
1: Metrological and technical requirements, OIML -R-
117-1 (2007).  
- NIST HANDBOOK 44 -2003 Specifications, 
Tolerances and Other Technical Requirements for 
Weighing and  Measuring Devices.  
- UL 330 Standard for gasoline hose, Fourth 
edition. June 29, 1973. Underwriters' Laboratories 
Inc. 
- SAE J285 Gasoline dispenser nozzle spouts. 
Jul. 81, 1985 SAE HANDBOOK.  
- BIPM 2008 International Vocabulary of Terms 
in Legal Metrolog y Basic and general concepts and 
associated terms (VIM).  
Comentarios:  
Se sugiere reajustar la numeración y agregar 
“Dynamic measuring systems for liquids other than 
water Part 2: Metrological controls and performance 
tests, OIML -R-117-2” como documento.  15. Bibliografía  
- Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 1 de julio de 1992 y sus reformas.  
- Reglamento de la Ley Federal sobre 
Metrología y Normalización, publicado en el Diario 
Oficial de la Feder ación el 14 de enero de 1999 y 
sus reformas.  
- Lista de Instrumentos de Medición cuya 
verificación inicial, periódica o extraordinaria es 
obligatoria, así como las normas aplicables para 
efectuarla, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 18 de abril de 2016  
- International Recommendation Dynamic 
measuring systems for liquids other than water 
Part 1: Metrological and technical requirements, 
OIML -R-117-1 (2007).  
- NIST HANDBOOK 44 -2003 Specifications, 
Tolerances and Other Technical Requirements fo r 
Weighing and Measuring Devices.  
- UL 330 Standard for gasoline hose, Fourth 
edition. June 29, 1973. Underwriters' Laboratories 
Inc. 
- SAE J285 Gasoline dispenser nozzle 
spouts. Jul. 81, 1985 SAE HANDBOOK.  
- BIPM 2008 International Vocabulary of 
Terms in Legal Metrology Basic and general 
concepts and associated terms (VIM).  
- Dynamic measuring systems for liquids 
other than water Part 2: Metrological controls and 
performance tests, OIML -R-117-2 CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍ A 
(CENAM)  
Con fundam ento en los ar tículos 47 fraccio nes I 
y II, así como el 64 de la LFMN, este 
comentario fue analizado por el CCONNSE y 
decidió aceptar la propuesta, quedando de la 
siguiente manera:  
15 Bibliografía  
- Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización, publicada en el Diario Of icial de 
la Federación el 1 de julio de 1992 y sus 
reformas.  
- Reglamento de la Ley Federal sobre 
Metrología y Normalización, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 14 de enero 
de 1999 y sus reformas.  
- Lista de Instrumentos de Medición cuya 
verificación inicial, periódica o extraordinaria es 
obligatoria, así como las normas aplicables 
para efectuarla, publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 18 de abril de 2016  
- International Recommendation Dynamic 
measuring systems for liquids other  than water 
Part 1: Metrological and technical requirements, 
OIML -R-117-1 (2007).  
- NIST HANDBOOK 44 -2003 
Specifications, Tolerances and Other Technical 
Requirements for Weighing and Measuring 
Devices.  
- UL 330 Standard for gasoline hose, 
Fourth edition. J une 29, 1973. Underwriters' 
Laboratories Inc.  
- SAE J285 Gasoline dispenser nozzle 
spouts. Jul. 81, 1985 SAE HANDBOOK.  
- BIPM 2008 International Vocabulary of 
Terms in Legal Metrology Basic and general 
concepts and associated terms (VIM).  
- Dynamic measuri ng systems for liquids 
other than water Part 2: Metrological controls 
and performance tests, OIML -R-117-2 
 
CENTRO NACIONAL 
DE METROLOGÍA 
(CENAM)  14. 
Concordancia 
con normas 
internacionales  
 Te 14. Concordancia con normas 
internacionales  
Este Proyecto de n orma oficial mexicana 
concuerda parcialmente con el Lineamiento 
International Dynamic measuring systems for liquids 
other than water Part 1: Metrological and technical 
requirements, OIML -R-117-1 (2007).  
 14. Concordancia con Normas 
Internacionales  
Esta Nor ma Oficial Mexicana es modificada 
(MOD) con respecto a la OIML -R-117-1 Edición 
2007. Dynamic measuring systems for liquids 
other than water Part 1: Metrological and technical 
requirements.  CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍ A 
(CENAM)  
Con fundam ento en los artícul os 47 fraccio nes I 
y II, así como el 64 de la LFMN, este 
comentario fue analizado por el CCONNSE y 
decidió aceptar la propuesta, quedando de la 
siguiente manera:  
14. Concordancia con Normas 
Internacionales  
Esta Norma Oficial Mexicana es modificada 
(MOD) co n respecto a la OIML -R-117-1 Edición 
2007. Dynamic measuring systems for liquids 
other than water Part 1: Metrological and 
technical requirements.  
CANACO -CIUDAD 
DE MÉXICO; 
ESFERA DE 
SERVICIOS Anexo “A”  Te  A.1 Procedimiento documentado de 
verificación  
I. Portada  
II. Índice  CANACO -CIUDAD DE MÉXICO; ESFERA DE 
SERVICIOS PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  
Con fundamento en los artículos 41 fracción IX,  Martes 18 de septiembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)       PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  
 III. Propósito y alcance  
IV. Responsabilidad y autoridad  
V. Descripción de actividades  
V.I Definiciones (lo descrito en los puntos 
3 de esta Norma Oficial Mexicana)  
V.II Reglas de Aplicación (lo establecido  en 
los puntos 9 de esta Norma Oficial Mexicana)  
VI. Registros (el informe de verificación 
debe constar de VI.I y VI.II más el o los 
dictámenes correspondientes al servicio otorgado, 
y en su caso VI.VIII)  
VI.I Orden de Trabajo (por cada servicio)  
VI.II Acta Circunstanciada (por cada 
servicio)  
VI.III Dictamen Documental (por cada 
servicio)  
VI.IV  Dictamen Visual (por cada sistema 
para medición)  
VI.V Dictamen Gasto Volumétrico antes de 
ajuste (por cada sistema para medición)  
VI.VI  Dictamen Gasto Volumétrico de spués 
de ajuste (por cada sistema para medición)  
VI.VII  Dictamen electrónico (por cada 
sistema para medición)  
VI.VIII  Suplemento (cuando se necesaria una 
adición, modificación o corrección a algún informe 
de verificación entregado)  
VII. Anexos  
VIII. Revisi ón, aprobación y modificación  
IX. Identificación de cambios  
Comentarios:  64 de la LFMN y el 28 fracción III y 33  párrafo 
tercero del  Reglamento de la LFMN, este 
comentario fue analizado por el CCONNSE y 
decidió rechazar la propuesta, debido a que no 
se deben incluir imágenes  ya que de acuerdo 
con la Norma Mexicana NMX -Z-013-SCFI -
2015 , sólo se incluirán fotografías cuando no se 
puedan hacer uso de dibujos lineales,  lo cual 
sería un inconveniente para la debida 
comprensión y alcance de la NOM.  
 
       (Segunda Sección)   DIARIO OFICIAL  Martes 18 de  septiembre de 2018   CANACO -CIUDAD 
DE MÉXICO; 
ESFERA DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  
 Anexo “A”  Te Agregar   
Orden o Solicitud de trabajo o servicio  
Númer o Especificación  
1 Nombre y cargo de la persona 
que pide el servicio (contacto)  
2 Tipo de verificación  
3 Total de mangueras  
4 Total de sistemas para medición  
5 Marca, modelo y serie  
6 Número de estación de servicio  
7 Razón social  
8 R.F.C - 
9 Calle y número  
10 Colonia, Delegación o Municipio 
y Cuidad o Estado  
11 Código postal, teléfono y fax  
12 Correo electrónico  
13 Fecha de solicitud  
14 Número consecutivo  
15 Clave o número de servicio  
16 Norma aplicable  
17 Notas importantes (reglas de 
aplica ción del servicio)  
18 Notas de apercibimiento 
(información sobre quejas, 
reclamaciones técnicas y 
apelaciones, tiempos de 
respuesta y localización para 
efectuar los trámites 
correspondientes)  
19 Alcance de la acreditación y de 
la aprobación  
20 Aceptació n del servicio (nombre, 
firma y sello de la estación)  
21 Paginado (página XX de XX)  
 
 CANACO -CIUDAD DE MÉXICO; ESFERA DE 
SERVICIOS PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  
Con fundamento en los artículos 41 fracción IX, 
así como el 64 de la LFMN y el 28 fracción III y 
33 párrafo tercero del Reglamento de la LFMN, 
este comentario fue analizado por el 
CCONNSE y decidió rechazar la propuesta, 
debido a que no se deben incluir imágenes  ya 
que de acuerdo con la Norma Mexicana NMX -
Z-013-SCFI -2015 , sólo se incluirán fotog rafías 
cuando no se puedan hacer uso de dibujos 
lineales,  lo cual sería un inconveniente para la 
debida comprensión y alcance de  la NOM.  
 
 
CANACO -CIUDAD 
DE MÉXICO; 
ESFERA DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  
 Transitorios/  
PRIMERO. - Ed PRIMERO. - El presente Proyecto de Norma 
Oficial Mexicana, entrará en vigor 60 días naturales 
después de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación como norma definitiva.  
Comentarios:  
SE AJUSTEN A LAS NECESIDADES JURIDICAS   CANACO -CIUDAD DE MÉXICO; ESFERA DE 
SERVICIOS PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  
Con fundamento en los artículos 47 fracciones I 
y II, así como el 64 de la LFMN y, este 
comentario fue analizado por el CCONNSE y 
decidió aceptar la propuesta, por lo que se 
realiza el cambio en el estado de la norma , así 
como su entrada en vigor, adicionalmente, se 
agregaron los transitorios CUARTO, QUINTO Y 
SEXTO, para quedar de la siguiente manera:  
PRIMERO.  La presente Norma Oficial 
Mexicana, entrará en vigor 180 días naturales 
después de su publicación en el Diari o Oficial 
de la Federación como norma definitiva.   Martes 18 de septiembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)       CANACO -CIUDAD 
DE MÉXICO; 
ESFERA DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  
 Transitorios/  
SEGUNDO. - Ed SEGUNDO. - El presente proyecto, una vez 
vigente como norma definitiva, cancelará a la Norma 
Oficial Me xicana NOM -005-SCFI -2011, “Instrumentos 
de medición -Sistema para medición y despacho de 
gasolina y otros combustibles líquidos -
Especificaciones, métodos de prueba y de 
verificación”, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 30 de marzo de 2012.  
Comentarios:  
SE AJUSTEN A LAS NECESIDADES JURIDICAS    CANACO -CIUDAD DE MÉ XICO; ESFERA DE 
SERVICIOS PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  
Con fundamento en los artículos 47 fracciones I 
y II, así como el 64 de la LFMN y, este 
comentario fue analizado por el CCONNSE y 
decidió aceptar la propuesta parcialmente, por 
lo que se realiza el cambio en el estado de la 
norma, adicionalmente, se agregaron los 
transitorios CUARTO, QUINTO Y SEXTO, para 
quedar de la siguiente manera:  
SEGUNDO.  La presente Norma, una vez vigente 
como Norma definitiva, cancelará a 
la Norma Oficial Mexicana NOM -
005-SCFI -2011, "Instrumentos de 
medición -Sistema para medición y 
despacho de gasolina y otros 
combustibles líquidos -
Especificaciones, métodos de 
prueba y de verificación", publicada 
en el Diario  Oficial de la Federación 
el 30 de marzo de 2012.  
 
CANACO -CIUDAD 
DE MÉXICO; 
ESFERA DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  
 Transitorios/ 
TERCEROO. - Ed TERCERO. - La verificación de los numerales 8.1 
(cuarta y sexta viñetas), 9.3.2 y 9.4.2.4.2 (última 
viñeta) de esta Norma Oficial Mexicana sólo aplicará 
a los dispensarios comercializados con aprobaciones 
de modelo o prototipo expedidas conforme al 
presente Proyecto de Norma Oficial Mexicana una 
vez que sea publicada como norma definitiva.  
Comentarios:  
SE AJUSTEN A LAS NECESIDADES JURIDICAS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  CANACO -CIUDAD DE MÉ XICO; ESFERA DE 
SERVICIOS PROFESIONALES 
INTERNACIONALES  
Con fundamento en los artículos 47 fracciones I 
y II, así como el 64 de la LFMN y, este 
comentario fue analizado por el CCONNSE y 
decidió aceptar la propuesta, por lo que se 
realiza el cambio en el estado de la norma, 
adicionalmente, se agregaron los transitorios 
CUARTO, QUINTO Y SEXTO, se modificó la 
referencia a la última viñeta, quedando de la 
siguiente manera:  
TERCER O. La verificación de los incisos 8.1 
(cuarta y sexta viñetas), 9.3.2 y 
10.2.2.4.2 (última viñeta) de esta 
Norma Oficial Mexicana sólo 
aplicará a los dispensarios 
comercializados con aprobaciones 
del modelo o prototipo expedidas 
a partir del 1 de noviembre  de 
2012, y a la presente Norma 
Oficial Mexicana una vez que sea 
publicada como norma definitiva.  
CUARTO.  Los registros de calibración 
electrónica en bitácoras con 
registro CALI no aplicará para los 
sistemas para medición y despacho  
de gasolina y otros com bustibles 
líquidos cuyo mecanismo de 
ajuste sea exclusivamente del tipo 
mecánico, aprobados antes de la 
entrada en vigor de la presente 
Norma Oficial Mexicana.  
QUINTO.  Las disposiciones con las que se 
hayan emitido las aprobaciones 
del modelo o prototipo a nteriores a 
la entrada en vigor de esta Norma 
Oficial Mexicana, permanecerán 
vigentes y no afectarán la 
Evaluación de la conformidad de 
los Sistemas para medición, 
siempre y cuando dichas 
aprobaciones no contravengan las 
nuevas disposiciones, o que en su 
caso impongan la necesidad de 
cumplir con requisitos adicionales.        (Segunda Sección)   DIARIO OFICIAL  Martes 18 de  septiembre de 2018   SEXTO.  Para evaluar la corrida de 
ambientación la autoridad 
competente a partir de la entrada 
en vigor de la presente Norma 
Oficial Mexicana, y durante un 
periodo de 6 meses deberá tomar 
y evaluar los datos estadísticos  de 
dicha corrida, con el objetivo  de 
determinar la pertinencia de 
reintegrar la prueba a la 
Verificación de la presente Norma 
o eliminarla definitivamente.  
 
URESTSP -UNEGAS  
 No aplica  Ge No aplic a 
Comentarios:  
 -Sugerimos la capacitación del personal de 
inspección y verificación de la procuraduría 
encargado de verificar el equipo despachador de 
combustible, se capacite lo suficiente para detectar 
actos de mala fe o dolosos en cuanto a la 
manipulac ión de estos equipos y que 
deliberadamente se altere su funcionamiento para 
entregar litros incompletos en perjuicio del cliente 
consumidor. (..)  
-Considerar en la norma como una obligación de la 
PROFECO, la información al público en general 
necesaria y su ficiente, a fin de que el cliente 
consumidor se entere de la obligación de vigilar los 
puntos que debe cuidar al momento de acudir a una 
estación de servicio y solicitar el despacho de 
combustible que le dé la certeza de que todo el 
proceso comercial estuv o claro y transparente. 
Justificación: El cliente no vigila la pantalla, ni al 
inicio, ni durante, ni al final de la carga.  
El cliente no verifica el importe cobrado, ni el cambio 
recibido.  
El cliente no sabe que los instrumentos no se 
calibran con el medi dor del tanque de combustible de 
su vehículo.  
El cliente no sabe que los bridones de plástico o 
cualquier otro recipiente para transportar 
combustible, no están calibrados aun y que algunos 
estén marcados con la capacidad.  
Al cliente se le ha hecho creer q ue en todas las 
gasolineras “se les roba combustible”. Totalmente 
falso. (sic)  
El cliente no sabe cuándo ve un instrumento 
inmovilizado, las innumerables causas por lo que 
pudo haber sido.  
El cliente no sabe que dar litros con más de mil 
mililitros, tambié n es causa de inmovilización.  
-Durante toda la vida de las estaciones de servicio se 
nos ha obligado a recibir el combustible a granel y a 
pagar el combustible que el proveedor factura. 
Compramos a granel y nos han exigido entregar o 
vender con la exactitu d del mililitro. Solicitamos, 
sugerimos y exigimos que esta norma se aplique a 
todos los que comercializan combustibles 
(PROVEDORES DE COMBUSTIBLE A 
ESTACIONES DE SERVICIO). (sic)   URESTSP -UNEGAS  
Con fundamento en los artículos 40 
fracción IV, así como el 64 de la LFMN y 
artículo, 33 párrafo tercero del reglamento de la 
ley en cuestión, este comentario fue analizado 
por el CCONNSE, y decidió rechazar el 
comentario ya que esta NOM tiene la finalidad 
de establecer Las características y/o 
especificaciones rela cionadas con los 
instrumentos para medir, los patrones de 
medida y sus métodos de medición, 
verificación, calibración y trazabilidad, los 
comentarios relacionados con la propuesta no 
presentan una propuesta técnica en el 
contenido de la NOM.  
 
Ciudad de Mé xico, a 28 de agosto de 2017 .- El Director General de Normas y Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización de la Secretaría de  Martes 18 de septiembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)       Economía,  Alberto Ulises Esteban Marina .- Rúbrica.