Český metrologický institut  
 
Okružní 31, 638 00  Brno  
 
Manažerské shrnutí pro EK (není součástí tohoto právního předpisu)  
Váhy s  automatickou činností  jsou v  ČR uváděn y na trh a do provozu podle směrnice 2004/22/ES 
MID. Po uvedení do provozu jsou předmětem národní metrologické regulace – ověřování (ve stan o-
vených lhůtách). Předmětem tohoto notifikovaného předpisu je pouze ověřování měřidel již uved e-
ných do provozu. Předpis se netýká ani uvádění na trh, ani uvádění do provozu (s v ýjimkou případů 
dle čl. 23 MID).  
Požadavky uplatňované na tato měřidla v  provozu js ou plně kompatibilní s  MID a jsou d ále založeny 
na doporučeních OIML R 107-1. 
Některé zde uvedené parametry jsou vlastnostmi měřidla jako nového a zde se uvádějí pouze proto, 
že jejich zachování v  provozu je předmětem vizuální či jiné kontroly v  rámci ověř ení. 
(Konec manažerského shrnutí.)  
 
 
Č.j.: 0313/0 05/15/Pos.  
Vyřizuje: Ing. Miroslav P ospíšil  
Telefon: 545  555 135, -131 
 
 
 
Český metrologický institut (dále jen „ČMI“), jako orgán věcně a místně příslušný ve věci stanovov ání 
metrologických a technických p ožadavků na stanovené měřidlo a stanovování zkouše k při schv alování 
typu a při ověřování stanoveného měřidla dle §  14 odst. 1 zákona č. 505/1990  Sb., o  metrologii, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákona o metrologii“), a dle ustanovení §  172 a  následujících zákona 
č. 500/2004  Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „SprŘ“), zahájil z  moci úřední dne 
2. 7. 201 5 správní řízení dle §  46 SprŘ, a na základě podkladů vydává toto: 
 
 
I. 
O P A T Ř E N Í   O B E C N É   P O V  A H Y  
 
číslo: 0111-OOP -C054-15 
č.j. 0313/00 5/15/Pos. , 
 
kterým se stanovují metrologické a technické požadavky na stanovená měřidla , včetně 
zkouše k při ověřování stanovených měřidel : 
„váhy s automatickou činností  – diskontinuální součtové  váhy “ 
 Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C054 -15 
2 Toto opatření obecné povahy  stanovuje metrologické a technické požadavky na váhy s  automatickou 
činností  – diskontinuální součtové  váhy , které se uplatní po uvedení na trh nebo do provozu při jejich 
ověřování. Tyto požadavky jsou v  souladu s požadavky nařízení vlády č.  464/2005 Sb.,  kterým se 
stanoví technické požadavky na měřidla1), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení vlády 
o měřidlech“)  a s požadavky harmonizovaných n orem/dokumentů OIML . 
Na váhy s  automatickou činností , jejichž typ byl schválen podle zákona o metrologi i, ve znění úči n-
ném do 30. října 2006, tedy ve stavu před implementací směrnice Evropského parlamentu a  Rady 
2004/22/ES, v  platném znění, do českého právního řádu, se při ověřování uplatňují metrologické  
a technické  požadavky, které byly rozhodné pro jejic h uvedení do oběhu.  
1   Základní pojmy  
Pro účely tohoto opatření obecné povahy platí termíny a definice podle VIM  a VIML2) a dále uvedené 
termíny a definice . 
1.1 
váhy  
vážicí zařízení , kter é slouží k určení hmotnosti tělesa  nebo sypké hmoty  využitím působen í gravit ace 
na toto těl eso, kapalinu nebo sypkou hmotu  
1.2 
váhy s automatickou činností   
vážicí zařízení , které pro vážení nevyžadují zásah operátora a/nebo následují předem nastavený pr o-
gram aut omatického procesu, který je pro dané váhy charakteristický  
1.3 
diskontinuální součtové  váhy ( součtové  zásobníkové váhy)   
vážicí zařízení s  automatickou činností, které určuje hmotnost velkého množství sypkého pr oduktu  
tak, že toto množství rozdělí do samostatných dávek. Určuje se hmotnost každé samosta tné dávky 
a postupně se přičítá. Každá samostatná dávka se pak přidá k  již odváženému celk ovému množství  
2   Metrologické požadavky  
Metrologické požadavky jsou založeny na požadavcích nařízení vlády o měřidlech s  využitím rel e-
vantních požadavků doporučení OIML R 107-1 Diskontinuální součtové váhy s  automatickou či nností 
(součtové zásobníkové váhy)  – Část 1 : Metrologické a  technické požadavky  – Zkoušky 3). 
Na měřidla, jejichž typ byl schválen podle zákona o metrologii, se při ověřování uplatňují metrologi c-
ké požadavky, k teré byly rozho dné pro jejich uvedení do oběhu.  
2.1   Stanovené pracovní podmínky  
Výrobce určí diskontinuální součtové  váhy stanovené pracovní podmínky, přičemž minimální rozsah 
pracovní teploty je 30  °C. 
                                                      
1)   Tímto nařízením vlády je do české legislativy implementována směrnice Evropského parlamentu a Rady  
2004/ 22/ES  z 31. března 2004 o měřidlech v  platném znění.  
2)   Mezinárodní metrologický slovník – Základní a všeobecné pojmy a přidružené termíny (VIM) a Mezinárodní 
slovník termínů v  legální metrologii (VIML) jsou součástí sborníku technické harmonizace „Termi nologie 
v oblasti metrologie“ veře jně dostupného na www.unmz.cz.  
3)   OIML  R 107-1 „Discontinuous totalizing automatic weighing instruments (totalizing hopper weighers)  –  
Part 1: Metrological and technical requirements  – Tests “ – veřejně dostupný na  www.o iml.org  Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C054 -15 
3 Pro ostatní ovlivňující veličiny (pokud je to použi telné):  
a) rychlost (rychlosti) provozu ; 
b) vlastnosti váženého produktu.  
2.2   Měřicí rozsah  
Měřicí r ozsah je vyjádřen maximální a  minimální váživostí.  
2.3   Třídy přesnosti  
Váhy se děl í do čtyř tříd přesnosti: 0,2;  0,5; 1 a 2. 
2.4   Největší dovolené chyby  
2.4.1   Největší dovolené chyby při ověřování  
Při ověřování se použijí největší dovolené chyby podle tabulky 1.  
Tabulka  1 – Největší dovolené chyby  sečtené zátěže  
Třída přesnosti  Největší dovolen á chyb a sečtené zátěže  
0,2 ±0,10  % 
0,5 ±0,25  % 
1 ±0,50  % 
2 ±1,00 % 
 
2.4.2   Největší dovolené chyby v provozu  
Při kontrole vah v  provozu nebo při překoušení stanoveného měřidla, prováděném podle §  11a odst.  1 
zákona o metrologii na žádost osoby, která může být dotčena nesprávným měřením, se uplatní největší 
dovole né chyby v provozu uved ené v tabulce 2.  
Tabulka  2 – Největší dovolené chyby sečtené zátěže v provozu  
Třída přesnosti  Největší dovolen á chyb a sečtené zátěže v p rovozu  
0,2 ±0,20 % 
0,5 ±0,50 % 
1 ±1,00 % 
2 ±2,00 % 
 
2.5   Dílek sčítací stupnice  
Dílek sčíta cí stupnice  (dt) musí být v  rozsahu: 0,01  % Max ≤ dt ≤ 0,2  % Max 
2.6   Minimální s ečtené zatížení (Σmin) 
Minimální s ečtené  zatížení (Σmin) nesmí být menší než zatížení, při němž je největší dovolená chyba 
rovna dílku sčítací stupnice  (dt), a nesmí být menš í než minimální zatížení stanovené výrobcem.  Hod-
nota minimální ho sečteného zatížení Σmin je definována v t abulce 3. Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C054 -15 
4 Tabulka 3 – Minimální sečtené zatížení  
Třída přesnosti  Σmin musí být nižší než kterákoliv z níže uvedených ho dnot: 
0,2 1 000 × dt, a Min  
0,5 400 × dt, a Min  
1 200 × dt, a Min  
2 100 × dt, a Min  
2.7   Nastavení nuly  
Váhy, které po každém vyprázdnění neprovádějí tárování, musí mít zařízení pro nastavení nuly. A u-
tomatická činnost musí být zakázá na, pokud se indikace nuly liší o: 
a) 1 dt u vah s  automatickým zařízením pro nastavení nuly ; 
b) 0,5 dt u vah s  poloautomatickým nebo neautomatickým zařízením pro nastavení n uly. 
3   Technické  požadavky  
Techni cké požadavky jsou založeny na požadavcích nařízení vlády o měřidlech s  využitím relevan t-
ních požadav ků doporučení OIML R 107 -1 Diskontinuální součtové váhy s  automatick ou činností  
(součtové zásobníkové váhy)  – Část 1 : Metrologické a  technické požadavky  – Zkoušky3). 
Na měřidla, jejichž typ byl schválen podle zákona o metrologii, se při ověřování uplatňují  metrologi c-
ké požadavky, které byly rozho dné pro jejich uvedení do oběhu.  
3.1   K omezení vlivu naklonění, zatěžování a  rychlosti provozu musí být k  dispozici takové prostře d-
ky, které zajistí, že za normálních podmínek provozu nebudou  největší dovolené chy by překroč eny. 
3.2   Musí být zajištěno odpovídající materiálové vybavení pro ovládání, aby bylo umožněno, že váhy 
budou za normálních podmínek provozu pracovat v  mezích  největších dovolených chyb.  
3.3   Pro operátora musí být každé řídicí rozhraní jasné a  účinné.  
3.4   Neporušenost ukazovatele (pokud existuje)  musí být ověřitelná operátorem.  
3.5   K dispozici musí být vhodné prostředky pro nastavení indikace na nulu, které umožní, že váhy 
budou za normálních podmínek provozu pracovat v  mezích  největších do volených chyb.  
3.6   Konstrukce musí být taková, aby výsledky vážení nebyly ovlivněny množstvím zátěže, která 
zůstane v  zásobníku/nosiči zatížení na konci vážicího cyklu.  
3.7   Automatická činnost musí být přer ušena, musí být zabráněno záznamu a tisku výsl edků nebo 
záznam a tisk musí být označen jasným varováním a musí být vydán varovný signál v následujících 
případech:  
a) pokud byla překročena hodnota maximální váživosti, Max, v  každém vážicím rozsahu o více 
než 9 di; 
b) pokud se nejedná o poslední diskrétní z atížení transakce a vážená a vypuštěná hodnota zatíž e-
ní je menší než minimální váživost, Min.   
3.8   Výsledky vážení musí obsahovat názvy nebo značky měřicích jednotek hmotnosti, ve kt erých 
jsou vyjádřeny. Hodnota dílku indikačních a tiskacích zařízení mu sí být ve tvaru 1  × 10k, 2 × 10k nebo 
5 × 10k jednotek, ve kterých je v ýsledek vyjádřen, přičemž index k je kladné nebo záporné  celé číslo, 
nebo se rovná nule.  Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C054 -15 
5 3.9   Měřicími jednotkami jsou kilogram (kg), tuna (t) nebo gram (g).  
3.10   Váhy musí být zajiš těny proti podvodnému použití. Komponenty, které uživatel nesmí r ozebírat 
nebo justovat, musí být proti takovým činnostem zabezp ečeny.  
4   Značení měřidla  
4.1   Značení na měřidle  
Váhy musí mít následující označení:  
– značka nebo název  výrobce;  
– číslo certifikátu o schválení typu, pokud existuj e; 
– teplotní rozsah ...... °C / ...... °C ; 
– třída přesnosti   0,2, 0,5, 1 nebo 2 ; 
– maximální váživost   Max = ... g nebo kg nebo t ; 
– minimální váživost   Min = ... g nebo kg nebo t ; 
– minimální sečtené  Σmin = ... g nebo kg ne bo t; 
– dílek sčítací stupnice  dt = ... g nebo kg nebo t . 
Štítek nesoucí povinné  značení musí být zaplombován nebo nesmí být možné jej odstranit bez jeho 
zničení.  
4.2   Umístění úřední značky  
Umístění úředních značek musí být takové, aby po jejich umístění nemohlo dojít k  justáži vah nebo 
k přístupu ke komponentům , u kterých je to zakázáno. Značky musí být takového provedení, aby n e-
mohly být d emontovány bez jejich poškození nebo zničení.  
Umístění značek je stanoveno  certifikátem o schválení typu , ES přezkouš ením typu nebo jiným dok u-
mentem či provedením aplikovaným v  rámci posouzení shody při uvedení na trh a do použití . 
5   Schvalování typu měřidla  
Váhy s  automatickou činností – diskontinuální součtové  váhy  jsou uváděny na trh a do provozu s  posou-
zením shody podle nařízení vlády o  měřidlech a  nepodléhají tak schv alování typu.  
6   Prvotní ověření  
Při prvotním ověření po opravě měřidla se aplikuje postup identický s  následným ověřením podle k a-
pitoly 7.  
7   Následné ověření  
Následné ověření, tj. každé ověření měř idla provedené po předchozím ověření  nebo posouzení sh ody, 
a případně přezkoušení  podle §  11a odst.  1 zákona o metrologii , je prováděno podle tohoto opatření 
bez ohledu na to, zda měřidlo bylo uvedeno na trh a  do oběhu podle zákona o metrologii, nebo podle  
nařízení vlády o měř idlech.  
Na váhy  se při ověřování uplatňují metrologické a  technické požadavky, které byly rozhodné pro j e-
jich uvedení do ob ěhu. Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C054 -15 
6 7.1   Přehled prováděných zkoušek  
Při každém ověření se provádí následovné činnosti a zkoušky:  
b) vizuální pro hlídka ; 
c) zkouška přesnosti  (materiálová zkouška vážení) . 
7.2   Vizuální prohlídka  
Při vizuální  prohlídce diskontinuální součtové váhy se posuzuje , zda: 
– měřidl o předložené k  ověření se shoduj e se schváleným typem  nebo s  provedením měřidla, 
u kterého byla pro hlášena shoda v  rámci uvedení na trh a pozornost musí být věnována kon-
trole ozn ačení ve smyslu kapitoly 4 ; 
– měřidlo není mechanicky poškozen o a kovové části nenesou stopy koroze, které by mohly mít 
nepříznivý vliv na funkci měřidla.  
Pokud měřidlo nevyhoví p ožadavkům vizuální  prohlídky, dále se n ezkouší.  
7.3   Zkušební podmínky a vybavení  
7.3.1    Váhy musí být kompletní a instalovány v pozici pro zamýšlené použití za typických podmínek, 
které jsou v provozu. Zkoušky musí být provedeny s  produktem nebo produkt y, které jsou v  provozu 
váženy nebo budou váženy.  
7.3.2    Provedou se minimálně tři testy materiálu, jeden při Max, jeden při Min  a jeden při hodnotě 
blízké minimální ho sečtené ho zatížení  podle tabulky 3. 
Materiál použitý pro zkoušky se zvolí tak, aby repr ezentoval rozsah a typ produktu , pro kter ý jsou 
váhy určeny.  
Každá zkouška se provede při maximální rychlosti cyklů vážení za hodinu.  
Provede se minimálně 5 vážicích cyklů v  každé zkoušce.  
7.3.3    Zkušební vybavení – kontrolní váhy musí umožnit určení prav é hodnoty hmotnosti každého 
zkušebního zatížení s přesností alespoň 1/3 příslušné největší dovolené chyby pro automatické v ážení 
uvedené  v tabulce 1.  
7.3.4    Pokud je to nezbytné, musí být kontrolní váh y přezkoušen y ihned po provedení zkoušek pro 
kontrolu , zda se nezměnily její charakteristiky. Pokud nem ají kontrolní váhy vhodnou velikost dílku, 
může být vhodné rozlišení zajištěno pomocí přídavných závaží pro stanovení klopného bodu. Musí být 
zajištěno, aby na kontrolní váze bylo možné zvážit veškeré zkušeb ní zatížení daného produktu.  
7.4 Zkoušk a přesnosti  – materiálov á zkouška  
Při zkoušce přesnosti váženým materiálem se postupuje podle následujících kroků:  
a) Spustí se automatický režim vážení , včetně okolního zařízení, které se normálně používá 
v místě inst alace za provozu vah.  
b) Spustí se 5 vážic ích cyklů, tak aby byly zajištěny normální pracovní podmínky.  
c) Zastaví se automatický režim vážení a zaznamená se údaj sečteného zatížení.  
d) Spustí se automatický režim vážení pro každou zkoušku, jak je uvedeno v  článku  7.4, p řičemž 
musí být zajištěno, že materiál použitý pro zkoušky je možno zvážit na kontrolní v áze. 
e) Zastaví se automatický režim vážení a zaznamená se konečná hodnota sečteného zat ížení.  
f) Určí se hodnota sečtené zátěže z  rozdílu hodnoty získané v  položce c ) a e). Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C054 -15 
7 g) Zopakuje se výše uvedený postup pro další zkoušky . 
h) Určí se chyba materiálové zkoušky z  rozdílu mezi indikovaným sečteným zatížením určeným 
podle bodu 6) a hodnotou zjištěnou na kontrolní váze.      
Každý výsledek se porovná hodnotou příslušné největší dov olené chyby uved ené článku článku 2.4.1 
pro ověřování nebo článku 2.4.2 pro kontrolu vah v  provozu nebo pře zkoušení stanoveného měřidla 
podle §  11a odst.  1 zákona o metrologii . 
8   Oznámené normy  
ČMI oznámí  pro účely specifikace metrologických a technickýc h pož adavků na měřidla a pro účely 
specifikace zkouše k při ověřování, vyplývajících z  tohoto opatření obecné povahy, české technické 
normy, další technické normy nebo technické dokumenty mezinárodních popřípadě zahraničních o r-
ganizací, nebo jiné technické dokumenty obsahující podrobnější technické požadavky  (dále jen 
„oznámené normy“) . Seznam těchto oznámených norem s  přiřazením k  příslušnému opatření oznámí 
ČMI společně s  opatřením obecné povahy veřejně dostupným způsobem (na webových strá nkách 
www.cmi.cz ). 
Splnění oznámených norem nebo splnění jejich částí se považuje , v rozsahu a za podmínek stanov e-
ných opatřením obecné povahy , za splnění těch požada vků stanovených tímto opatřením, k  nimž se 
tyto normy nebo jejich části vztahují. 
 
 
II. 
O D Ů V  O D N Ě N Í   
ČMI vydává podle §  14 odst.  1 písmeno j) zákona o metrologii k provedení § 9 odst. 1, §  9 odst. 9 
a § 11a odst. 3 zákona o metrologii toto opatření obecné povahy, kterým se stanovují me trologické a 
technické požadavky n a stanovená měřidla a zkoušky  při ověřování těc hto stanovených měřidel.  
Vyhláška č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ov ěřování a měřidla podléhající 
schválení typu , ve znění pozdějších předpisů, zařazuje v  příloze Druhový seznam stanoven ých měřidel 
pod položkou 2.1. 3 váhy s  automatickou činností , písm. e) váhy plnicí a dávkovací  mezi měřidla  pod-
léhající ověřování.  
ČMI tedy k  provedení § 9 odst. 1, § 9 odst. 9 a § 11a odst. 3  zákona  o metrologii  pro tento ko nkrétní 
druh měřid el „váhy s  automatickou činností  – diskontinuální součtové  váhy “ vydává toto opa tření 
obecné povahy, kt erým se stanovují metrologické a technické požadavky pro váhy s  automatickou 
činností  – diskontinuální součtové  váhy  a zkoušky  při ověřování těchto st anovených měřidel . 
Tento předpis(Opatření obecné povahy) byl oznámen v souladu se směrnicí Evropského parlamentu 
a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti technických 
norem a předpisů a pravidel pro služby informační společnosti, v platném znění . 
 
 
III. 
P O U Č E N Í  
Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek §  173 odst.2 SprŘ.  
Dle ustanovení §  172 odst.  5 SprŘ se proti rozhodnutí o námitkách nelze odvolat ani podat rozklad.  
Soulad opatření obecné povahy s  právními  předpisy lze posoudit v  přezkumném řízení dle ust. §  94 až 
§ 96 SprŘ . Účastník může dát podnět k  provedení přezkumného řízení ke správnímu orgánu, který toto Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C054 -15 
8 opatření obecné povahy vydal. Jestliže správní orgán n eshledá důvody k  zahájení přezkumného řízen í, 
sdělí tuto skutečnost s  uvedením důvodů do třiceti dnů podateli. Usnesení o  zahájení přezkumného řízení 
lze dle ust. §  174 odst. 2 SprŘ  vydat do tří let od účinnosti opatření obecné povahy.  
 
 
IV. 
Ú Č I N N O S  T 
Toto opatření obecné povahy nabývá účinno st patnáctým dnem ode dne jeho uveřejnění  (§ 24d zák ona 
o metrologii).  
 
 
 
 ...…………………………..............  
 RNDr. Pavel Kleno vský 
 generální ředitel