MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
 
RESOLUCIÓN   NÚMERO                     DE 2016 
   
Por la cual se adiciona el Capítulo Séptimo en el Título VI de la Circular Única y se reglamenta el 
control metrológico aplicable a surtidores, dispensadores y/o medidores de combustibles líquidos 
REPUBLICA DE COLOMBIA
I
G/TBT/N/COL/  
EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
 
En ejercicio de facultades legales, en especial, las que confieren la Ley 1480 de 2011 y los 
Decretos 4886 de 2011 y 1074 de 2015 , y  
 
CONSIDERANDO 
 
Que el artículo 334 de la Constitución Política, faculta al Estado para intervenir por mandato 
de la ley en la producción, distribución, utilización y consumo de los bienes para racionalizar 
la economía con el fin de obtener el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, los 
beneficios del desarrollo y la prevención de un ambiente sano. 
 
Que el artículo 78 de la Constitución Política, prevé:  “[l]a ley regulará el control de calidad de 
bienes y servicios ofrecidos y prestados a  la comunidad, así como la información que debe 
suministrarse al público en su comercialización. Serán responsables, de acuerdo con la ley, quienes 
en la producción y en la comercialización de bienes y servicios, atenten contra la salud, la seguridad y 
el adecuado aprovisionamiento a consumidores y usuarios ”. 
 
Que el artículo 3 de la Ley 155 de 1959 dispone que: “[e]l Gobierno intervendrá en la fijación de 
normas sobre pesas y medidas, calidad, empaque y clasificación de los productos, materias primas y 
artículos o mercancías con miras a defender el interés de los consumidores y de los productores de 
materias primas ”. 
 
Que el artículo 2.2.1.7. 14.21. del Decreto 1074 de 2015 Decreto Único Reglamentario, señala 
que: “Todos los equipos, aparatos, medios o sistemas que sirvan como instrumentos de medida o 
tengan como finalidad la actividad de medir, pesar o contar y que sean utilizados en el comercio, en la 
salud, en la seguridad o en la protección del medio ambiente o por razones de interés público, 
protección al consumidor o lealtad en las prácticas comerciales, deberán cumplir las disposiciones y 
los requisitos establecidos en el presente decreto y con los reglamentos técnicos metrológicos que 
para tal efecto expida la Superintendencia de Industria y Comercio y, en su defecto, con las 
recomendaciones de la Organización Internacional de la Metrología Legal (OIML) para cada tipo de 
instrumento”.  
 
Que el artículo 2.2.1.7. 14.32 del Decreto 1074 de 2015, establece que: “En especial, están 
sujetos al cumplimiento de lo establecido en el presente capítulo los instrumentos de medida que sirvan 
para medir, pesar o contar y que tengan como finalidad, entre otras: 
  
1. Realizar transacciones comerciales o determinar el precio de servicios. (…)”.  
 
                                            
1 Modificado por el  Decreto 1595 de 2015 que expidió las normas relativas al Subsistema Nacional de la Calidad 
y modificó el capítulo 7 y la sección 1 del capítulo 1 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1074 de 2015 Decreto 
Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo. 
 
2 Ibídem .  RESOLUCIÓN   NÚMERO _____________  DE 2016             HOJA No. __ 2_____  
 
Por la cual se adiciona el Capítulo Séptimo en el Título VI de la Circular Única y se reglamenta el control 
metrológico aplicable a surtidores, dispensadores y/o medidores de combustibles líquidos 
 
Que el artículo 2.2.1.7. 14.13 del Decreto 1074 de 2015, precisa que: “La Superintendencia de 
Industria y Comercio es la Entidad competente para instruir y expedir reglamentos técnicos 
metrológicos para instrumentos de medición sujetos a control metrológico. 
 
“(…). 
 
“La Superintendencia de Industria y Comercio podrá además implementar las herramientas 
tecnológicas o informá ticas que considere necesarias para asegurar el adecuado control metrológico 
e instruirá la forma en que los productores, importadores, reparadores y responsables de los 
instrumentos de medición, reportarán información al sistema. (…). 
 
“La Superintendencia de Industria y Comercio reglamentará las condiciones y los requisitos de 
operación de los Organismos Autorizados de Verificación Metrológica y Organismos Evaluadores de 
la Conformidad que actúen frente a los instrumentos de medición”. 
 
Que de conformidad con lo ordenado en los numerales 47, 48, 50, 51, 54 y 55 del artículo 1 
del Decreto 4886 de 2011, entre otras funciones, le corresponde a la Superintendencia de 
Industria y Comercio, respectivamente: “47. Organizar e instruir la forma en que funcionará la 
metrología legal en Colombia. 48. Ejercer funciones de control metrológico de carácter obligatorio en 
el orden nacional. 50. Establecer el procedimiento e instruir la forma en que se hará la aprobación de 
modelo para los instrumentos de medida que cuenten con la respectiva aprobación de modelo. 51. 
Ejercer el control sobre pesas directamente o en coordinación con las autoridades del orden territorial. 
54. Fijar las tolerancias permisibles para efectos del control metrológico” . Y, “55. Expedir la 
reglamentación para la operación de la metrología legal”.  
 
Que teniendo en cuenta lo establecido en los numerales 4 y 9 del artículo 14 del Decreto 4886 
de 2011, es función del Superintendente Delegado para el Control y Verificación de 
Reglamentos Técnicos y Metrología Legal, en especial : “4. Fijar las tolerancias permisibles para 
efectos del control metrológico”. Y, 9.  Estandarizar métodos y procedimientos de medición y 
calibración, así como un banco de información para su difusión” . 
 
Que en virtud de lo previsto en los numerales 8 y 9 del artículo 59 de la Ley 1480 de 2011, se 
faculta a la Superintendencia de Industria y Comercio para ordenar la suspensión inmediata y 
de manera preventiva de la producción o comercialización de productos cuando se tenga 
indicios graves de que dicho producto no cumple, entre otros, con el reglamento técnico 
correspondiente, o para evitar que se cause daño o perjuicio a los consumidores por violación 
a las normas sobre protección al consumidor. 
 
Que el numeral 2 del artículo 2.2.1.7.14.4. del Decreto 1074 de 2015, modificado por el artículo 
3 del Decreto 1595 de 2015, dispone que:  “(…) Toda  persona que use o mantenga un instrumento 
de medición que sea usado en cualquiera de las actividades relacionadas con el presente capítulo será 
responsable del buen funcionamiento y de la conservación del instrumento de medición, en cuanto a 
sus características metrológicas obligatorias y a la confiabilidad de sus mediciones, así como del 
cumplimiento del reglamento técnico metrológico correspondiente. Igualmente deberá permitir la 
realización de las verificaciones periódicas establecidas en el reglamento técnico o las que se hagan 
después de una reparación o modificación del instrumento, a su costa, permitiendo el acceso al 
instrumento de medición y a los documentos pertinentes”. 
 
Que a efectos de desarrollar lo dispuesto en los artículos 2.2.1.7. 14.1 . y siguientes del Decreto 
1074 de 2015 y lo previsto en la Resolución SIC 64190 de 2015, y para impulsar la defensa 
de los intereses económicos de los consumidores y usuarios, se hace necesario determinar 
los requisitos que deben cumplir los medidor es, dispensadores y/o medidores de combustibles 
                                            
3  Ibídem. RESOLUCIÓN   NÚMERO _____________  DE 2016             HOJA No. __ 3_____  
 
Por la cual se adiciona el Capítulo Séptimo en el Título VI de la Circular Única y se reglamenta el control 
metrológico aplicable a surtidores, dispensadores y/o medidores de combustibles líquidos 
 
líquidos producidos en Colombia o importados al país, para efectos de ser declarada su 
conformidad, y ser utilizados en Colombia, por lo cual es necesario adoptar las disposiciones 
establecidas en la presente resolución. 
 
Que el presente proyecto de resolución fue publicado en la página web de la Superintendencia 
de Industria y Comercio en dos (2) oportunidades, entre el 5 y 27 de marzo de 2015, y entre 
el .20 y 26 de noviembre de 2015, el cual fue objeto de observaciones por parte de terceros. 
 
Que según lo establecido en el artículo 5 del Decreto 1844 de 2013, la Superintendencia de 
Industria y Comercio solicitó a la Dirección de Regulación del Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo, con oficio No 15-311687-0, concepto previo a la notificación internacional ante la 
Organización Mundial del Comercio -OMC, acerca del cumplimiento de la presente 
reglamentación con los lineamientos del Subsistema Nacional de la Calidad y si la misma 
podría llegar a crear obstáculos técnicos innecesarios al comercio con otros países. 
 
Que con comunicación Radicada No. 15-311687-3-0, la Dirección de Regulación del Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo analizó la presente norma y conceptuó previamente a la 
notificación internacional en el sentido que se precisaran, dentro del reglamento, (i) el objeto 
legítimo cuya protección se busca con el reglamento técnico metrológico, (ii) la 
individualización de los productos sujetos al cumplimiento del reglamento con inclusión de las 
partidas arancelarias correspondientes, (iii) el esquema de certificación adoptado dentro del 
proceso de evaluación de la conformidad y (iv) la fecha de entrada en vigencia del reglamento 
y su régimen de transición. 
 
Una vez analizadas las observaci ones  rendidas por la Dirección de Regulación del Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo, se adoptaron las que fueron pertinentes para dar 
cumplimiento a los planteamientos realizados, obteniendo de esa Dirección, mediante 
comunicación con número de radicación 2-2016-004869 REF 1-2016-005076 del 31 de marzo 
de 2016, concepto favorable por considerar que el presente reglamento “(…) no restringe el 
comercio el comercio más de lo necesario para alcanzar los objetivos legítimos (…)” .  
 
Que mediante signatur a G/TBT/N/COL/ ___ del __ de ___ de 2016,  el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo dio traslado de la notificación internacional de esta resolución ante los 
países miembros de la OMC y de la CAN, al igual que nuestros socios comerciales, informando 
que no se presentaron observaciones al mismo.  
 
Que el Superintendente Delegado para la Protección de la Competencia mediante memorando 
con Radicación No. 16- ___ del __ de __de 2016, rindió concepto previo de abogacía de la 
competencia sobre la esta reglamentación, concluyendo que ______________________. 
 
RESUELVE  
 
ARTÍCULO 1 . Adicionar el Capítulo Séptimo en el Título VI METROLOGÍA LEGAL de la 
Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, el cual quedará así:  
 
CAPÍTULO SÉPTIMO . REGLAMENTO TÉCNICO METROLÓGICO APLICABLE A 
SURTIDORES, DISPENSADORES Y/O MEDIDORES DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS 
 
7.1. Objeto 
 
El presente reglamento técnico metrológico es aplicable a los surtidores, dispensadores y/o 
medidores de combustibles líquidos, que son utilizados en cualquiera de las actividades 
sujetas a control metrológico de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.7.14.3 del RESOLUCIÓN   NÚMERO _____________  DE 2016             HOJA No. __ 4_____  
 
Por la cual se adiciona el Capítulo Séptimo en el Título VI de la Circular Única y se reglamenta el control 
metrológico aplicable a surtidores, dispensadores y/o medidores de combustibles líquidos 
 
Decreto 1074 de 2015 , de tal manera que lo que se busca es reducir o eliminar la inducción 
a error a los consumidores y usuarios en general, y asegurar la calidad de las mediciones que 
proveen este tipo de instrumentos. 
 
Para cumplir este objetivo, el presente reglamento fija los requisitos técnicos, metrológicos y 
administrativos que deben cumplir los surtidores, dispensadores y/o medidores de 
combustibles líquidos, establece el procedimiento de evaluación de la conformidad, define las 
obligaciones para fabricantes e importadores y dispone el procedimiento de verificación 
metrológica para los medidores de combustibles líquidos que son utilizados en estaciones de 
servicio (EDS). 
 
7.2 Ámbito de aplicación 
 
Los requisitos técnicos, metrológicos y administrativos de este reglamento técnico son 
aplicables a los surtidores, dispensadores y/o medidores de combustibles líquidos que son 
utilizados para determinar la cantidad (volumen) de combustibles líquidos que se comercializa 
en las estaciones de servicio (EDS) del país, y cuya partida arancelaria se define a 
continuación: 
 
Ítem  
No. Partida No.  Descripción Arancelaria  Producto s 
1 8413110000  Bombas para líquidos, incluso con 
dispositivo medidor incorporado.  
 Bombas con dispositivo medidor 
incorporado o concebidas para 
llevarlo.  
 
Bombas para distribución de 
carburantes o lubricantes, de los 
tipos utilizados en gasolineras, 
estaciones de servicio o garajes.  
 
Parágrafo. El presente reglamento técnico no aplica para productos que a pesar de 
encontrarse incluidos en la sub partida arancelaria descrita atrás, no son surtidores, 
dispensadores o medidores de combustibles líquidos. No obstante, si un medidor de 
combustibles líquidos ingresa al país bajo una partida arancelaria distinta de aquella descrita 
en este numeral, está sujeto al cumplimiento de las disposiciones contempladas en este 
reglamento. 
 
Con independencia de la clasificación o no del producto en la partida arancelaria, están 
sometidos a control metrológico todos aquellos surtidores, dispensadores y/o medidores de 
co
mbustibles líquidos que sean utilizados para determinar la cantidad (volumen) del 
combustible líquido que se expende en las estaciones de servicio vehicular y fluvial públicas 
de acuerdo con las definiciones previstas en los artículos 2.2.1.1.2.2.1.4 y 2.2.1.1.2.2.1.5 del 
Decreto 1073 de 2015. 
 
7.3. Definiciones 
 
Para efectos de la aplicación e interpretación del presente reglamento técnico metrológico se 
tendrán en cuenta las siguientes definiciones: 
 
 Cantidad de medida mínima (CMM): La cantidad de medida mínima de líquido para la 
cual la medición es aceptable por el medidor de combustible desde el punto de vista 
m
etrológico. 
 RESOLUCIÓN   NÚMERO _____________  DE 2016             HOJA No. __ 5_____  
 
Por la cual se adiciona el Capítulo Séptimo en el Título VI de la Circular Única y se reglamenta el control 
metrológico aplicable a surtidores, dispensadores y/o medidores de combustibles líquidos 
 
 Calculador. Parte del contador que recibe las señales del transductor o de los 
transductores de medición y, en su caso, de unos instrumentos de medición asociados, e 
indica los resultados de la medición. 
 
 Condiciones base de funcionamiento. Corresponde a los valores específicos de las 
condiciones en que la cantidad de líquido medida es convertida (ejemplo temperatura base 
y presión del líquido medido). 
 
Esta definición, que hace referencia al volumen de líquido medido o indicado por un 
instrumento; no debe confundirse con condiciones nominales de funcionamiento o 
condiciones de referencia que aplican a magnitudes de influencias.  
 
 Contador.  Instrumento concebido para medir de forma continuada, memorizar e indicar, 
en las condiciones de medición, la cantidad de líquido que pasa a través del transductor 
de medición en un circuito cerrado y a plena carga. 
 
 Dispositivo de conversión. Parte del calculador que, teniendo en cuenta las 
características del líquido (temperatura, densidad, etc.), las medidas utilizadas por los 
instrumentos de medida asociados, o aquellas almacenadas en una memoria, convierte 
automáticamente: (i) el volumen de líquido medido en las condiciones de medida, en 
volumen en las condiciones de base; o (ii) del líquido medida, en las condiciones de 
medida, en volumen en las condiciones de medida o en volumen en las condiciones de 
base. 
 
Nota: un dispositivo de conversión incluye los correspondientes instrumentos de medida 
asociados.  
 
 Dispositivo de autoservicio: Un dispositivo específico que forma parte de una modalidad 
de autoservicio y que permite a uno o varios sistemas de medición funcionar dentro de 
dicha modalidad de autoservicio. 
 
 Indicación directa: La indicación en volumen correspondiente a la cantidad sujeta a 
medición que el contador es capaz de medir físicamente. 
 
Nota: la indicación directa puede convertirse en una indicación a otra cantidad por medio 
de un dispositivo de conversión. 
 
 Instrumento de medida asociado. Un instrumento conectado al calculador para medir 
determinadas magnitudes que son características del líquido, con objeto de efectuar una 
corrección o conversión. 
 
 Intervalo del caudal del líquido. El intervalo entre el caudal mínimo (Q min) y el caudal 
máximo (Q max). 
 
 Modalidad de autoservicio. Una modalidad que permite al cliente usar un medidor de 
combustible directamente para su uso particular. 
 
 Sistema de medida. Sistema que incluye el propio contador y todos los dispositivos 
necesarios para garantizar una medición correcta, o destinados a facilitar las operaciones 
de medición. 
 RESOLUCIÓN   NÚMERO _____________  DE 2016             HOJA No. __ 6_____  
 
Por la cual se adiciona el Capítulo Séptimo en el Título VI de la Circular Única y se reglamenta el control 
metrológico aplicable a surtidores, dispensadores y/o medidores de combustibles líquidos 
 
 medidor  de combusti ble. Es un sistema de medida concebido para aprovisionar de 
combustible a vehículos automóviles, pequeñas embarcaciones y pequeñas aeronaves.  
Se llama surtidor cuando en su interior se encuentra el motor y la bomba que hacen que 
el combustible llegue desde el tanque subterráneo hasta la pistola que despacha.  Se 
llama dispensador cuando la bomba y el motor están sumergidos en el tanque subterráneo 
desde donde se impulsa el combustible  hacia la pistola que despacha.  
 
En la presente norma siempre que se refiera a surtidor, dispensador y/o medidor de 
combustibles líquidos, o simplemente medidor, se está haciendo referencia a los 
surtidores, dispensadores de combustibles líquidos que se utiliza para expender 
combustibles líquidos en las estaciones de servicio del país directamente al consumidor y 
que están sujetos a control metrológico. 
 
 medidor de combustible interrumpible o no interrumpible.  Un medidor de combustible 
se considera interrumpible/no interrumpible cuando el flujo de líquido puede o no puede 
pararse fácil y rápidamente. 
 
7.4. Unidades de medida 
 
Los surtidores, dispensadores y/o medidores de combustibles líquidos que se encuentren en 
operación a la entrada en vigencia de la presente reglamentación, podrán continuar 
proveyendo sus resultados de medida en Galones (g al). No obstante , para efectos de la 
demostración de la conformidad de este tipo de instrumento de medición  producidos o 
importados al país a la fecha de entrada en vigencia de este reglamento técnico metrológico, 
se
 podrán realizar las pruebas y ensayos señalados en el Anexo Técnico utilizando como 
unidad de medida el Litro (l, L), siempre y cuando el medidor a ensayar permita el ajuste del 
resultado de medida en Litros (l, L) y galones (gal). 
 
7.5. Requisitos generales 
 
7.5.1. Condiciones nominales de funcionamiento 
 
Las condiciones nominales de funcionamiento de medidor de combustible son definidas por el 
productor o importador por las siguientes características: 
 
 Cantidad de medida mínima , CMM; 
 
 Intervalo del caudal de líquido delimitado por el caudal mínimo Qmin y caudal máximo Qmax; 
 
 Nombre o tipo de líquido, o sus características relevantes cuando la indicación del nombre 
o tipo del líquido no es suficiente para caracterizar el líquido. Ejemplo: 
 
- El rango de viscosidad limitado por la viscosidad mínima y viscosidad máxima del líquido; 
 
- El rango de densidad limitado por la densidad mínima del líquido ρmin y densidad máxima 
del líquido ρmax. 
 
 El rango de presión del líquido limitado por la presión mínima del líquido Pmin y presión 
máxima del líquido Pmax; 
 
 El rango de temperatura limitado por la temperatura mínima del líquido Tmin y la temperatura 
máxima del líquido Tmax; RESOLUCIÓN   NÚMERO _____________  DE 2016             HOJA No. __ 7_____  
 
Por la cual se adiciona el Capítulo Séptimo en el Título VI de la Circular Única y se reglamenta el control 
metrológico aplicable a surtidores, dispensadores y/o medidores de combustibles líquidos 
 
 El rango del número de Raynold (si aplica) que cuando es indicado por el medidor no es 
necesario especificar el intervalo de caudal del líquido); 
 
 Niveles de gravedad que corresponden a condiciones climáticas, de electricidad y 
condiciones mecánicas del ambiente bajo las cuales el medidor está construido para ser  
expuesto 
 
 El valor nominal de la tensión alterna de alimentación, límites de tensión continua de 
alimentación o ambos . 
 
El medidor debe ser utilizado exclusivamente para medir líquidos que se encuentren dentro 
de las condiciones nominales de funcionamiento especificadas en el certificado de examen de 
modelo. Del mismo modo, las condiciones nominales de funcionamiento para un medidor , 
están determinadas por las condiciones nominales de funcionamiento de cada uno de sus 
elementos constitutivos (contador, dispositivo de eliminación de gases, etc). 
 
7.5.2. Cantidad de medida mínima 
La cantidad de medida mínima (CMM) del medidor deberá corresponder a la fórmula 1 X 10n, 
2
 X 10n o 5 X 10n unidades autorizadas de volumen, donde n es un número entero positivo o 
negativo o cero. 
 
La CMM debe satisfacer las condiciones de uso del medidor. En casos especiales el sistema 
d
e medición no debe ser utilizado para medir cantidades menores a la CMM. 
 
La CMM de un medidor no debe ser inferior a la CMM más grande de cualquiera de sus 
e
lementos constitutivos como por ejemplo medidor(es), extractor de gases, extractor de gases 
especiales, etc. 
 
7.5.3. Intervalo del caudal del líquido 
 
El intervalo del caudal del líquido de un medidor de combustible deberá estar dentro del 
intervalo del caudal del líquido de cada uno de sus elementos constitutivos. 
 
El intervalo del caudal del líquido deberá satisfacer las condiciones de uso del medidor de 
combustible. El medidor deberá ser diseñado para que el intervalo del caudal del líquido opere 
d
entro de los límites de Qmin y Qmax, excepto al comienzo de la medición o durante las 
interrupciones.  
 
La relación entre Q min y Qmax para el dispensador del combustible debe ser al menos de 10 :1. 
 
Si dos o más contadores son montados en paralelo en un mismo medidor, los límites del 
intervalo del caudal (Q min y Qmax) de los diferentes contadores deberán ser considerados, 
especialmente la suma de sus límites de caudal del líquido para verificar el cumplimiento de 
la disposición contemplada en el párrafo anterior. 
 
7.5.4. Errores máximos permitidos (EMP) 
 
Para cantidades no inferiores a 0,5 gal, los errores máximos permitidos, positivos o negativos, 
e
n indicaciones de cantidad, son los siguientes: 
 
 
 RESOLUCIÓN   NÚMERO _____________  DE 2016             HOJA No. __ 8_____  
 
Por la cual se adiciona el Capítulo Séptimo en el Título VI de la Circular Única y se reglamenta el control 
metrológico aplicable a surtidores, dispensadores y/o medidores de combustibles líquidos 
 
Tabla No. 1. 
 
 Línea  EMP Clase de precisión 
0,54 
A(i) 0,5%  
B(ii) 0,3%  
C (igual a línea A – línea 
B 0,2%  
 
(i) EMP aplicable en la verificación metrológica de medidores de combustible en servicio 
que opera en condiciones nominales de funcionamiento. 
 
(ii) EMP aplicable para efectos de expedir certificado de examen de modelo, y certificado 
de conformidad de medidores de combustible. 
 
P
ara cantidades inferiores a 0,5 gal, los máximos errores permisibles, positivos o negativos, 
en indicación de cantidad, son los que se indican a continuación. 
 
Tabla No. 2. 
 
Cantidad medida  Error máximo  permi tido 
De 0.2 a 0.5 gal  El valor fijado en la Tabla 1 aplicado a 0,5 gal 
De 0, 1  a 0,2 gal 2 veces el valor fijado en la Tabla 1 aplicado a CMM para cálculos Emin 
De 0, 05 a 0,1 gal 2 veces el valor fijado en la Tabla 1 aplicado a 0, 1 gal 
De 0, 02 a 0,05 gal  4 veces el valor fijado en la Tabla 1 aplicado a CMM para cálculos Emin 
Menos de 0, 02 gal 4 veces el valor fijado en la Tabla 1 aplicado a 0 ,02 gal 
 
Las reglas expresadas en las líneas A y B de la tabla No. 2, aplican para la determinación de los máximos errores 
permitidos expresados en la tabla No. 1 .  
 
Sin importar cuál es la cantidad medida, la magnitud de EMP está dada por el valor absoluto 
positivo del EMP expresado en la tabla No. 1 o tabla No. 2, o en la desviación de la cantidad 
mínima especificada (E min). 
 
Para cantidades de medida mínimas mayores o iguales a 0,5 gal, la desviación de la cantidad 
mínima especificada (E min) es igual a:  
 
 Fórmula para sistemas de medición: 
 
Emin = (2 CMM) x (A/100) 
CM
M = Cantidad de medida mínima  (volumen) 
A = el valor numérico expresado en la línea A de la tabla 1. 
 
Para cantidades de medida mínimas inferiores a 0,5 gal, E min es = a 2 veces el valor expresado 
en la Tabla No. 2 en relación con la línea A de la tabla No. 1. 
 
Una falla significativa es aquella que es superior a cualquiera de estos valores: 
 
- Un quinto del valor absoluto del EMP para la cantidad medida; o 
                                            
4 Clasificación adoptada de la Recomendación de la Organización Internacional de la Metrología Legal -OIML R-
117-1 edición 2007,  “Dynamic measuring systems for liquids other tan water Parte 1: Metrological and technical 
requirements”  páginas 20 a 23. RESOLUCIÓN   NÚMERO _____________  DE 2016             HOJA No. __ 9_____  
 
Por la cual se adiciona el Capítulo Séptimo en el Título VI de la Circular Única y se reglamenta el control 
metrológico aplicable a surtidores, dispensadores y/o medidores de combustibles líquidos 
 
 
- la desviación de la cantidad mínima especificada (E min) del medidor  de combustible. 
 
7.5.5. Dispositivo de eliminación de aire o gases 
 
Salvo que el medidor de combustibles que se pretenda ingresar al mercado nacional sea un 
d
ispensador, El medidor de combustible debe rá incorporar un dispositivo que contribuya a la 
apropiada eliminación de aire o gases no disueltos que puedan estar presentes en el 
combustible antes de ingresar al contador del medidor. 
 
El dispositivo de eliminación de aire o gas es deberá ser ajustado a las condiciones de 
su
ministro del combustible de tal manera que el efecto que produce la influencia del aire o de 
los gases en el resultado de medición, no exceda de 0,5% de la cantidad medida. 
 
Cuando el dispensador posee su propia bomba, este tipo de dispositivo deberá ser instalado 
en el sentido en que fluye el combustible hacia la entrada del contador. 
 
Parágrafo. Se permite omitir el requisito establecido en este numeral si el medidor de 
combustible ha sido diseñado y producido de tal forma que no exista riesgo de ingreso de aire 
o liberación de gases en la dispensación de combustible.  En este caso, el dispensador deberá 
incorporar un detector de nivel de tanque de almacenamiento que impida la dispensación del 
líquido cuando se alcanza un nivel bajo determinado en el tanque de almacenamiento. 
 
7.5.6. Indicaciones 
 
La cantidad de combustible líquido que se expende (volumen) deberá ser indicada en el 
dispositivo de indicación del medidor en galones (gal), debiéndose reflejar la cantidad exacta 
e
xpendida en decimales de ser necesario (ejemplo 1, 2 gal, 0,5 gal, etc) .  
 
El nombre de la unidad de medida o su símbolo deberá aparecer inmediatamente después de 
la indicación. 
 
7.5.6.1. Dispositivo indicador 
 
El medidor deberá estar provisto de un dispositivo indicador que proporcione la cantidad de 
combustible medido en las condiciones de medición establecidas. 
 
Si el medidor posee varios dispositivos indicadores de resultados de medida, cada uno de 
ellos está sujeto al cumplimiento de las disposiciones contenidas en esta norma. 
 
Sin importar si el dispositivo indicador es mecánico o digital, la lectura de las indicaciones en 
el medidor debe ser precisa, fácil e inequívoca sin importar la posición en la que el dispositivo 
indicador entre en reposo.   El signo decimal debe aparecer claramente. 
 
7.5.6.1.1. Puesta a cero del indicador  
 
El medidor de combustible deberá incorporar un dispositivo auxiliar para posicionar en ceros 
la medici ón, ya sea manualmente o por operación de un sistema automático.  
 
Durante la medición del combustible no deberá ser posible volver a poner en ceros el indicador 
del medidor o dispensador de combustible. 
 RESOLUCIÓN   NÚMERO _____________  DE 2016             HOJA No. __ 10_____  
 
Por la cual se adiciona el Capítulo Séptimo en el Título VI de la Circular Única y se reglamenta el control 
metrológico aplicable a surtidores, dispensadores y/o medidores de combustibles líquidos 
 
El inicio de un nuevo procedimiento de medición deberá quedar bloqueado hasta que el 
indicador haya vuelto a situarse en cero (0).  
 
El precio unitario seleccionado debe mostrarse en el dispositivo indicador antes del comienzo 
de la medición.  El precio unitario debe ser ajustable.  Los cambios en el precio unitario pueden 
llevarse a cabo directa o indirectamente en el medidor o mediante dispositivos auxiliares, caso 
en el cual deben transcurrir al menos cinco (5) segundos entre la indicación de un nuevo precio 
unitario y el comienzo de la nueva operación de medición. 
 
El precio unitario indicado al comienzo de la dispensación debe ser el mismo durante toda la 
transacción.  Un nuevo precio unitario sólo será efectivo al momento de una nueva operación 
de medición. 
 
7.5.6.1.2. Dispositivo indicador de precio o importe 
 
El indicador del medidor de combustible deberá estar complementado por un dispositivo 
indicador de precio o importe que debe mostrar la unidad de precio antes de la dispensación 
del combustible y el importe total a pagar después de dispensado el mismo. 
 
La indicación de unidad de precio o importe deberá ser ajustable. Los cambios en el precio 
unitario pueden llevarse a cabo directa o indirectamente en el medidor o mediante dispositivos 
auxiliares, caso en el cual deben transcurrir al menos cinco (5) segundos entre la indicación 
de un nuevo precio unitario y el comienzo de la nueva operación de medición. Sin embargo, 
el precio unitario indicado al comienzo de la dispensación debe ser el mismo durante toda la 
transacción. Un nuevo precio unitario sólo será efectivo al momento de una nueva operación 
de medición. 
 
La diferencia entre el precio indicado y el precio calculado con el precio unitario y la cantidad 
indicada no debe superar la desviación de precio mínimo especificado .  
 
Los dispositivos de puesta en cero del dispositivo indicador de precio y el dispositivo indicador 
de cantidad serán diseñados de tal manera que la puesta en cero de cualquiera de estos 
dispositivos indicadores involucre automáticamente la puesta en cero del otro. 
 
El medidor de combustible que tenga incorporado un dispositivo indicador de precio o importe, 
puede contar con un dispositivo de preajuste del precio, y bajo este supuesto, deberá ser 
diseñado de tal forma que detenga el flujo de combustible líquido cuando la cantidad entregada 
corresponda al precio predeterminado. 
 
7.5.7 . Dispositivo de almacenamiento de información 
 
El medidor de combustible debe estar provisto de un dispositivo de almacenamiento de 
información donde se guardara registro de los resultados de medición o de las transacciones 
comerciales realizadas de tal forma que provea evidencia de estas circunstancias. 
 
El dispositivo utilizado para acceder a la información almacenada se considera parte integral 
del dispositivo de almacenamiento de información. 
 
El dispositivo de almacenamiento de información deberá ser diseñado y construido de tal 
forma que en condiciones de uso normales no sea posible alterar o modificar los datos 
almacenados. Del mismo modo, la información memorizada debe ser protegida contra 
cambios intencionales o no intencionales mediante la implementación de herramientas de 
software. RESOLUCIÓN   NÚMERO _____________  DE 2016             HOJA No. __ 11_____  
 
Por la cual se adiciona el Capítulo Séptimo en el Título VI de la Circular Única y se reglamenta el control 
metrológico aplicable a surtidores, dispensadores y/o medidores de combustibles líquidos 
 
7.5.8. Dispositivo de preajuste 
 
Los dispositivos de preajuste con botones o medios similares de predeterminar cantidades 
fijas están permitidos, siempre y cuando que estas cantidades fijas sean iguales a un número 
entero de unidades de volumen 
 
Los dispositivos de preajuste se deben instalar de tal manera que la repetición de una cantidad 
seleccionada no requiera una nueva configuración de los controles. 
 
Durante la medición, la indicación de la cantidad seleccionada debe permanecer sin 
alteraciones o regresar progresivamente a cero.   Sin embargo, para un dispositivo electrónico 
de preajuste se acepta indicar el valor predeterminado en el dispositivo indicador de cantidad 
o precio mediante una operación especial con la restricción de que este valor debe ser 
remplazado por cero en la indicación de cantidad o precio antes de que la operación de 
medición pueda comenzar. 
 
Las cantidades predeterminadas y las cantidades mostradas por el dispositivo indicador de 
cantidad deben expresarse en la misma unidad. Esta unidad (o su símbolo) debe estar 
marcado en el mecanismo de preajuste. 
 
7.5.9. Medidor equipado con dispositivos electrónicos 
 
El medidor que se haya equipado con dispositivos electrónicos, deberá ser diseñado y 
producido de tal forma que sus funciones metrológicas se salvaguarden y que no se excedan 
los EMP bajo condiciones nominales de operación. 
 
7.5.9. 1. Efectos máximos permitidos por perturbaciones electromagnéticas 
 
El efecto que se pueda presentar en un medidor de combustible causado por una perturbación 
e
lectromagnética, no puede ser superior a: 
 
 Una variación del resultado de medida que no supere el valor crítico de cambio (VCC); 
 
 VCC = > EMP/5 para una mínima  cantidad medida o E min; o 
 
 Que la indicación del resultado de medida muestre una variación momentánea que no 
puede ser interpretada, memorizada o transmitida como un resultado de medida. Además, 
en caso de medidores de combustible interrumpibles, esto puede suponer la imposibilidad 
de efectuar medición alguna; o  
 Que la variación del resultado de la medida sea superior al valor crítico de cambio, en cuyo 
caso el medidor de combustible deberá permitir la recuperación del resultado de medida 
justo antes de que se produjese el valor crítico de cambio y la interrupción del flujo.  
 
En cualquier caso el medidor deberá contar con soluciones que permitan detectar y actuar 
sobre esa base cuando se presenten faltas significativas o cualquier incorrección en la 
generación, transmisión, procesamiento o indicación de los resultados de medición. 
 
7.5.9.2. Dispositivo de fuente de alimentación eléctrica 
 
El medidor de combustible deberá estar equipado con un dispositivo que se active 
automáticamente para salvaguardar las funciones de medición durante la interrupción de la 
fuente de energía principal, al menos durante quince (15) minutos continuos, o bien estar RESOLUCIÓN   NÚMERO _____________  DE 2016             HOJA No. __ 12_____  
 
Por la cual se adiciona el Capítulo Séptimo en el Título VI de la Circular Única y se reglamenta el control 
metrológico aplicable a surtidores, dispensadores y/o medidores de combustibles líquidos 
 
equipados con un medio que permita salvaguardar y visualizar los datos que se obtienen de 
una medición actual, para permitir concluir la transacción en curso más adelante o su 
terminación a elección del consumidor. 
 
Igualmente deberán incorporar un medio de interrupción del flujo de líquido cuando se 
presente una interrupción en el suministro de la fuente principal de energía eléctrica.  
 
7.5.9.3. Dispositivo de verificación 
 
El medidor de combustible deberá incorporar un dispositivo de verificación con capacidad de 
detectar errores en la generación, transmisión, procesamiento y/o indicación de datos que 
arroje la medición. 
 
En medidores de combustibles interrumpibles, este dispositivo podrá funcionar bien mediante 
(i) una alarma visible o audible que llame la atención del operador y/o titular del medidor de 
combustible, (ii) parando únicamente el dispositivo defectuoso cuando el sistema de medición 
sigue cumpliendo con los demás requisitos establecidos en este reglamento técnico, o, (ii) 
detención del flujo de combustible que se expende. 
 
Tratándose de medidores de combustible que no son interrumpibles, el funcionamiento de 
este dispositivo deberá ser (i) mediante la corrección automática del mal funcionamiento o 
mediante (ii) una alarma visible y audible que llame la atención del operador y/o  titular del 
medidor la cual únicamente se puede interrumpir hasta que se elimine el error detectado o se 
deje el instrumento fuera de servicio.  Adicionalmente, cuando el medidor de combustible 
transmite datos a dispositivos auxiliares, la transmisión deberá acompañarse de un mensaje 
que indique la presencia de un mal funcionamiento.   
 
El dispositivo de verificación deberá ser diseñado y fabricando de tal manera que verifique la 
presencia del medidor, su correcta operación y la exactitud de la transmisión de datos. 
 
Cuando las señales generadas por el medidor sean pulsos el dispositivo de verificación deberá 
detectar las fallas significativas y tomar las acciones correspondientes. 
 
Para efectos de la certificación del examen de modelo, el organismo evaluador de la 
conformidad respectivo deberá verificar el correcto funcionamiento de este dispositivo bien 
sean (i) mediante la desconexión del transductor, (ii) interrumpiendo uno de los generadores 
de pulsos del sensor o interrumpiendo el suministro de energía del transductor.  
 
Cuando el medidor de combustible sea electromagnético, porque la amplitud de las señales 
generadas por el medidor es proporcional al caudal de combustible del mismo, se utiliza el 
siguiente procedimiento de verificación:  
 
Una señal simulada con forma similar a la señal de la medición se ingresa a la entrada del 
dispositivo secundario, representando un caudal entre los caudales mínimos y máximos del 
contador. Los dispositivos de verificación deben verificar el dispositivo primario y secundario. 
Se revisa el valor digital equivalente para verificar que se encuentre dentro de los límites 
predeterminados establecidos por el fabricante y en consistencia con los errores máximos 
permitidos. 
 
Para otras tecnologías, se deben desarrollar los dispositivos de verificación que suministren 
niveles equivalentes de seguridad. 
 RESOLUCIÓN   NÚMERO _____________  DE 2016             HOJA No. __ 13_____  
 
Por la cual se adiciona el Capítulo Séptimo en el Título VI de la Circular Única y se reglamenta el control 
metrológico aplicable a surtidores, dispensadores y/o medidores de combustibles líquidos 
 
7.5.10. Marcado de medidor es 
 
Cada medidor de combustibles que sea fabricado o importador al país en vigencia de la 
p
resente reglamentación, deberá llevar adherida, en un lugar visible del mismo , la siguiente 
información: 
 
a) Marcado del examen de modelo ;  
b) Identificación del fabricante, marca o razón social; 
c) Año de fabricación; 
d) Número de serie; 
e) Condiciones nominales de funcionamiento del medidor ( intervalo de caudal máximo 
QMax  intervalo de caudal Mínimo Q min, propiedades del tipo de líquido que mide el instrumento 
precisando el nombre o tipo de líquido que mide, valor nominal de la tensión alterna de 
alimentación, límites de la tensión alterna de alimentación), del contador y del dispositivo de 
eliminación de gases; 
f) Clases de precisión; y 
g) Marcados de verificación. 
 
Esta información deberá ser posicionada en una o varias placas adheridas al medidor de 
combustible que garanticen que en condiciones normales de uso no sea posible removerla. 
 
De la anterior información, al menos la cantidad de medida mínima y las marcas de 
verificación, deberá ser visibles en todo momento en condiciones normales de uso del sistema 
de medición. 
 
La información a la que se hace referencia en el presente numeral no debe ser confundida 
con aquella información sobre condiciones de seguridad, particularmente los límites de presión 
y atmósferas explosivas. 
 
Cada sub sistema o dispositivo del medidor que posea certificado de examen de modelo o 
a
probación de modelo, deberá como mínimo contener la siguiente información: 
 
a) Número de serie; y 
b) Certificado de conformidad de modelo o aprobación de modelo (según aplique). 
 
Ésta información hace parte del dispositivo en sí mismo, y deberá ser adherida a este por 
medio de una placa que no podrá ser removida en condiciones normales de funcionamiento. 
 
Parágrafo. Los medidores de combustibles líquidos que se encuentren en funcionamiento a 
la entrada en vigencia de la presente reglamentación que no posean adherida al instrumento 
la información que aquí se exige, serán objeto de regularización por parte del OAVM 
designado y este llevará a cabo el levantamiento de dicha información, incorporando en 
SIMEL, como mínimo la información que se relaciona en el numeral 7.10.3.1. 
 
7.5.11. Fijación de precintos en el medidor de combustible 
 
Una vez el medidor de combustible haya superada satisfactoriamente la fase de evaluación 
de la conformidad en los términos señalados en el numeral 7.7 del presente reglamento, el 
productor o importador deberá precintar todas aquellas partes o componentes que no puedan 
ser materialmente protegidas de cualquier otra manera, proveyendo una medida de seguridad 
contra cualquier tipo de operación que pueda afectar la precisión de las medidas que se 
obtienen.  Para ello, se deberán utilizar precintos que, sin importar el material del que estén RESOLUCIÓN   NÚMERO _____________  DE 2016             HOJA No. __ 14_____  
 
Por la cual se adiciona el Capítulo Séptimo en el Título VI de la Circular Única y se reglamenta el control 
metrológico aplicable a surtidores, dispensadores y/o medidores de combustibles líquidos 
 
hechos, sean lo suficientemente durables y que dejen evidencia de su alteración o 
manipulación si existe. 
 
En todos los casos, los precintos que se utilicen deben ser de fácil acceso. 
 
Igualmente, se deberán fijar precintos para restringir el acceso al cambio de parámetros que 
p
articipan en la determinación de los resultados de medición. 
 
El medidor deberá ser diseñado y producido del tal forma que si se desmonta o desensambla 
no sea posible alterar la precisión de las mediciones que provee, y particularmente, 
restringiendo el acceso a los parámetros que se encuentran sellados o precintados como a 
cualquier otro medio de ajuste. 
 
En cada precinto de seguridad deberá fijarse un código de barras que cumpla con el estándar 
de captura de  información establecido en la norma  internacional ISO /IEC 18004:2015 , 
incluyendo identificadores de aplicación y Función 1.  La información que debe contener el 
código de barras es la siguiente:  
 
a) Identificación única, global e inequívoca de l fabricante y/o importador, de trece (13) 
nú
meros, que no sea asignado de forma unilateral, 
b) Número serial del precinto de seguridad, compuesto por una codificación alfanumérica que 
combine máximo veinte (20) caracteres escogidos por el productor y/o importador.  
 
El productor y/o importador deberá documentar el proceso de colocación de precintos 
respectivo mediante un esquema que hará parte de la  document ación técnica del medidor . 
 
7.5.11.1. Precintado de dispositivos electrónicos 
 
Si el medidor de combustible cuenta con un dispositivo mediante el cual se tiene acceso a l 
cambio de parámetros que participan en la determinación de los resultados de medición sin 
que estén protegidos mecánicamente por medio de precintos, cualquiera sea el esquema de 
protección que se adopte deberá cumplir lo siguiente: 
 
(i) El acceso al dispositivo por medio del cual se ajustan parámetros para determinar los 
resultados de la medición sólo deberá otorgarse a personal autorizado mediante la 
asignación de un nombre de usuario y contraseña, y después de cambiar los parámetros 
de determinación de resultados , asegurándose de que el medidor vuelva a ser puesto en 
se
rvicio bajo condiciones de precintado sin ninguna restricción ; o 
(ii) Reconociendo acceso sin ninguna restricción al dispositivo de ajuste de parámetros para 
determinar los resultados de medición, pero que, después de cambiar los parámetros de 
determinación de resultados, el medidor solo podrá ser puesto en servicio por parte de una 
p
ersona autorizada, mediante el ingreso de un nombre de usuario y contraseña. 
 
La clave de acceso que se reconozca a la persona autorizada, deberá ser susceptible de ser 
modificada. 
 
Tratándose de medidores de combustible puesto en servicio bajo la modalidad de autoservicio , 
no basta el uso de la clave de acceso, caso en el cual se deberá implementar un precinto 
mecánico como puede ser una tapa que proteja el switch o llave de encendido. 
 
Cuando el acceso a la determinación de los parámetros de medición se obtiene por medio 
software en modo de configuración (modo que permite la modificación de esos parámetros), 
el medidor en cuestión no debe ser operado o al menos deberá indicar claramente que se RESOLUCIÓN   NÚMERO _____________  DE 2016             HOJA No. __ 15_____  
 
Por la cual se adiciona el Capítulo Séptimo en el Título VI de la Circular Única y se reglamenta el control 
metrológico aplicable a surtidores, dispensadores y/o medidores de combustibles líquidos 
 
encuentra en modo de configuración y deberá permanecer en ese estado hasta que el medidor 
sea puesto en servicio luego de bajo condiciones de precintado.  
 
7.5.11.1.1. Registro de los cambios de parámetros 
 
Para efectos de permitir la identificación de cambios de parámetros de determinación de 
resultados de medición, el dispositivo de acceso a esos parámetros deberá guardar registro 
de las veces en que se ha tenido acceso al mismo, fecha en que se cambiaron los parámetros, 
los nuevos valores ingresados y la identificación que efectuó la intervención. 
 
El dispositivo de ajuste de parámetros deberá permitir recuperar el registro de la última 
intervención efectuada en el medidor dentro de los dos (2) años anteriores, sin perjuicio de 
que pueda registrar intervenciones anteriores, a menos que para guardar la última deba borrar 
de su memoria las anteriores. 
 
7.6. Requisitos específicos 
 
Cuando sea instalado el medidor, la relación entre Qmin y Qmax para el medidor de combustible 
podrá ser inferior a 10:1 y no menor de 5:1. 
 
Cuando el medidor incluye su propia bomba, inmediatamente se debe instalar un dispositivo 
de eliminación de gases corriente arriba de la entrada del medidor. 
 
Si el medidor cuenta con un sistema de bombeo remoto , el fabricante / importador debe 
garantizar que no exista riesgo de ingreso de aire o de liberación de gases. En tal caso, se 
deberá proveer de detector de nivel de aire o liberación de gases en el tanque de 
almacenamiento que permita evitar automáticamente la dispensación de combustibles cuando 
se llegue al nivel mínimo del tanque de almacenamiento.  En todo caso, cuando se coloca un 
indicador de gases, éste no debe tener ningún dispositivo de ventilación. 
 
El medidor de combustibles debe estar equipado con un dispositivo para reiniciar desde cero 
e
l dispositivo que indica la cantidad (volumen). Si estos sistemas incluyen también un 
dispositivo de indicación de precio o importe a pagar por parte del consumidor, dicho 
dispositivo debe contar con un mecanismo para reiniciarse desde cero. 
 
El medidor debe ser construido de tal forma que cuando únicamente se puede utilizar una 
pistola del medidor durante la dispensación de combustible, y después de haber reemplazado 
la pistola , sólo se podrá efectuar el siguiente abastecimiento hasta que el dispositivo indicador 
se haya reiniciado a cero. Cuando se pueda n usar dos o más pistolas simultáneamente o 
alternadamente, y después de que las pistolas utilizadas han sido reemplazadas, el siguiente 
abastecimiento debe quedar impedido hasta que el dispositivo indicador se haya reiniciado al 
cero. Sin embargo, cuando se utiliza una bomba manual auxiliar  este requisito no aplica . 
 
Si el medidor de combustible posee un caudal máximo Qmax no mayor a 3.6. m3/h, su  cantidad 
de medida mínima (CMM) no podrá superar los 1,3 gal. 
 
Si el medidor de combustibles posee un dispositivo de impresión de los resultados de medida 
y precio a pagar, debe ser construido de tal forma que evite automáticamente continuar 
dispensando combustibles hasta que se haya hecho el reinicio de este dispositivo a cero. Sin 
embargo, la operación de impresión no debe cambiar la cantidad indicada en el dispositivo 
indicador. 
 RESOLUCIÓN   NÚMERO _____________  DE 2016             HOJA No. __ 16_____  
 
Por la cual se adiciona el Capítulo Séptimo en el Título VI de la Circular Única y se reglamenta el control 
metrológico aplicable a surtidores, dispensadores y/o medidores de combustibles líquidos 
 
El medidor de combustible deberá ser construido de tal forma que la dispensación de 
combustible sea interrumpible. 
 
Los medidores de combustibles que incorporen elementos electrónicos, deben ser construidos 
para que la duración mínima de operación del dispositivo indicador del resultado de medición 
funcione por lo menos cinco (5) minutos continuos y de forma automática después de que 
ocurra una falla en el suministro principal de la corriente eléctrica. 
Para efectos de ensayar el cumplimiento del requisito anterior, se deberá suministrar energía 
eléctrica de manera constante al menos durante doce (12) horas antes de cortar el suministro 
de energía. 
 
El medidor de combustible que incorpore elementos electrónicos deben ser diseñados y 
construido de modo tal que no se pueda continuar con un abastecimiento o dispensación de 
combustible que ha sido interrumpido, sino después de que se haya reestablecido el 
suministro de la corriente eléctrica si la falla del suministro duró más de 15 segundos. 
 
Si varios medidores de combustible tienen un dispositivo indicador común, no debe ser  posible 
usar más de un (1) medidor simultáneamente.  
 
El medidor de combustible deberá incorporar un dispositivo de chequeo que para cada 
dispensación de combustible verifique si las instrucciones memorizadas por el instrumento y 
los datos son correctos, como también que el proceso de transferencia y almacenamiento de 
los datos de medición relevantes es efectuado correctamente. 
 
Si el medidor de combustible posee filtros, estos no deberán afectar la precisión de la medición 
ni la operación del medidor. 
 
Si el medidor utiliza medios para la recuperación de vapores, estos no deberán influir en la 
precisión de las mediciones superando los EMP. 
 
El medidor de combustible que incorpore un dispositivo indicador electrónico, deberá poseer 
un mecanismo de expiración que termine la transacción, es decir, que ordene reiniciar el 
medidor desde cero antes de iniciar el abastecimiento, siempre que haya trascurrido un 
periodo de inactividad de más de ciento veinte (1 20) segundos durante la transacción. 
 
7.7. Demostración de la conformidad 
 
La conformidad de los medidores de combustibles de producción nacional y extranjera con los 
requisitos definidos en el presente reglamento técnico, se demostrará mediante un (i) 
certificado de examen de modelo del medidor emitido en cumplimiento de los requisitos 
e
stablecidos en el numeral 7.7.1.3 de este reglamento técnico, y (ii) una declaración de 
conformidad del productor o importador del medidor de combustible individualmente 
considerado, emitida en cumplimiento de los requisitos previstos en el numeral 7.7.1.4 de esta 
resolución. 
 
7.7.1 . Disposiciones comunes 
 
7.7.1.1. Normas equivalentes 
 
Se consideran equivalentes al presente reglamento técnico las siguientes normas 
internacionales:  
 RESOLUCIÓN   NÚMERO _____________  DE 2016             HOJA No. __ 17_____  
 
Por la cual se adiciona el Capítulo Séptimo en el Título VI de la Circular Única y se reglamenta el control 
metrológico aplicable a surtidores, dispensadores y/o medidores de combustibles líquidos 
 
- Recomendación de la Organización Internacional de la Metrología Legal –OIML R-117- 1 
Edición 2007 “dynamic measuring systems for liquids other tan water, Part 1 Metrological 
and technical requirements”; 
 
- Anexo MI-005 de la Directiva 2004/22/EC del Parlamento Europeo y del Consejo del 31 de 
marzo de 2004 relativa a los “Sistemas para la medición continua y dinámica de cantidades 
de líquidos distintos del agua” . 
 
-  La Sección 3.30 del Manual No. 44 sobre “Liquid-Measuring Devices”  adoptado por la 99 
Conferencia Nacional de Pesas y Medidas de 2014, publicado por el Instituto Nacional de 
Estándares y Tecnología de los Estados Unidos de América (NIST por sus siglas en inglés) 
del año 2015. 
 
7.7.1.2. Disposición transitoria 
 
Hasta tanto exista al menos un (1 ) organismo de certificación acreditado ante el Organismo 
Nacional de Acreditación de Colombia –ONAC cuyo alcance de certificación corresponda al 
presente reglamento técnico metrológico, se aceptará, como medio para demostrar la 
conformidad de los medidores de combustibles con los requisitos establecidos en esta norma, 
la declaración de conformidad del productor y/o importador soportada sobre la base de (i) 
haberse observado las reglas y efectuado los ensayos señalados en el numeral 3 del Anex o 
Técnico de esta resolución, por parte de un laboratorio de pruebas y ensayos acreditado en la 
magnitud volumen ante el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia –ONAC bajo la 
norma ISO/IEC 17025:2005 cuyo alcance de acreditación corresponda a medidores de flujo 
con características metrológicas similares a la de los surtidores y/o dispensadores de 
combustibles líquidos, o por parte de un laboratorio extranjero que practique las pruebas y 
ensayos previstos en las normas equivalentes a este reglamento técnico definidas en el 
numeral 7.7.1.1. , siempre que ostenten acreditación vigente bajo la norma ISO/IEC 
17025:2005 emitida por un miembro signatario del acuerdo de reconocimiento mutuo del 
International Laboratory Acreditation Cooperation –ILAC. 
 
7.
7.1.3. Requisitos para la expedición del certificado de examen de modelo 
 
El certificado de examen de modelo del medidor de combustible deberá ser emitido bajo el 
esquema de certificación 1A definido en la norma ISO/IEC 17067:2013, con alcance al 
presente reglamento técnico o sus normas equivalentes, (i) por parte de un organismo de 
certificación de producto acreditado ante el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia 
–ONAC bajo la norma ISO/IEC 17065:2012 con alcance al presente reglamento técnico 
metrológico, o (ii) por parte de un organismo evaluador de la conformidad reconocido en el 
marco de los acuerdos de reconocimiento multilateral de los que haga parte el ONAC, siempre 
y cuando el país emisor acepte los certificados colombianos para productos nacionales, o por 
parte de un organismo notificado. 
 
Adicionalmente, se permite demostrar la conformidad del modelo del instrumento, mediante la 
aprobación de modelo que emita un Instituto Nacional de Metrología cuyas capacidade s de 
calibración y medición5, hayan sido publ icadas ante la Oficina Internacional de Pesas y 
Medidas6. 
                                            
5  Calibration and Measurements Capabilities (CMC).  
6 Bureau International des Poids et Mesures –BIPM.  
 RESOLUCIÓN   NÚMERO _____________  DE 2016             HOJA No. __ 18_____  
 
Por la cual se adiciona el Capítulo Séptimo en el Título VI de la Circular Única y se reglamenta el control 
metrológico aplicable a surtidores, dispensadores y/o medidores de combustibles líquidos 
 
El certificado de examen de modelo o la aprobación de modelo estará vigente mientras el 
productor no modifique ninguna de las características y/o propiedades del medidor que fueron 
evaluadas.  En caso de que se efectúe cualquier modificación, se deberá volver a certificar o 
aprobar el modelo del medidor. 
 
7.7.1.3.1. Ensayos y exámenes para la expedición del certificado de examen de modelo 
 
Para efectos de expedir el certificado de conformidad de modelo del medidor de combustible , 
se deberán efectuar los ensayos establecidos e n los numeral es 3 y 4 del Anexo Técnico de la 
presente resolución bajo las condiciones allí establecidas  en laboratorios acreditados ante el 
Organismo Nacional de Acreditación de Colombia –ONAC bajo la norma ISO/IEC 17025:2005 
cuyo alcance de acreditación corresponda al ensayo respectivo; o, practicar las pruebas y 
ensayos previstos en las normas equivalentes al presente reglamento técnico metrológico  en 
laboratorios extranjeros siempre que ostenten acreditación vigente bajo la norma ISO/IEC 
17025:2005 emitida por un miembro signatario del acuerdo de reconocimiento mutuo del 
International Laboratory Acreditation Cooperation –ILAC. 
 
7.7.1.4. Requisitos para la expedición de la declaración de conformidad del medidor de 
combustible  
 
Con la declaración de conformidad del medidor de combustibles líquidos, el productor o 
importador garantiza la conformidad del instrumento individualmente considerado con el 
modelo certificado. Esta declaración debe ser expedida de conformidad con los requisitos 
establecidos en la norma internacional ISO/IEC 17050:2004, utilizando el modelo de 
declaración de conformidad incluido en el Anexo No. 2 de esta resolución, y debe ir 
acompañada del informe de resultados de los ensayos que se señalan en el numeral 7.7.1.4.1. 
 
7.7.1.4.1. Ensayos y exámenes para la expedición de la declaración de conformidad del 
medidor de combustible 
 
Para efectos de expedir la declaración de conformidad del medidor de combustible, se deberán 
efectuar, en al menos el diez por ciento (10%) de los medidores que ingresan al mercado 
nacional con el mismo certificado de examen de modelo, los ensayos establecidos en el 
numeral 3 del Anexo Técnico de la presente resolución bajo las condiciones allí establecidas, 
en laboratorios acreditados en la magnitud volumen ante el Organismo Nacional de 
Acreditación de Colombia –ONAC bajo la norma ISO/IEC 17025:2005 cuyo alcance de 
acreditación corresponda a medidores de flujo con características metrológicas similares a las 
de los surtidores y/o dispensadores de combustibles líquidos o (ii) en laboratorios extranjeros 
siempre que ostenten acreditación vigente bajo la norma ISO/IEC 17025:2005 emitida por un 
miembro signatario del acuerdo de reconocimiento mutuo del International Laboratory 
Acreditation Cooperation –ILAC. 
 
7.7.1.5 . Documentación técnica del medidor de combustibles 
 
Para efectos de evaluar la conformidad del medidor de combustibles, el organismo evaluador 
de la conformidad que sea escogido por el productor y/o importador para llevar a cabo el 
análisis y examen a que haya lugar de acuerdo con la alternativa de demostración de la 
conformidad que haya escogido, deberá estudiar la documentación técnica que prepare el 
productor y/o importador del instrumento, la cual deberá permitir que se comprenda e 
interprete el diseño , producción y funcionamiento del medidor de combustibles y la evaluación 
de su conformidad con los requisitos establecidos en la presente norma. Igualmente deberá 
ser lo suficientemente detalla da respecto de la definición de las características metrológicas 
del medidor. RESOLUCIÓN   NÚMERO _____________  DE 2016             HOJA No. __ 19_____  
 
Por la cual se adiciona el Capítulo Séptimo en el Título VI de la Circular Única y se reglamenta el control 
metrológico aplicable a surtidores, dispensadores y/o medidores de combustibles líquidos 
 
 
La documentación técnica deberá comprender, como mínimo, los siguientes elementos 
necesarios para la evaluación del modelo o su identificación: 
 
a) Una descripción general del modelo; 
b) Los esquemas de diseño y fabricación del medidor, y los planos de componentes, dispositivos , 
circuitos, etc.; 
c) Descripción y explicación necesaria para la comprensión de lo anterior, en particular, del 
funcionamiento del medidor; 
d) Descripción del procedimiento de fabricación del medidor mediante el cual se garantiza la 
uniformidad de la producción; 
e) Cuando sea aplicable, una descripción de los dispositivos electrónicos del medidor junto con sus 
planos, diagramas, diagramas de flujo de la lógica e información del software en general que 
expliquen sus características y funcionamiento; 
f) Una lista de las normas técnicas equivalentes al presente reglamento técnico, aplicadas total o 
parcialmente en la producción del medidor, y una descripción de las soluciones adoptadas para 
cumplir los requisitos esenciales cuando no se hayan aplicado las normas equivalentes señaladas 
en el numeral 7.7.1.1 de este reglamento; 
g) Los resultados de los cálculos de diseño, de las pruebas que demuestren el cumplimiento de los 
requisitos, etc; 
h) Cuando sea necesario, los informes de resultados de los ensayos que demuestren que el modelo, 
el medidor y sus módulos, son conformes con el represente reglamento técnico metrológico o con 
las normas equivalentes, en las condiciones nominales de funcionamiento y durante la exposición 
a perturbaciones ambientales específicas; 
i) Fotografías y planos del medidor de combustibles; 
j) Manual de instalación y de uso del medidor de combustibles; 
k) Los certificados de examen y resultados de los ensayos correspondientes sobre instrumentos que 
contengan elementos idénticos a los del proyecto; y, 
l) Esquema de precintos del medidor de combustibles donde se especifique el lugar de instalación de 
los mismos, sus características, codificación y ubicación para que dichos elementos sean objeto de 
evaluación por parte del organismo de certificación que lleve a cabo el procedimiento de evaluación 
de la conformidad según corresponda.  
 
El fabricante / importador del medidor de combustible, debe entregar al organismo evaluador 
de la conformidad una muestra representativa del tipo o modelo definitivo.  
 
7.8. Obligaciones del productor e importador 
 
Son obligaciones del productor y/o importador, en relación con el cumplimiento del presente 
reglamento técnico las siguientes: 
 
7.8.1.  Introducir al mercado nacional únicamente medidores de combustibles que se 
encuentren conformes con los requisitos establecidos en el presente reglamento técnico;  
 
7.8.2. Fijar un código de barras a cada medidor de combustibles el cual deberá cumplir con el 
estándar de captura de información establecido en la norma internacional ISO /IEC 
15417:2007. Los datos que debe contener el código de barras son los siguientes:  
 
a) identificación única, global e inequívoca del medidor de combustibles que varíe 
dependiendo de las condiciones nominales de funcionamiento, de trece (13) números  RESOLUCIÓN   NÚMERO _____________  DE 2016             HOJA No. __ 20_____  
 
Por la cual se adiciona el Capítulo Séptimo en el Título VI de la Circular Única y se reglamenta el control 
metrológico aplicable a surtidores, dispensadores y/o medidores de combustibles líquidos 
 
b) Número serial alfanumérico de veinte (20) dígitos. 
 
7.8.3.  Elaborar y preparar la documentación técnica señalada en el numeral 7.7.1. 5. de este 
reglamento, para efectos de evaluar la conformidad de medidores de combustibles ;  
 
7.8.4. Elaborar la declaración de conformidad a que se refiere el numerales 7.7. del presente 
reglamento técnico según corresponda, bajo los parámetros establecidos en la norma ISO/IEC 
17050:2004;  
 
7.8.5. Conservar copia de la documentación técnica señalada en el numeral 7.7.1. 5. del 
presente reglamento técnico, por el término que se establece para la conservación de los 
papeles de comercio previsto en el artículo 60 del Código de Comercio, contado a partir de la 
fecha de introducción al mercado del medidor de combustibles al mercado;  
 
7.8.6. Identificar los medidores de combustibles que son introducidos al mercado nacional, en 
su cubierta exterior, con su nombre comercial o marca, dirección física y electrónica y teléfono 
de contacto;  
 
7.8.7. Entregar al titular del medidor de combustibles las instrucciones de operación y manual 
de uso en castellano, como también copia de los certificados y declaraciones de conformidad 
obtenidos para efectos de demostrar la conformidad de sus instrumentos;  
 
7.8.8. Tomar las medidas correctivas necesarias para recoger o retirar del mercado aquellos 
medidores de combustibles respecto de los cuales se tenga motivos para pensar que no están 
conformes con los requisitos establecidos en el presente reglamento técnico metrológico;  
 
7.8.9. Permitir a la Superintendencia de Industria y Comercio y/o al Organismo Autorizado de 
Verificación Metrológica que sea designado por este, el acceso a toda clase de información y 
documentación que sea necesaria para efectos de demostrar la conformidad de los medidores 
de combustibl es que introdujo al mercado;  
 
7.8.10. Incorporar al Sistema de Información de Metrología Legal –SIMEL de la 
Superintendencia de Industria y Comercio, al momento de introducir los medidores de 
combustibles al mercado nacional, la siguiente  información : 
 
a) La documentación obtenida por el productor o importador para efectos de demostrar la 
conformidad de los medidores de combustibles, según el esquema de evaluación de la 
conformidad establecido en el presente reglamento técnico al cual se haya acogido; y 
 
b) La documentación técnica de que trata el numeral 7.7.1.5. de este reglamento técnico. 
 
 
7.9. Prohibición de comercialización y uso del medidor de combustibles 
 
Los medidores de combustibles sujetos a control metrológico que no superen la evaluación de 
la conformidad en los términos establecidos en esta reglamentación técnica, no podrán ser 
comercializados, ni importados al país, ni utilizados dentro del territorio nacional en las 
estaciones de servicio (EDS) según la definición contenida en el artículo 2 del Decreto 1521 
de 1998.  Tampoco podrán ser comercializados, importados ni utilizados dentro del territorio 
nacional, aquellos medidores cuya información descrita en el numeral 7.8.10 no haya sido 
incorporada a SIMEL de manera completa. 
 
 RESOLUCIÓN   NÚMERO _____________  DE 2016             HOJA No. __ 21_____  
 
Por la cual se adiciona el Capítulo Séptimo en el Título VI de la Circular Única y se reglamenta el control 
metrológico aplicable a surtidores, dispensadores y/o medidores de combustibles líquidos 
 
7.9.1. Autoridad de inspección, vigilancia y control 
 
En concordancia con lo establecido en el numeral 3.6. de la Resolución 64190 de 2015, la 
Superintendencia de Industria y Comercio y las Alcaldías Municipales ejercen funciones como 
autoridad administrativa encargada de vigilar el cumplimiento del presente reglamento técnico 
metrológico, y en esa medida podrá, según lo previsto en los numerales 8 y 9 del artículo 59 
de la Ley 1480 de 2011, ordenar; (i) que se detenga la comercialización o puesta en servicio 
de un medidores de combustibles que no cumplan con los requisitos definidos en esta norma, 
(ii) la no utilización temporal o definitiva de la(s) unidad(es) de medida que no apruebe(n) la 
verificación metrológica descrita en el numeral 7.9 de este reglamento, (iii) adoptar las 
medidas procedentes para asegurar que se ajuste metrológicamente el medidor en servicio 
dentro de los errores máximos permitidos e (iv) imponer las sanciones contempladas en el 
artículo 61 de la Ley 1480 de 2011 a que haya lugar previa investigación administrativa, sin 
perjuicio de las competencias que en esta materia poseen los entes territoriales. 
 
7.9.2. Designación para el ejercicio de funciones de verificación metrológica  
 
Para efectos de llevar a cabo la verificación metrológica de los medidores de combustibles 
su
jetos  a control metrológico según las disposiciones contenidas en esta norma, la 
Superintendencia de Industria y Comercio designará, de acuerdo al procedimiento de 
selección objetiva que se adopte para tal fin, los Organismos Autorizados de Verificación 
Metrológica – OAVM encargados de verificar los medidor es en la fase de comercialización y 
puesta en servicio y de después de reparación o modificación , cuyas obligaciones, regiones 
autorizadas para el ejercicio de sus funciones e instrumentos de medición autorizados para 
verificar serán señalados en el acto administrativo de autorización que expida esa 
Superintendencia. 
 
Parágrafo. La designación administrativa de que trata el presente numeral, se entiende sin 
perjuicio de las facultades inspección, vigilancia y control que ejercen la Superintendencia de 
Industria y Comercio y las Alcaldías Municipales en materia de control metrológico, entidad 
que podrá reasumir sus funciones en cualquier momento y lugar. 
 
7.10. Verificación metrológica 
 
7.10.1. Procedimiento de verificación metrológica periódica y de después de 
reparación o modificación 
 
Todo titular de un medidor de combustible sujeto a control metrológico que se encuentren en 
servicio a la fecha de entrada en vigencia de este reglamento técnico, deberá permitir y 
sufragar el costo de la verificación metrológica de su(s) surtidor(es), dispensador(es) y/o 
medidor(es) por parte del Organismo Autorizado de Verificación Metrológica –OAVM 
designado para operar en la zona geográfica donde se encuentra en servicio el instrumento 
cada año a partir de la fecha de la regularización del instrumento respectivo. 
 
La primera verificación metrológica del medidor de combustible puesto en servicio con 
posterioridad a la fecha de entrada en vigencia de este reglamento técnico, se deberá realizar 
máximo al año siguiente.  
 
El procedimiento de verificación consta de la realización de un examen administrativo y de un 
examen técnico de carácter metrológico mediante la ejecución de los ensayos que se señalan 
adelante. 
Aquél medidor que no supere la verificación metrológica periódica, no podrá ser utilizado para 
expender ni dispensar combustibles líquidos dentro del territorio naci onal. RESOLUCIÓN   NÚMERO _____________  DE 2016             HOJA No. __ 22_____  
 
Por la cual se adiciona el Capítulo Séptimo en el Título VI de la Circular Única y se reglamenta el control 
metrológico aplicable a surtidores, dispensadores y/o medidores de combustibles líquidos 
 
 
El plazo de validez de la verificación metrológica es de un (1) año al cabo del cual se deberá 
realizar una nueva verificación metrológica por parte del OAVM autorizado.  Sin embargo, ese 
plazo se podrá extender al último día del mes en que se practicó la última verificación 
metrológica. En todo caso, el OAVM podrá efectuar la verificación metrológica periódica hasta 
un (1) mes antes de la fecha del vencimiento de la validez. 
 
Lo anterior se entiende, sin perjuicio de la obligación del titular del medidor de combustibles 
de mantenerlo ajustado en todo momento de conformidad con lo señalado en el numeral 3.4.1 
de la resolución 64190 del 16 de septiembre de 2015. 
 
Siempre que se efectúe una reparación o modificación en un medidor de combustible, el 
reparador que la realizó deberá registrar dicho procedimiento en SIMEL desde donde se 
generará una alerta al OAVM para que con posterioridad compruebe su correcto 
fu
ncionamiento y que los resultados de las mediciones se encuentren dentro de los errores 
máximos permitidos (EMP) señalados en el presente reglamento técnico, y retirará la etiqueta 
de no superación de la verificación metrológica periódica cuando haya lugar a ello.  Una vez 
informado, el OAVM dispondrá de un plazo de quince (15) días hábiles para proceder a 
ejecutar la verificación metrológica correspondiente. El plazo de validez de la verificación 
metrológica bajo este supuesto, comenzará a contarse a partir del momento en que se 
compruebe por parte del OAVM, la reparación o modificación del medidor de manera 
satisfactoria. 
 
En caso de que el medidor de combustible haya sido verificado después de reparación dentro 
de los seis (6) meses siguientes a la verificación ordinaria, la siguiente verificación metrológica 
al medidor reparado se realizará al mismo tiempo de los demás medidores de combustibles 
de la estación de servicio , en el plazo para la realización de verificación ordinaria.  En caso de 
que la reparación se haya realizado entre los meses siete (7) a doce (12) de la última 
verificación ordinaria, el medidor verificado después de reparación volverá a ser verificado por 
el OAVM transcurrido un año más el periodo restante, para que coincida con la siguiente fecha 
de verificación ordinaria. 
Ejemplo No. 1.  El día 15 de junio de 2016, durante la verificación metrológica periódica de 
varios medidores en una misma estación de servicio, se constata que dos (2) de ellos no 
aprueban satisfactoriamente las pruebas realizadas; los instrumentos en cuestión son 
reparados el 20 de junio de 2016, y verificados por el OAVM después de reparación el 5 de 
julio de 2016.  Estos medidores vuelven a ser verificado por el OAVM el 15 de junio de 2017. 
Ejemplo No. 2.  Todos los medidores de combustible de una estación de servicio son 
verificados metrológicamente por el OAVM el día 15 de junio de 2016, y todos aprueban el 
procedimiento realizado con una vigencia de un (1) año contado a partir de esa fecha; con 
posterioridad, el día 2 de febrero de 2017 el titular de los instrumentos solicita a un reparador 
inscrito en SIMEL el ajuste y reparación cuatro (4) de ellos, siendo verificados por el OAVM, 
después de reparación efectuada, el 28 de febrero de 2017. Estos medidores vuelven a ser 
verificados por el OAVM, como parte de la verificación metrológica periódica que les 
corresponde, el día 15 de junio de 2018. 
Ilustración de los ejemplos 
 
 
Verificación 
periódica # 1 Reparación 
dentro de los 
seis (6) 
meses 
siguientes  Verificación 
después de 
reparación  Reparación 
efectuada 
entre el mes 
siete (7) y 
doce (12)  Verificación 
después de 
reparación  Verificación 
periódica # 2 Verificación 
periódica # 
3 
 RESOLUCIÓN   NÚMERO _____________  DE 2016             HOJA No. __ 23_____  
 
Por la cual se adiciona el Capítulo Séptimo en el Título VI de la Circular Única y se reglamenta el control 
metrológico aplicable a surtidores, dispensadores y/o medidores de combustibles líquidos 
 
Fecha  
15/06/2016  20/06/2016  05/07/2016  02/02/2017  28/02/2017  15/06/2017  15/062018  
20 
instrumentos 
de medición 
verificados.  
Dos 
presentan 
errores y 
deben ser 
reparados   2 
instrumentos 
de medición 
reparados  2 
instrumentos 
de medición 
reparados 
fueron 
verificados 
por OAVM  4 
instrumentos 
más debieron 
ser reparados  4 
instrumentos 
de medición 
reparados 
fueron 
verificados 
por OAVM  16 
instrumentos 
de medición 
verificados.  20 
instrumentos 
de medición 
verificados.   
 
7.10.2. Alcance del procedimiento de verificación  
 
Este procedimiento es aplicable a todo tipo de medidores de combustibles líquidos en servicio, 
sujetos  a control metrológico en los términos establecidos en esta Resolución. 
 
7.10.3. Examen Administrativo  
 
Consiste en la identificación del medidor de combustible y la comprobación de que reúne los 
requisitos para estar válidamente en servicio, tomando como base la información aportada por 
el OAVM  en la tarjeta de Control Metrológico de SIMEL .  Igualmente, mediante este examen 
se comprobará que el medidor haya superado satisfactoriamente la evaluación de la 
conformidad o que haya sido sometido a regularización con los marcados correspondientes. 
 
A excepción de los medidores de combustibles líquidos que se encuentren en operación a la 
fecha de entrada en vigencia de la presente reglamentación, s i el OAVM encuentra que un 
medidor de combustibles líquidos sujeto a control metrológico ingresó al mercado nacional sin 
demostrar satisfactoriamente su conformidad c on el presente reglamento técnico , informará a 
la Superintendencia de Industria y Comercio quien podrá inhabilitarlo para el servicio que ha 
sido dispuesto de manera preventiva e iniciar la investigación administrativa a que haya lugar. 
 
Aquellos medidores de combustibles líquidos que se encuentren en operación a la fecha de 
entrada en vigencia de este reglamento técnico , serán sometidos a regularización por parte 
del OAVM autorizado en la zona geográfica donde opera el instrumento, quien verificará que 
el medidor provee mediciones dentro de los errores máximos permitidos en este reglamento 
técnico. 
 
Asimismo se debe comprobar, por cada medidor, los datos de identificación del mismo en la 
tarjeta de control metrológico en SIMEL, y en caso de estar incompletos o incorrectos deberán 
ser actualizados por parte del OAVM. 
 
7.10.3.1. Comprobación de los datos contenidos en la tarjeta de control metrológico del 
medidor, dispensador o medidor de combustible 
 
El OAVM deberá comprobar y/o complementar, si faltaran, los datos contenidos en la tarjeta 
de control metrológico del instrumento de medición en SIMEL. Tales datos son: 
 
a) Titular del medidor de combustibles; 
b) Marca; 
c) Modelo; 
d) Número de serie del medidor de combustibles; y, 
e) Condiciones nominales de funcionamiento del medidor de combustibles. 
 RESOLUCIÓN   NÚMERO _____________  DE 2016             HOJA No. __ 24_____  
 
Por la cual se adiciona el Capítulo Séptimo en el Título VI de la Circular Única y se reglamenta el control 
metrológico aplicable a surtidores, dispensadores y/o medidores de combustibles líquidos 
 
La placa de características que debe poseer el instrumento debe cumplir los requisitos e 
inscripciones exigibles que le sean aplicables conforme a su tarjeta de control metrológico. En 
el caso de una regularización, si faltar a la placa de características, se la colocará el OAVM. 
 
También se comprobará si las marcas e inscripciones corresponden con las que figuran en l a 
d
ocumentación que demuestra la conformidad del medidor frente a esa norma así como la 
e
xistencia de marcas de conformidad y marcas de regularización. 
 
7.10.3.2. Comprobación de la marca de regularización 
 
De acuerdo con lo señalado en el numeral 3.4.2.1.1 . de la Resolución 64190 del 16 de 
septiembre de 2015, la regularización es el procedimiento que lleva a cabo el Organismo 
Autorizado de Verificación Metrológica -OAVM, con el objeto de establecer si un surtidor , 
dispensador y/ o medidor de combustible que se encuentra en uso a la entrada en vigencia de 
la presente reglamentación, se ajusta a los requisitos dispuestos en e ste reglamento técnico 
pese a que no se evaluó la conformidad de dicho instrumento de medición manera previa a su 
entrada al mercado o puesta en servicio.  
 
Para efectos de regularizar un medidor de combustibles el OAVM deberá realizar el examen 
técnico previsto en el numeral 7.9.4 de este reglamento técnico, y en caso de superar 
satisfactoriamente las pruebas allí descritas éste deberá (i) incorporar en SIMEL la información 
que se señala en el numeral 7.9.3.1 del presente reglamento técnico, (ii) precintar el 
instrumento en todas aquellas partes, electrónicas o no, que puedan afectar la determinación 
de los resultados de medición de combustible que se dispensa, y (iii) adherir una etiqueta al 
instrumento con las siguientes características: 
 
 
Superintenden cia de Industria y Comercio  
 
Regularización No. _______  
 
Fecha: AA/MM/DD  
 
Razón Social del OAVM:________  
 
Medidor  de combustible  regularizado  
 
 
 
La etiqueta debe estar confeccionada con un material resistente a los agentes externos, tanto 
atmosféricos, como abrasivos y a los impactos. Será de tipo adhesivo y autodestructiva al 
desprendimiento. Tendrá forma rectangular y fondo blanco. 
 
La realización de este procedimiento implica el pago de la tarifa asociada al servicio de 
verificación metrológica que presta el OAVM, y deberá ser asumida por el titular del medidor 
de combustibles, de conformidad con lo establecido en el numeral 5.9 de la Resolución 64189 
de 2015. 
 
Parágrafo. El medidor de combustible que se encuentre en uso a la fecha de entrada en 
vigencia de la presente reglamentación, que no logre ser regularizado por no estar conforme 
con los requisitos establecidos en este reglamento técnico, no podrá ser utilizado en ninguna 
de las actividades sujetas a control metrológico y deberá ser dado de baja en SIMEL. 
 RESOLUCIÓN   NÚMERO _____________  DE 2016             HOJA No. __ 25_____  
 
Por la cual se adiciona el Capítulo Séptimo en el Título VI de la Circular Única y se reglamenta el control 
metrológico aplicable a surtidores, dispensadores y/o medidores de combustibles líquidos 
 
7.10.3.3. Verificación de precintos  
 
El OAVM deberá verificar la  correspondencia en número , codificación  y posición de los 
precintos  del medidor de combustibles  con los  que fueron registrados en la documentación 
obtenida por el productor y/o importador para efectos de demostrar la conformidad de l mismo  
o la consignada  en el esquema de precintos . Del mismo mod o si el medidor de combustibles  
ha sido objeto de reparación o modificación por parte de un reparador autorizado en los 
términos señalados en el presente reglamento técnico, el OAVM deberá verificar en número y 
posición los precintos que fueron colocados por este último de acuerdo con la información del 
procedimiento de reparación o modificación consignada en SIMEL . 
 
La no correspondencia en número, codificación y /o posición de los precintos del medidor con 
los 
indicados en la documentación del mismo o con la información consignada por el reparador 
en SIMEL, implica la no superación de la verificación metrológica, a no ser que los precintos 
colocados en el medidor sean funcionales y protegen adecuadamente las funciones que 
a
fectan la determinación de los resultados de medición del medidor, con independencia de la 
facultad de la Superintendencia de Industria y Comercio para adelantar la investigación 
administrativa que considere pertinente. 
 
Igualmente, el OAVM debe verificar (i) la integridad de los precintos tirando ligeramente de los 
alambres y de los propios precintos, como también (ii) comprobar que son funcionales. 
 
7.10.3.4. Comprobación de precintos 
 
El OAVM debe compr obar que los precintos que son exigidos en la presente reglamentación, 
garanticen la integridad del instrumento frente a manipulaciones y que coincidan con los 
especificados en el examen de modelo o en el documento de regularización así como el 
número del precinto. En el caso de existir precintos electrónicos se tomará nota del número 
correlativo de control. 
 
7.10.4. Examen técnico 
 
Consiste en la obtención de los errores en el volumen indicados por el medidor de 
co
mbustibles.  
 
7.10.4.1. Equipos a utilizar para la realización de los ensayos 
 
Para la realización de las pruebas y ensayos que componen el procedimiento de verificación 
metrológica, el OAVM deberá disponer de los siguientes instrumentos:  
 
a) Recipientes volumétricos de vidrio, metálicos o hechos de fibra de carbono, graduadas con 
trazo múltiple y debidamente calibrados por laboratorios de calibración acreditados ante el 
Org
anismo Nacional de Acreditación de Colombia –ONAC , cada dos (2)años con 
trazabilidad a patrones nacionales, con capacidades nominales de 5 galones y 0,5 galones 
o 20 L y 2 L para el SI. Se deberán aplicar correcciones si el error de calibración más la 
incertidumbre de calibración es mayor  1 x 10 -3  en prehumedecido en valor relativo.  En el 
caso de aplicar correcciones , la incertidumbre de medida debe ser menor a dicho valor. El 
recipiente volumétrico tiene que estar graduado en porcentajes de 0,05% en su capacidad 
nominal y en ±1,5 % del nominal. Se deberá dispone r de los siguientes recipientes 
volumétricos a utilizar en  prehumedecido:  
 
i) Recipiente volumétrico 5 g al o 20 L. 
ii) Recipiente volumétrico 0,5 gal o 2 L. RESOLUCIÓN   NÚMERO _____________  DE 2016             HOJA No. __ 26_____  
 
Por la cual se adiciona el Capítulo Séptimo en el Título VI de la Circular Única y se reglamenta el control 
metrológico aplicable a surtidores, dispensadores y/o medidores de combustibles líquidos 
 
 
b) Termómetros debidamente calibrados con trazabilidad a patrones nacionales, por 
laboratorios de calibración acreditados ante el Organismo Nacional de Acreditación de 
Colombia –ONAC, cada dos (2) años, que se utilizarán para medir la temperatura del 
líquido de ensayo y la temperatura ambiente en el momento del ensayo, con sondas de 
inmersión. El termómetro debe tener una exactitud de un mínimo de 0,5ºC. 
 
7.10.4.2. Condiciones previas para la realización de los ensayos  
 
Los ensayos se deberán realizar en condiciones estables, a la temperatura normal de 
funcionamiento del medidor en su lugar de instalación. 
 
Se consideran condiciones estables cuando la variación máxima de la temperatura ambiental 
durante el ensayo es inferior a 10ºC y la diferencia entre la temperatura del líquido en el 
recipiente volumétrico y la temperatura a la que se ha calibrado dicho recipiente volumétrico 
es inferior, en valor absoluto, a 10ºC. 
 
Las pruebas se deben realizar siempre buscando el salto del escalón del medidor (0,001 
galones o 0,01L). 
 
No se deberá realizar rodajes previos de cada manguera. 
 
Los ensayos se deben comenzar por el caudal máximo y terminar con el suministro mínimo al 
caudal mínimo. 
 
De no cumplirse las condiciones de estabilidad no se llevará a cabo la verificación. 
 
Aclaraciones para la utilización del recipiente volumétrico patrón. 
 
Escurrido del recipiente volumétrico.  Se considerará escurrido el recipiente volumétrico 
transcurridos 30 segundos a partir de la interrupción del caudal continuo. 
 
Asegurar una nivelación adecuada. 
 
7.10.5. Ensayos 
 
7.10.5.1. Ensayo de exactitud a caudal máximo Q max 
 
Este ensayo tiene por objeto determinar el error del medidor  al caudal principal de utilización.  
 
El ensayo se deberá efectuar al caudal máximo Q max que es capaz de suministrar el medidor 
y se deberá utilizar como medio de comparación, un recipiente volumétrico con capacidad 
nominal igual a 5 gal o 20 L. 
 
El ensayo se ejecutará en condiciones normales de uso y de acuerdo con las siguientes fases: 
 
- Se pone a cero el indicador. 
- Se escurre la pistola. 
- A continuación se vierte combustible en el recipiente volumétrico, al caudal máximo 
permitido por la pistola, el volumen correspondiente a la capacidad nominal de la vasija 
utilizada. 
- Se calcula el error. 
 RESOLUCIÓN   NÚMERO _____________  DE 2016             HOJA No. __ 27_____  
 
Por la cual se adiciona el Capítulo Séptimo en el Título VI de la Circular Única y se reglamenta el control 
metrológico aplicable a surtidores, dispensadores y/o medidores de combustibles líquidos 
 
 
es:    Error medidor % 
Vind:   Volumen indicado por el medidor. 
Vp:  
 Volumen medido por el recipiente volumétrico. 
K:  Factor de corrección del recipiente volumétrico. 
 
 
ep:  Error del recipiente volumétrico patrón en tanto por uno. 
Vindicado :  Volumen indicado por el recipiente volumétrico. 
vcalibración : Volumen real indicado en el certificado de calibración.  
 
El error máximo permitido es: ± 0,5 %. 
 
En la práctica si las indicaciones del medidor son exactas en 5 galones o 20 L y como el 
recip
iente volumétrico es ta graduado en porcentaje de error del medidor, el error es el 
siguiente: 
 
es     = -Lm + E p 
es:    Error medidor % 
Lm:  Lectura obtenida en recipiente % 
Ep:  Error del recipiente %(epx 100) 
 
7.10.5.2. Ensayo de exactitud a caudal mínimo Q min 
 
Este ensayo tiene por objeto determinar el error del medidor al caudal mínimo de utilización. 
 
P
ara la realización de este ensayo s e debe descolgar y escurr ir la pistola ; posteriormente se 
vierte en la vasija de referencia el volumen correspondiente al suministro mínimo (CMM).  
 
Este ensayo se efectúa con la cantidad de medida mínima, al caudal mínimo posible más 
próximo al indicado en la placa de características del medidor de combustible (podrá repetirse 
y
 no tener en cuenta los resultados obtenidos en el primero). 
 
Para este ensayo se deberá utilizar un recipiente volumétrico con una capacidad nominal igual 
o mayor a la CMM (equivalente al volumen mínimo suministrado). Se elige una capacidad de 
0,5 galones o 2 L. 
 
 
Vind:   Volumen indicado por el medidor 
Vp:   Volumen medido por el recipiente volumétrico. 
K:  Factor de corrección del recipiente volumétrico. 
 
RESOLUCIÓN   NÚMERO _____________  DE 2016             HOJA No. __ 28_____  
 
Por la cual se adiciona el Capítulo Séptimo en el Título VI de la Circular Única y se reglamenta el control 
metrológico aplicable a surtidores, dispensadores y/o medidores de combustibles líquidos 
 
 
Ep:  Error del recipiente volumétrico patrón en tanto por uno. 
Vindicado :  Volumen indicado por el recipiente volumétrico. 
vcalibración : Volumen real indicado en el certificado de calibración.  
 
El error máximo permitido es: ± 1 % de la cantidad mínima medida. 
En la práctica el error del medidor, si las indicaciones son exactas en la CMM (0,5 galones o 
2 L
) y el recipiente volumétrico está graduado en % para los puntos de calibración del 
recipiente volumétrico patrón; es el siguiente: 
 
es    = -Lm + Ep 
es:   E rror medidor % 
Lm: Lectura obtenida en recipiente % 
Ep: Error del recipiente %(epx 100) 
 
7.10.5.3. Ensayos de funcionamiento general 
 
7.10.5.3.1. Control de precio unitario 
 
En cualquiera de los ensayos anteriormente descritos, se tomará nota del precio indicado por 
el medidor o dispensador y se multiplicará el volumen indicado por el precio unitario. Luego se 
resta el resultado anterior del precio indicado.  El error máximo permitido en valor absoluto 
debe ser igual al precio del 1% del suministro mínimo (CMM). Ensayo a efectuar, al menos 
durante el ensayo de una manguera (preferentemente durante el ensayo al máximo caudal). 
 
7.10.5.3.2. Control del dispositivo de puesta a cero  
 
Para la realización de este ensayo, se descuelga la pistola y se verifica que los indicadores de 
volumen y precio se sitúen correctamente en cero. 
 
Durante el suministro de combustibles no será posible activar el dispositivo de puesta cero, y 
en tal caso el suministro se deberá iniciar previa puesta a cero de medidor  de combustible. 
 
Error máximo permitido EMP del dispositivo de puesta a cero 
 
Si el medidor de combustible cuenta con indicador discontinuo, el error máximo permitido es 
= a 0%. 
 
Si el medidor de combustible cuenta con indicador continuo, el error máximo permitido es 0,5% 
del suministro mínimo (CMM).  
 
7.11. Colocación de precintos  
 
Todo medidor, dispensador y/o medidor de combustibles deberá estar precintado en los 
puntos que se hayan definido en la fase de la evaluación de la conformidad, y en caso de 
efectuado un procedimiento de regularización por parte del OAVM, en los puntos que hayan 
sido
 definidos por este último los cuales como mínimo deberán ser los que se indican más 
adelante. En caso de reparación, el reparador colocará sus precintos y encima de éstos el 
OAVM colocará los que corresponda para evitar que se modifiquen las características 
metrológicas del sistema de medición.  
RESOLUCIÓN   NÚMERO _____________  DE 2016             HOJA No. __ 29_____  
 
Por la cual se adiciona el Capítulo Séptimo en el Título VI de la Circular Única y se reglamenta el control 
metrológico aplicable a surtidores, dispensadores y/o medidores de combustibles líquidos 
 
 
En caso de regularización, el OAVM precintará al menos los elementos que se indican a 
continuación: 
 
1. Medidor: tornillo de regulación y tapas; 
2. Emisor de impulsos y totalizador mecánico /electromecánico; 
3. Memora Eprom; 
4. Pantalla de datos medidos; 
5. Interfaces (conexiones emisor, de baja etc.); 
6. Computador eléctrico; 
7. Emisor de impulsos al chasis; y,  
8. Caja de conexiones. 
 
Además de los elementos mencionados atrás, el OAVM podrá precintar otros elementos del 
medidor de combustible cuando lo considere necesario para garantizar los resultados de 
medida, siempre y cuando presente una justificación técnica al respecto. 
 
El informe de la verificación metrológica que haga el OAVM deberá identificar el número y 
ubicación de los precintos colocados al medidor de combustibles.   Únicamente se podrá 
modificar el registro de número y ubicación de los precintos como resultado de un 
procedimiento de verificación metrológica de después de reparación o modificación. 
 
7.12.  Acta de visita e informe de verificación metrológica  
 
Todo  procedimiento de verificación metrológica que se adelante en cumplimiento del presente 
reglament o técnico, deberá quedar adecuadamente documentado por parte del OAVM 
responsable  en SIMEL . Para ello, la toma de datos relativos al medidor  y su titular deberán 
ser recogidos a través de los dispositivos portátiles que se exijan en el proceso de selección  
y designación correspondiente, con los cuales se conecta rá directamente al SIMEL de la 
Superintendencia de Industria y Comercio.  
 
7.13. Superación de la verificación metrológica  
 
Cuando se hayan superado todas las fases de la verificación metrológica a que haya lugar, se 
adherirá en lugar visible del medidor de combustible  y la manguera verificada, o en algún 
e
lemento de la instalación que lo soporta, la “Etiqueta de verificación”  cuyas características, 
formato y contenido serán los sigui entes:  
 
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO1  
CONTROL METROLÓGICO  
Resolución ____ del __ de________ de 2016  
NII2:  
Nombre del OAVM3: 
 
 Resultado de la Verificación5: 
Código del OAVM4: CONFORME  
 
Fecha de Verificación6: Plazo de validez8  
Firma del  Verificador7: DÍA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 RESOLUCIÓN   NÚMERO _____________  DE 2016             HOJA No. __ 30_____  
 
Por la cual se adiciona el Capítulo Séptimo en el Título VI de la Circular Única y se reglamenta el control 
metrológico aplicable a surtidores, dispensadores y/o medidores de combustibles líquidos 
 
26 27 28 29 30 31  
MES  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
AÑO  2015 2016  2017  2018  2019  2020 2021 2022  2023  2024   2025  2026  
 
Descripción de los campos:  
 
1. Encabezado.  La etiqueta de marcado de conformidad metrológica siempre deberá 
llevar como encabezado el texto “SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO” , y a 
renglón seguido “CONTROL METROLÓGICO” en mayúscula.  
 
2. NII. Hace referencia al número de identificación alfanumérico del medidor de 
combustibles  registrado en SIMEL (número NII número de identificación del instrumento) de 
la Superintendencia de Industria y Comercio. Este número de identificación lo obtiene el OA VM  
al momento de regularizar el medidor  para efectuar el respectivo control metrológico posterior.  
 
3. Nombre del OAVM. Este campo contiene el nombre o razón social del Organismo 
Autorizado de Verificación Metrológica que efectuó la verificación del medidor  de 
combustibles . 
 
4. Código del OAVM. Corresponde al número de identificación alfanumérico que fue 
asignado al O AVM  una vez autorizado y designado por la Superintendencia de Industria y 
Comercio. Este número se encuentra registrado en SIMEL.  
 
5. Resultado de la  Verificación. Este campo siempre deberá contener la palabra 
“CONFORME” . 
 
6. Fecha de verificación: Corresponde a la fecha exacta en que se efectuó la verificación 
metrológica del medidor de combustible , la cual deberá ser fijada de la siguiente manera:  
 
Año / Mes / Día 
 
7. Firma del verificador. En la parte inferior izquierda de la etiqueta, deberá fijarse la 
firma del verificador al servicio del  OAVM  que efectuó el procedimiento correspondiente.  
 
8. Plazo de validez Corresponde a la fecha límite en la cual se ve nce la verificación 
metrológica periódica practicada por el OAVM.  En est a casilla, se deberá n perforar  las casil las 
correspondientes al día, mes y año en que se vence la verificación periódica.  
 
Características de la Etiqueta. La etiqueta de marcado de conformidad del instrumento de 
medición debe estar confeccionada con un material resistente a los agentes externos, tanto 
atmosféricos como abrasivos y a los impactos. Será de tipo adhesivo y autodestructiva al 
desprendimiento; tendrá forma rectangular y f ondo de color amarillo.   Sus dimensiones son:  
(60) x setenta (70) milímetros, debiéndose mantener dichas proporciones para otros tamaños . 
 
Se deberán mantener las proporciones de la fuente y tamaño dependiendo del tamaño 
medidor, de combustible en el cual deba fijarse la etiqueta. 
 
Parágrafo. Sin perjuicio de lo anterior, adicionalmente se emitirá un certificado de verificación 
firmado por el técnico verificador válido por los medidores y las mangueras que aprobaron la 
verificación metrológica correspondiente, para los cual deberán quedar plenamente 
identificadas en el certificado. 
 RESOLUCIÓN   NÚMERO _____________  DE 2016             HOJA No. __ 31_____  
 
Por la cual se adiciona el Capítulo Séptimo en el Título VI de la Circular Única y se reglamenta el control 
metrológico aplicable a surtidores, dispensadores y/o medidores de combustibles líquidos 
 
7.14. No superación de la verificación metrológica 
 
Cuando un medidor de combustible no supere la verificación metrológica como consecuencia 
de 
las deficiencias detectadas en su funcionamiento durante las pruebas de carácter 
metrológico (errores, indicaciones de dispositivos, manipulaciones, etc..), o bien sea porque 
haga falta algún precinto colocado por el reparador o el OAVM , no posea las indicaciones 
descriptivas del medidor o no se conozcan las características metrológicas del mismo por no 
e
star registradas en SIMEL, mediante orden de la Superintendencia de Industria y Comercio 
el medidor de combustibles o cada manguera afectada según corresponda , deberá ser puesto 
fuera de servicio hasta que se subsanen las deficiencias. En tal evento el proceso a seguir es 
el siguiente:  
 
El OAVM deberá entregar al titular del medidor de combustibles el acta de verificación donde 
consten las no conformidades encontradas y se indiquen los resultados de las pruebas de los 
ensayos realizados .  En el acta se deberá advertir al titular que la no conformidad evidenciada 
puede generar la orden de suspensión del instrumento de medición y la posibilidad de que la 
Superintendencia de Industria y Comercio inicie un proceso administrativo sancionatorio en su 
contra. 
 
El acta debe ser impresa y firmada por el verificador y quien atendió la visita. En caso de que 
la persona que atiende la visita se niegue a firmar el acta, se dejará constancia de dicha 
circunstancia. El acta debe rá ser incorporada por el OAVM al SIMEL de la Superintendencia 
de Industria y Comercio. 
 
La Superintendencia de Industria y Comercio podrá, en uso de las facultades administrativas 
establecidas en el artículo 59 de la Ley 1480 de 2011, ordenar suspender la comercialización 
de combustible a través de la unidad de medida asociada a la manguera que no superó 
satisfactoriamente las pruebas metrológicas realizadas. De manera concomitante se generará 
una alerta en SIMEL con el propósito de que el OAVM imprima desde SIMEL y haga entrega 
al titular del instrumento de medición del acto administrativo correspondiente. 
 
El acto administrativo de suspensión de utilización del medidor, deberá ser entregado por el 
OA
VM al responsable del instrumento de medición, y si este no ha sido reparado, pondrá la 
etiqueta de fuera de servicio. En caso de que ya haya sido reparado, el OAVM debe realizar 
verificación “después de reparación" y registrará esta información en SIMEL. 
 
La etiqueta de inhabilitación se podrá retirar cuando haya actuado el reparador y subsanado 
la deficiencia siempre que dicho procedimiento haya sido registrado en SIMEL por el 
reparador. 
 
Igualmente , se indicará la hora y la lectura de los totalizadores de las mangueras afectadas.  
Aquel medidor de combustibles respecto del cual no se tenga constancia de que se ha puesto 
en servicio habiendo demostrado satisfactoriamente su conformidad en los términos de esta 
resolución una vez entrada en vigencia, quedará retirado del servicio definitivamente, como 
también aquellos medidor es que estando en servicio no superen el procedimiento de 
regularización por proveedor resultados de medida por fuera de los errores máximos 
permitidos establecidos en este reglamento técnico . Los medidor es que quedan 
definitivamente retirados del servicio se les dará de baja en SIMEL. 
 
Una vez realizados los ensayos metrológicos y superada la verificación por haberse 
subsanado las deficiencias, se colocará la etiqueta de verificación que lo acredita. La fecha 
que figurará en la etiqueta será la de verificación.  
 RESOLUCIÓN   NÚMERO _____________  DE 2016             HOJA No. __ 32_____  
 
Por la cual se adiciona el Capítulo Séptimo en el Título VI de la Circular Única y se reglamenta el control 
metrológico aplicable a surtidores, dispensadores y/o medidores de combustibles líquidos 
 
Se emitirá un certificado parcial que incluya las mangueras aceptadas posteriormente una vez 
superada la verificación correspondiente después de la reparación. 
 
Toda manguera de un medidor  de combustible s que no haya superado la verificación 
metrológica dispuesta en la presente norma, deberá llevar adherida una etiqueta fijada en un 
lugar visible del medid or o en algún elemento de la instalación de lo soporta,  cuyas 
características, formato y contenido, serán los siguientes:  
 
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO  
CONTROL METROLÓGICO1 
Resolución ____ del __ de________ de 2016 
NII2:  
Nombre del OAVM3: Resultado de la Verificación5: 
 
 
NO CONFORME  Código del OAVM4: 
Fecha de Verificación6: 
Firma o Sello7: 
 
Descripción de los campos:  
 
1. Encabezado.  La etiqueta siempre deberá llevar como encabezado el texto 
“SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO” , y a renglón seguido “CONTROL 
METROLÓGICO” en mayúscula.  
 
2. NII. Hace referencia al número de identificación alfanumérico del medidor de 
combustibles  registrado en SIMEL de la Superintendencia de Industria y Comercio, al 
momento de ser regularizado para su respectivo control metrológico por parte del Organismo 
Autorizado de Verificación Metrológica.  
 
3. Nombre del OAVM. Éste campo contiene el nombre o ra zón social de OAVM  que 
efectuó la verificación del medidor de combustibles . 
 
4. Código del OAVM. Corresponde al número de identificación alfanumérico que fue 
asignado al OAVM  una vez autorizado y designado por la Superintendencia de Industria y 
Comercio. Éste  número se encuentra registrado en SIMEL.  
5. Resultado de la Verificación. Éste campo siempre deberá contener la palabra “NO 
CONFORME” . 
 
6. Fecha de verificación: Corresponde a la fecha exacta en que se efectuó la verificación 
metrológica del medidor de combustibles , la cual deberá ser fijada de la siguiente manera:  
 
Año / Mes / Día 
 
7. Firma o sello. En la parte inferior izquierda de la etiqueta, deberá fijarse la firma del 
verificador del Organismo Autorizado de Verificación Metrológica que efectuó el pro cedimiento 
correspondiente.  
 RESOLUCIÓN   NÚMERO _____________  DE 2016             HOJA No. __ 33_____  
 
Por la cual se adiciona el Capítulo Séptimo en el Título VI de la Circular Única y se reglamenta el control 
metrológico aplicable a surtidores, dispensadores y/o medidores de combustibles líquidos 
 
Características de la Etiqueta. Esta etiqueta debe estar confeccionada con un material 
resistente a los agentes externos, tanto atmosféricos como abrasivos y a los impactos.  Será 
de tipo adhesivo y autodestructiva al desprendim iento. Tendrá forma rectangular, sus 
dimensiones son (40) x setenta (70) milímetros, debiéndose mantener dichas proporciones 
para otros tamaños  y fondo de color rojo. 
 
Si por razones de tamaño o sensibilidad del medidor de combustibles no fuera posible aplicar 
la etiqueta, se colocará en la periferia de su instalación y en la documentación correspondiente 
exigida en las disposiciones de su regulación específica.  
 
Se deberán mantener las proporciones de la fuente y tamaño dependiendo del medidor, 
d
ispensador o medidor de combustible en el cual deba fijarse la etiqueta. 
 
7.15. Reparadores autorizados 
 
Únicamente respecto de las l a reparaciones o modificaci ones  de los medidor es de 
combustibles que impliquen la rotura de precintos, podrán ser realizadas por una persona 
n
atural o jurídica inscrita como reparador en el registro de reparadores de SIMEL de la 
Superintendencia de Industria y Comercio, conforme a lo establecido en el numeral 3.6 de l a 
Resolución 64190 del 16 de septiembre de 2015 y demás disposiciones establecidas por esta 
Superintendencia. El registro se hace por una sola vez. 
 
Los titulares de los medidores, surtidores y/o dispensadores de combustibles líquidos que 
deban reparar sus equipos, bien sea de manera preventiva o como consecuencia de una orden 
impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, podrán contratar los servicios de 
cualquier reparador que se encuentre inscrito en SIMEL. 
 
Para efectos de las reparaciones que se propone llevar a cabo, el reparador que se inscriba 
en SIMEL deberá precisar, en ese mismo registro, la información que se detalla a continuación. 
 
7.15.1. Información de carácter administrativo y técnico 
 
En la inscripción se deberá incorporar esta información: 
 
a) Nombre y apellido de la persona natural o razón social de la persona jurídica; 
 
b) Número de identificación (C.C. o N.I.T); 
 
c) Domicilio principal y secundarios donde realiza sus actividades de reparación o 
modificación de surtidores, dispensadores y/o medidores de combustibles líquidos; 
d) La(s) marca(s), modelo(s) y tipo(s) de medidor(es) que repara, precisando sus 
características fundamentales; 
 
e) Indicación de la experiencia y conocimientos que posee en la reparación de surtidores , 
dispensadores y/o medidores de combustibles líquidos ; y  
 
f) Relación de los medios técnicos disponibles para llevar a cabo las reparaciones que se 
propone realizar.  
 
Adicionalmente, deberá anexar en SIMEL todos los documentos que sirvan de soporte para 
demostrar su idoneidad, capacidad, experticia y experiencia en la reparación de medidores de 
combustible. 
 RESOLUCIÓN   NÚMERO _____________  DE 2016             HOJA No. __ 34_____  
 
Por la cual se adiciona el Capítulo Séptimo en el Título VI de la Circular Única y se reglamenta el control 
metrológico aplicable a surtidores, dispensadores y/o medidores de combustibles líquidos 
 
7.15.1.1. Carácter público de la información 
 
El registro del reparador en SIMEL tendrá carácter público respecto del nombre, dirección y 
teléfono del reparador. 
 
7.15.2. Actuaciones de los reparadores 
 
El reparador que haya reparado o modificado un medidor de combustible, una vez 
co
mprobado su correcto funcionamiento y que sus mediciones se hagan dentro de los errores 
máximos permitidos (EMP ), deberá retirar la etiqueta de no superación de la verificación 
metrológica cuando haya lugar a ello y colocar nuevamente los precintos que haya tenido que 
levantar para llevar a cabo la reparación o la modificación.  
 
Una vez reparado o modificado de manera satisfactoria el medidor, el reparador deberá 
registrar la actuación adelantada en SIMEL con indicación del objeto de la reparación o 
modificación, especificación de los elementos sustituidos, los ajustes y controles efectuados , 
la indicación de los elementos precintados en el instrumento, la codificación de los precintos 
utilizados y la fecha de la reparación o modificación.  Desde SIMEL se dará de alta el 
instrumento y podrá ser utilizado por su titular, y además se generará una alerta al OAVM para 
que efectúe la verificación metrológica de después de reparación dentro del término de quince 
(15) días contados a partir de la fecha de reparación o modificación. 
 
Los precintos de seguridad que utiliza el reparador en sus actuaciones , solo podrán ser 
aquellos cuya identificación alfanumérica haya sido registrada previamente en SIMEL. 
 
El reparador deberá contar con instrumentos y medios técnicos idóneos que le permitan 
intervenir un medidor desde el punto de vista metrológico satisfactoriamente. 
  
Si la actuación de un reparador en un medidor no implica la rotura de precintos que hayan 
sido puestos por el OAVM, esta operación no estará sujeta a posterior verificación por parte 
del OAVM. 
 
Parágrafo.  Con independencia del registro del procedimiento efectuado por el reparador en 
SIMEL, éste deberá conservar la documentación necesaria que soporte las reparaciones 
realizadas, por un término no inferior a tres (3) años contados a partir del momento en que 
realizó el procedimiento. 
 
7.15.3. Régimen de responsabilidad de los reparadores 
 
Los reparadores autorizados son responsables del cumplimiento de sus obligaciones dentro 
del marco establecido en esta Resolución.  
 
Con independencia de la  imposición de sanciones administrativas a las que haya lugar, si 
después d e verificar la información incorporada en SIMEL por parte del reparador se establece 
su falsedad o inexactitud, la Superintendencia de Industria y Comercio podrá cancelar el 
registro en SIMEL.  
 
7.16.  Precintos de seguridad  
 
7.16.1.  Requisitos mínimos  
 
Sin perjuicio de los requisitos establecidos en el numeral 7.4. 11 de esta norma, los precintos 
que sean utilizados por los OAVM y reparadores deberán ser de dos clases: (i) De tipo cable RESOLUCIÓN   NÚMERO _____________  DE 2016             HOJA No. __ 35_____  
 
Por la cual se adiciona el Capítulo Séptimo en el Título VI de la Circular Única y se reglamenta el control 
metrológico aplicable a surtidores, dispensadores y/o medidores de combustibles líquidos 
 
con cierre rotativo hechos de policarbonato o resina; y (ii) de tipo etiqueta de papel o material 
plástico autoadhesivo. 
 
Asimismo deberán como mínimo cumplir los siguientes requisitos:  
 
a) Ser fácil de usar;  
b) Debe ser durable y resistente a ruptura accidental, a los agentes externos tanto atmosféricos como 
abrasivos y a los impactos;  
c) Su diseño debe garantizar que sólo pueda ser utilizado una vez;  
d) Debe destruirse en sus partes esenciales cuando se abra o altere, o que de cualquier forma deje 
rastro del acceso al surtidor , dispensador y/o medidor de combustible  precintado;  
e) Debe ser lo sufic ientemente complejo para evitar la duplicación, y si ello no fuere posible, la 
numeración no deberá ser reproducida en un periodo inferior a cuatro (4) años;  
f) Debe Poseer un código de barras que cumpla con el estándar de captura de información establecido 
en la norma internacional ISO /IEC 18004:2015 incluyendo identificadores de aplicación y Función 
1. La información que debe contener el código de barras es la siguiente:  
 
(i) Identificación única, global e inequívoca del OAVM o reparador; de trece (13) números, que 
no sea asignado de forma unilateral, 
(ii) Número serial del precinto de seguridad asignado en orden consecutivo, 
compuesto por una codificación alfanumérica que combine máximo veinte (20) caracteres 
escogidos por el OAVM o por el reparador.  
 
7.16.2.  Registro de precintos de seguridad  
 
Luego de haber sido registrado en SIMEL , tanto  OAVM  como reparadores deberá n registrar 
en ese Sistema la serie de numeración de los precintos de seguridad que utilizará en el 
ejercicio de sus funciones.  
 
7.16.3.  Responsabilidad en uso de lo s precintos  
 
Cuando el medidor de combustible incorpore precintos de dispositivos electrónicos como son 
la asignación de nombre de usuario y contraseña para efectos de ajustar los parámetros de 
determinación de los resultados de medición del instrumento, su titular es responsable por la 
custodia e integridad del precinto electrónico.  Del mismo modo el titular del instrumento 
también es responsable de la integridad de los precintos que fueron puestos por el fabricante 
del medidor, o por el  OAVM o reparador en ejercicios de sus respectivas funciones.  
 
Asimismo, tanto OAVM  como reparadores son responsables de la custodia de los precintos 
que utilizan en el ejercicio de sus funciones.  
 
7.17. Régimen sancionatorio 
 
La inobservancia a lo dispuesto en la presente Resolución, dará lugar a la imposición de las 
sanciones previstas en el artículo 61 de la Ley 1480 de 2011, previa investigación 
administrativa. 
 
7.18. Régimen de transición 
 
Los surtidores, dispensadores y/o medidores producidos en el país o importados antes de la 
fecha de entrada en vigencia del presente reglamento técnico, únicamente podrán ser 
comercializados hasta seis (6) meses después de la fecha señalada en el artículo 4 de esta 
resolución. RESOLUCIÓN   NÚMERO _____________  DE 2016             HOJA No. __ 36_____  
 
Por la cual se adiciona el Capítulo Séptimo en el Título VI de la Circular Única y se reglamenta el control 
metrológico aplicable a surtidores, dispensadores y/o medidores de combustibles líquidos 
 
 
ARTÍCULO 2. El Anexo No. 1 de la presente Resolución sobre “procedimientos de ensayos y 
formato del informe de ensayos para efectos de certificar la conformidad de un modelo o tipo 
de dispensador de combustibles líquidos para automotores” , hace parte integral de esta 
norma. 
 
ARTÍCULO 3. El Anexo No. 2 de la presente Resolución, “MODELO DE DECLARACIÓN DE 
LA CONFORMIDAD PARA SURTIDORES, DISPENSADORES Y/O MEDIDORES DE 
COMBUSTIBLES LÍQUIDOS” , hace parte integral de esta norma y es obligación del productor 
y/o importador utilizarlo conforme a las instrucciones que allí se describe para demostrar la 
conformidad de sus productos en la forma que lo establece este reglamento técnico. 
 
ARTÍCULO 4 . La presente Resolución entrará en vigencia seis (6) meses después de la fecha 
de su publicación en el Diario Oficial. 
 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
Dada en Bogotá D.C., a los, 
 
El Superintendente de Industria y Comercio,  
 
 
 
 
 
PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILO 
 
 
Proyectó: Jairo Malaver  
Revisó: Diego Rodríguez 
Aprobó: Alejandro Giraldo