Če s k ý  m e t r o l o g i c k ý  i n s t i t u t  
Okružní 31,  638 00 
Brno 
 
 
 
 
 
 
 
Český metrologický institut (dále jen „ ČMI“), jako orgán v ěcn ě a místn ě p říslušný ve v ěci stanovování 
metrologických a technických požadavk ů na stanovené m ěřidlo a stanovování metod zkoušení p ři schva- 
lování typu a p ři ov ěřování stanoveného m ěřidla dle § 14 odst. 1 zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, 
ve zn ění pozd ějších p ředpis ů (dále jen „zákona o metrologii“), a dle ustanovení  § 172 a následujících 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve zn ění pozd ějších p ředpis ů (dále jen „Spr Ř“), zahájil z moci 
úřední dne 22. 11. 2013 správní řízení dle § 46 Spr Ř, a na základ ě podklad ů vydává toto: 
 
 
I. 
O P A T Ř E N Í   O B E C N É   P O V A H Y 
číslo: 0111-OOP-C041-14 
č.j. 0313/012/13/Pos., 
 
kterým se stanovují metrologické a technické požada vky na stanovená m ěřidla, v četn ě metod 
zkoušení při schvalování typu a p ři ov ěř ování stanovených m ěř idel: 
„sníma če pr ůtoku nosného média s centrickou clonou“ 
 
1   Základní pojmy 
Pro ú čely tohoto opat ření obecné povahy platí termíny a definice podle VI M a VIML 1)  a následující 
termíny a definice. 
1.1 
nosné médium  
tekutina použitá pro p řenos tepla; pro ú čely tohoto opat ření obecné povahy je uvažována vodní pára, 
tj. plynné skupenství vody a/nebo kondenzát 
                                                      
1)    Mezinárodní metrologický slovník – Základní a vš eobecné pojmy a p řidružené termíny (VIM) a Mezinárodní 
slovník termín ů v legální metrologii (VIML) jsou sou částí sborníku technické harmonizace „Terminologie 
v oblasti metrologie“ ve řejně dostupného na www.unmz.cz Opat ření obecné povahy č. 0111-OOP-C041-14 
2 1.2 
měř icí systém pro m ěř ení prote čeného množství nosného média  
sestava jednoho nebo více m ěřidel ( člen ů m ěřidel) a často dalších za řízení, sestavená a p řizp ůsobená 
k poskytování informace o kvalitativních a kvantita tivních vlastnostech nosného média  
1.3 
sníma č pr ůtoku nosného média s centrickou clonou  
sníma č pr ůtoku nosného média založený na principu m ěření diferen čního tlaku p řed a za clonovou 
deskou s centrickou clonou vloženou definovaným zp ůsobem do potrubí stanovených geometrických 
parametr ů  
1.4 
clonová deska  
tenká deska, v níž je vytvo řen kruhový otvor - clona  
1.4.1 
přední strana A  
strana clonové desky instalovaná sm ěrem k přítoku plynu s vyššími požadavky na kvalitu 
1.4.2 
zadní strana B  
strana clonové desky instalovaná ve sm ěru odtoku plynu s nižšími požadavky na kvalitu a s místem 
pro zna čení 
1.5 
centrická clona  
soust ředný kruhový otvor v kruhové clonové desce 
1.6 
odb ěr tlaku (ve st ěně)  
prstencová nebo kruhová dutina vyvrtaná ve st ěně potrubí takovým zp ůsobem, že hrana dutiny lícuje 
s vnit řním povrchem potrubí 
POZNÁMKA   Clony mohou být používány s koutovými od b ěry tlaku, s přírubovými odb ěry tlaku nebo 
s odb ěry tlaku ve vzdálenostech D a D/2. 
1.7 
statický tlak nosného média proudícího potrubím  
tlak, který m ůže být zm ěřen p řipojením tlakom ěru na odběr tlaku ve st ěně 
1.8  
diferen ční tlak   
rozdíl mezi (statickými) tlaky m ěřenými v odb ěrech tlaku ve st ěně, z nichž jeden je p řed a druhý za 
clonovou deskou vloženou do p římého potrubí, jímž protéká nosné médium, p ři uvažování všech roz- 
díl ů ve výšce odb ěrů p řed a za clonovou deskou 
1.9 
pom ěr pr ůměrů β  
pom ěr pr ůměru otvoru clonové desky k vnit řnímu pr ůměru potrubí p řed clonovou deskou 
1.10 
Reynoldsovo číslo potrubí Re D   
bezrozm ěrový parametr vyjad řující pom ěr mezi setrva čnými silami a t řecími silami v potrubí p řed 
clonovou deskou Opat ření obecné povahy č. 0111-OOP-C041-14 
3 1.11 
sou činitel pr ůtoku C  
sou činitel definovaný pro proud nestla čitelné tekutiny; udává pom ěr skute čného pr ůtoku centrickou 
clonou k teoretickému pr ůtoku  
1.12 
sou činitel expanze  
sou činitel charakterizující míru stla čitelnosti uvažované tekutiny 
2   Metrologické požadavky 
Stanovené metrologické požadavky jsou na úrovni sro vnatelné s relevantními požadavky evropských 
norem a uplat ňují se na základní provedení sníma če pr ůtoku nosného média s centrickou clonou. 
Při ov ěřování se na sníma če pr ůtoku nosného média s centrickou clonou uplat ňují metrologické poža- 
davky, které byly rozhodné pro jejich uvedení do ob ěhu. 
2.1.   Pracovní podmínky 
Pracovní podmínky stanoví výrobce s ohledem na rozs ah o čekávaných teplot okolí p ři provozu 
a s ohledem na rozsah teplot m ěřeného nosného média. V p řípad ě významných teplotních rozdíl ů mezi 
teplotou okolí a teplotou proudícího nosného média musí být sníma č pr ůtoku vhodným zp ůsobem tepel- 
ně izolován. 
U sníma čů  pr ůtoku nosného média s centrickou clonou platí pro po užití jednotlivých druh ů odběrů 
tlaku následující podmínky: 
– s koutovými odb ěry tlaku: pro 0,10 ≤ β ≤ 0,56 : Re D ≥ 5 000 
  pro β > 0,56 : Re D ≥ 16 000 β2   
– s přírubovými odb ěry tlaku: Re D ≥ 5 000 a Re D ≥ 170 β2 D, kde D je v mm 
– s odb ěry ve vzdálenostech D a D/2: pro 0,10 ≤ β ≤ 0,56 : Re D ≥ 5 000 
  pro β > 0,56 : Re D ≥ 16 000 β2  
2.2   Meze použití 
Sníma če pr ůtoku nosného média s centrickou clonou mohou být po užity pouze pro:  
– vnit řní pr ůměr potrubí D: 50 mm až 1 000 mm 
– minimální pr ůměr otvoru clony d: 12,5 mm 
– pom ěr pr ůměrů β (d/D): 0,1 až 0,75 
2.3   Relativní nejistota sou činitele pr ůtoku clony 
Při dodržení všech technických požadavk ů a požadavk ů na instalaci v mezích nevyžadujících navýšení 
relativní nejistoty sou činitele pr ůtoku o p řídavné nejistoty platí pro centrickou clonu následu jící rela- 
tivní nejistoty sou činitele pr ůtoku C:  
(0,7 – β) %  pro  0,1 ≤ β < 0,2 
0,5 %  pro  0,2 ≤ β ≤ 0,6 
(1,667 β – 0,5) % pro  0,6 < β ≤ 0,75 
Je-li D < 71,12 mm, musí být k výše uvedeným hodnotám rela tivní nejistoty sou činitele pr ůtoku p ři- 
po čtena relativní nejistota 0,9 (0,75 – β) (2,8 – D/25,4) %, kde D je v milimetrech.  
Je-li β > 0,5 a Re D < 10 000, musí být k výše uvedeným hodnotám relati vní nejistoty sou činitele pr ů-
toku p řipo čtena relativní nejistota 0,5 %. Opat ření obecné povahy č. 0111-OOP-C041-14 
4 V případ ě použití p římých délek potrubí s p řídavnou nejistotou musí být tato nejistota p řičtena 
k nejistot ě sou činitele pr ůtoku. Použití p římé délky potrubí zatížené p řídavnou nejistotou je omezeno 
bu ď jen na úsek p řed clonovou deskou, nebo jen na úsek za clonovou de skou.  
Spln ění technických požadavk ů se zjiš ťuje při ov ěřování jednotlivých částí sníma če pr ůtoku nosného 
média.  
2.4   Relativní nejistota sou činitele expanze 
Při dodržení všech stanovených technických požadavk ů platí, že relativní nejistota sou činitele expanze 
ε je 3,5 
1pκp∆%, kde κ je izentropický exponent, ∆p diferen ční tlak a p1 absolutní statický tlak nosného 
média před clonovou deskou. 
Spln ění technických požadavk ů se zjiš ťuje při ov ěřování jednotlivých částí sníma če pr ůtoku nosného 
média. 
3   Technické požadavky 
Stanovené technické požadavky jsou na úrovni releva ntních požadavk ů evropských norem a uplat ňují 
se na základní provedení sníma če pr ůtoku nosného média s centrickou clonou. 
Při ov ěřování se na sníma če pr ůtoku nosného média s centrickou clonou uplat ňují technické požadav- 
ky, které byly rozhodné pro jejich uvedení do ob ěhu. 
3.1   Konstrukce 
Základní provedení sníma če pr ůtoku nosného média s centrickou clonou zahrnuje nás ledující části: 
– clonovou desku s centrickou clonou, 
– odb ěry tlaku,  
– uklid ňovací p římou délku potrubí p řed clonovou deskou v celkové délce 10 D, p řípadn ě, po- 
kud to požadavky na instalaci m ěřicího systému umož ňují, délku kratší,  
– uklid ňovací přímou délku potrubí za clonovou deskou v délce 2 D. 
Konstrukce a zabudování clonové desky musí zajistit , aby p ři provozu pod tlakem protékajícího nos- 
ného média nedošlo k její plastické nebo pružné def ormaci, p řípadn ě aby tato deformace byla pouze 
ve specifikovaných mezích. 
3.2   Clonová deska 
Část clonové desky o pr ůměru D, která se po instalaci nachází uvnit ř potrubí, musí být kruhová a sou- 
st ředná s osou potrubí. P řední a zadní strana clonové desky musí být rovnob ěžné.  
Pokud není uvedeno jinak, všechny požadavky kladené  na provedení clonové desky se uplat ňují pouze 
k té její části, která je umíst ěna v potrubí. 
3.2.1   Přední strana A  
3.2.1.1   Rovinnost  
Maximální odchylka mezi p římkovým pravítkem délky D, položeným libovolným sm ěrem nad pr ůmě-
rem D na clonové desce, a rovinou p řední strany clonové desky A musí být menší než 0,00 5( D – d)/2, 
tj. sklon povrchu musí být menší než 0,5 %.  
3.2.1.2   Drsnost povrchu  
Uvnit ř kruhu o pr ůměru D, soust ředného s otvorem clony d, musí mít clonová deska parametr drsnosti 
Ra  < 10 -4 d. Opat ření obecné povahy č. 0111-OOP-C041-14 
5 3.2.2   Zadní strana B 
Zadní strana clonové desky musí být rovinná a rovno b ěžná s přední stranou. Drsnost povrchu na zadní 
straně clonové desky nemusí dosahovat kvality požadované u p řední strany clonové desky. 
3.2.3   Tlouš ťka otvoru clony e a tlouš ťka clonové desky  E  
Tlouš ťka otvoru clony e musí být mezi 0,005 D a 0,02 D. Rozdíl mezi hodnotami e nam ěřenými 
v libovolném bod ě otvoru clony nesmí být v ětší než 0,001 D. 
Tlouš ťka clonové desky E musí být mezi e a 0,05 D. V případ ě 50 mm ≤ D ≤ 64 mm je p řípustná hod- 
nota E až do 3,2 mm.  
Rozdíl mezi hodnotami E nam ěřenými v libovolném bod ě pro clonové desky s D ≥ 200 mm nesmí být 
větší než 0,001 D. Pro clonové desky s D < 200 mm nesmí být rozdíl mezi hodnotami E nam ěřenými 
v libovolném bod ě v ětší než 0,2 mm. 
3.2.4   Úhel zkosení α 
Je-li tlouš ťka E clonové desky v ětší než tlouš ťka otvoru clony e, pak musí být otvor clony na zadní 
stran ě clonové desky vyroben se zkosením; úhel zkosení α musí být 45° ± 15°. Zkosená plocha musí 
být hladce opracována. 
3.2.5   Hrany otvoru clony 
Přední hrana otvoru clony nesmí mít ot řepy ani jiná poškození. Hrana musí být ostrá a prav oúhlá. Po- 
lom ěr zaoblení p řední hrany otvoru clony nesmí být v ětší než 0,000 4 d. 
Úhel mezi otvorem clony a p řední stranou clonové desky musí být 90° ± 0,3°. 
Zadní hrana, respektive hrany otvoru clony nemusí s pl ňovat kvalitativní požadavky pro p řední hranu 
otvoru clony. 
3.2.6   Pr ůměr otvoru clony d 
Pr ůměr otvoru clony d musí spl ňovat požadavky uvedené v článku 2.2. 
Velikost pr ůměru otvoru clony d je st řední hodnota z m ěření alespo ň čty ř pr ůměrů svírajících navzá- 
jem p řibližn ě stejné úhly. 
3.2.7   Válcovitost otvoru clony 
Otvor clony musí být válcovitý, žádný pr ůměr nam ěřený ve válcové části otvoru clony se nesmí lišit 
o více než 0,05 % st řední hodnoty pr ůměru d. 
3.2.8   Drsnost povrchu otvoru clony 
Drsnost povrchu válcové části otvoru clony nesmí ovlivnit m ěření ostrosti hrany. 
3.2.9   Materiál clonové desky 
Clonová deska smí být vyrobena z jakéhokoliv materi álu, jehož koeficient délkové roztažnosti je 
znám, za p ředpokladu, že p ři pracovních podmínkách bude trvale spl ňovat všechny relevantní poža- 
davky tohoto p ředpisu. 
3.2.10   Konstruk ční provedení clonové desky pro pr ůtok v obou sm ěrech 
U clonové desky ur čené pro m ěření pr ůtoku nosného média v obou sm ěrech musí být na ob ě strany 
clonové desky (hrany) aplikovány technické a metrol ogické požadavky pro p řední stranu A clonové 
desky. Otvor clony nesmí být zkosen. Opat ření obecné povahy č. 0111-OOP-C041-14 
6 3.3   Odb ěry diferen čního tlaku  
Pro odb ěry diferen čního tlaku mohou být použity p řírubové odb ěry tlaku, koutové odb ěry tlaku nebo 
odb ěry tlaku ve vzdálenostech D a D/2.  
V případ ě obousm ěrného provedení sníma če pr ůtoku nosného média s centrickou clonou a s odb ěry 
tlaku ve vzdálenostech D a D/2 musí být použity dva páry t ěchto odb ěrů p řed a za clonou podle sm ěru 
proud ění. 
3.4   Přímé délky potrubí p řed a za clonovou deskou 
3.4.1   Konstrukce 
Minimální p římá délka potrubí p řed clonovou deskou, která musí být v konkrétní apli kaci dodržena, se 
stanoví dle pom ěru pr ůměrů β a podle druhu a vzájemného uspo řádání alespo ň dvou tvarovek umíst ě-
ných p řed clonovou deskou. 
Přímá délka potrubí mezi první tvarovkou p řed clonovou deskou a samotnou clonovou deskou smí b ýt 
vyrobena z jednoho nebo více kus ů. Část potrubí do délky 2 D p řed clonovou deskou musí být vyrobe- 
na vždy z jednoho kusu. 
Konstrukce a provedení p římých délek potrubí musí umož ňovat provedení zkoušek definovaných 
v článku 5.2.4 případn ě v článku 6.2.4.    
3.4.2   Přímost potrubí 
Přímost uklid ňovacích minimálních p římých délek potrubí se považuje za vyhovující, poku d odchylka 
povrchu potrubí od p římé čáry vedené rovnob ěžn ě s osou potrubí nep řevyšuje 0,4 % jejich délky p řed 
a za clonovou deskou. 
3.4.3   St řední hodnota vnit řního pr ůměru potrubí 
Střední hodnota vnit řního pr ůměru potrubí D je aritmetickým pr ůměrem z alespo ň dvanácti nam ěře- 
ných hodnot pr ůměrů, tj. čty ř pr ůměrů ležících navzájem v p řibližn ě stejných úhlech v každém 
z minimáln ě t ří průřez ů rovnom ěrn ě rozložených v délce 0,5 D p řed clonovou deskou. Dva z t ěchto 
pr ůřez ů musí ležet v rovin ě p ředního odběru tlaku a ve vzdálenosti 0,5 D od p ředního odb ěru tlaku. 
Nachází-li se v délce 0,5 D p řed p ředním odb ěrem tlaku svarový spoj, musí být t řetí pr ůřez umíst ěn 
práv ě do tohoto spoje. 
3.4.4   Kruhovitost a válcovitost potrubí 
Vnit řní tvar potrubí musí být kruhový v celé minimální p římé délce potrubí.  
V části p římé délky potrubí do vzdálenosti 2 D p řed clonovou deskou se nesmí žádný vnit řní pr ůměr 
potrubí v žádné rovin ě lišit o více než 0,3 % od st řední hodnoty vnit řního pr ůměru D. 
V délce p římého úseku potrubí nad 2 D a do 10 D p řed clonou nesmí rozdíl vnit řních pr ůměrů potrubí 
mezi dv ěma libovolnými úseky potrubí p řevýšit 0,3 % st řední hodnoty vnit řního pr ůměru D. Sou časn ě 
přesah vnit řních pr ůměrů na sebe navazujících částí potrubí, zp ůsobený vychýlením a/nebo zm ěnou 
pr ůměru D, nesmí v libovolném bod ě vnit řního obvodu potrubí p řevýšit 0,3 % st řední hodnoty vnit ř-
ního pr ůměru D. 
Žádný vnit řní pr ůměr p římé délky potrubí za clonovou deskou se alespo ň v délce 2 D od p řední strany clo- 
nové desky nesmí lišit od st ředního vnit řního pr ůměru D potrubí p řed clonovou deskou o více než 3 %.  
3.4.5   Kvalita vnit řního povrchu potrubí 
Vnit řní povrch potrubí musí být čistý a bez viditelných vad.  
V délce stanovené minimální p římé délky p řed clonovou deskou musí vnit řní povrch potrubí spl ňovat 
specifikované požadavky na drsnost povrchu Ra . Opat ření obecné povahy č. 0111-OOP-C041-14 
7 3.5   Požadavky na instalaci 
Montážní poloha clonové desky musí být jednozna čně určena její konstrukcí nebo musí být schema- 
ticky vyzna čena p římo na clonové desce.  
4   Zna čení m ěř idla 
4.1   Všeobecn ě 
Veškeré nápisy a zna čky musí být za b ěžných podmínek snadno viditelné, čitelné, nesmazatelné 
a musí být zdrojem informací pot řebných pro bezchybnou implementaci sníma če pr ůtoku nosného 
média s centrickou clonou do m ěřicího systému prote čeného množství nosného média ve vazb ě na 
ostatní členy m ěřicího systému.  
4.2   Ozna čení 
4.2.1   Ozna čení na clonové desce 
Na clonové desce musí být následující informace: 
– výrobní číslo, 
– hodnota vnit řního pr ůměru otvoru clony d20  vztažená k referen ční teplot ě 20 °C, 
– zna čka schválení typu, 
– vhodné ozna čení pro identifikaci typu a umíst ění odb ěrů diferen čního tlaku, jsou-li odb ěry 
tlaku pevnou sou částí konstruk čního provedení clonové desky. 
V případech, kdy po zabudování centrických clon do potr ubí nejsou výše uvedené informace viditelné, 
musí být clonová deska vybavena také samostatným do pl ňkovým štítkem s p ředm ětnými údaji, který 
bude sou částí zabezpe čení clonové desky proti neoprávn ěné demontáži či výměně.   
V případech, kde by mohlo dojít k nesprávnému zabudován í clonové desky v ůč i sm ěru proud ění nos- 
ného média, musí být na clonové desce nezam ěnitelným zp ůsobem vyzna čen sm ěr pr ůtoku. 
4.2.2   Zna čení sníma če pr ůtoku nosného média s centrickou clonou 
Na sníma či pr ůtoku nosného média s centrickou clonou musí být nás ledující informace: 
– název výrobce a typ (varianta provedení), 
– výrobní číslo a rok výroby, 
– hodnota vnit řního pr ůměru potrubí D20  vztažená k referen ční teplot ě 20 °C, 
– zna čka schválení typu, 
– jmenovitá velikost DN / jmenovitý tlak PN, 
– ozna čení sm ěru proud ění, 
– vhodné ozna čení pro identifikaci typu a umíst ění odb ěrů diferen čního tlaku, jsou-li odb ěry 
tlaku sou částí konstruk čního provedení p římých délek potrubí,  
– rozsah m ěřeného pr ůtoku nebo hodnota maximálního pr ůtoku (je-li to relevantní). 
Tyto údaje musí být umíst ěny na části sníma če pr ůtoku nosného média nerozebírateln ě spojené 
s přímým potrubním úsekem 0,5 D p řed clonou (montážní komora, spojovací p říruba p řed clonovou 
deskou, p římá délka potrubí maximáln ě v délce 2 D p řed clonovou deskou). 
Na spojovací p řírub ě nebo jiném míst ě p římé délky potrubí za clonou (maximáln ě v délce 2 D za clo- 
novou deskou) musí být uvedeny tyto údaje: 
– název výrobce, Opat ření obecné povahy č. 0111-OOP-C041-14 
8 – výrobní číslo a rok výroby, 
– zna čka schválení typu, 
– ozna čení sm ěru proud ění (je-li možná zám ěna p ři montáži). 
Pokud je p římá délka potrubí p řed clonovou deskou u základního provedení sníma če pr ůtoku nosného 
média sestavena z více částí potrubí, pak všechny tyto části musí být ozna čeny zna čkou schválení 
typu. Zna čkou schválení typu musí být obecn ě ozna čeny všechny významné samostatné části sníma če 
pr ůtoku nosného média s centrickou clonou. 
4.3   Ozna čení ú ředními zna čkami 
Musí být zajištěna vhodná místa pro umíst ění zna čky schválení typu a ú řední zna čky (ú ředních značek). 
Musí být umožn ěno zabezpe čení clonové desky proti neoprávn ěné demontáži či výměně. 
5   Schvalování typu m ěř idla 
Proces schvalování typu sníma če pr ůtoku nosného média s centrickou clonou zahrnuje nás ledující 
zkoušky a činnosti: 
– vn ější prohlídka, 
– kontrola geometrických parametr ů. 
5.1   Vnější prohlídka  
Při vn ější prohlídce se kontrolují: 
– úplnost p ředepsané technické dokumentace, 
– shoda metrologických a technických charakteristik s pecifikovaných výrobcem v dokumentaci 
s technickými a metrologickými požadavky tohoto p ředpisu, uvedenými v kapitolách 2 a 3, 
– clonová deska, odb ěry tlaku a p římé délky potrubí z hlediska p řípadného mechanického po- 
škození, či p řípadných stop koroze neslu čitelných s dalším zkoušením, a 
– ur čí se místa pro vyzna čení základních geometrických parametr ů sníma če pr ůtoku nosného 
média s centrickou clonou a místa pro umíst ění ú ředních zna ček. 
5.2   Kontrola geometrických parametr ů 
5.2.1   Zkušební vybavení 
Při kontrole geometrických parametr ů musí být používáno odpovídající vybavení s platnou  metrolo- 
gickou návazností. 
5.2.2   Referen ční teplota okolí pro zkoušky 
5.2.2.1   Clonová deska 
Teplota okolí p ři zkoušce musí být v intervalu (18 až 22) °C a zm ěny teploty okolí nesmí po dobu 
zkoušky p řekročit 2 °C. 
5.2.2.2   Přímé délky potrubí 
Potrubí ≤ DN 300: 
Teplota okolí p ři zkoušce musí být v intervalu (15 až 25) °C a zm ěny teploty okolí nesmí po dobu 
měření p řekro čit 2 °C. Opat ření obecné povahy č. 0111-OOP-C041-14 
9 Potrubí > DN 300: 
Teplota okolí p ři zkoušce musí být v intervalu (10 až 30) °C a zm ěny teploty okolí nesmí po dobu 
zkoušky p řekročit 5 °C. 
5.2.3   Kontrola geometrických parametr ů clonové desky 
Hodnota vnit řního pr ůměru otvoru clony d20  musí být stanovena v souladu s požadavkem článku 3.2.6 
a musí být vztažena k referen ční teplot ě 20 °C. 
U clonové desky se dále kontrolují následující geom etrické parametry: 
– rovinnost p řední strany (viz článek 3.2.1.1), 
– drsnost povrchu p řední strany (viz článek 3.2.1.2), 
– tlouš ťka otvoru clony a tlouš ťka clonové desky (viz článek 3.2.3), 
– úhel zkosení (viz článek 3.2.4), 
– přední hrana otvoru clony (viz článek 3.2.5), 
– válcovitost otvoru clony (viz článek 3.2.7), 
– drsnost povrchu otvoru clony (viz článek 3.2.8). 
V případ ě clonové desky ur čené pro m ěření pr ůtoku nosného média v obou sm ěrech musí být všechny 
zkoušky specifikované v článku 5.2.3 provedeny pro ob ě strany clonové desky. 
5.2.4   Kontrola geometrických parametr ů p římých délek potrubí  
Hodnota st ředního vnit řního pr ůměru potrubí D20  musí být stanovena v souladu s požadavkem článku 
3.4.3 a musí být vztažena k referen ční teplot ě 20 °C. 
U p římých délek potrubí se kontrolují následující geome trické parametry: 
– přímost potrubí (viz článek 3.4.2), 
– st řední hodnota vnit řního pr ůměru potrubí (viz článek 3.4.3), 
– kruhovitost a válcovitost potrubí (viz článek 3.4.4), 
– drsnost vnit řního povrchu potrubí (viz článek 3.4.5). 
V případ ě sníma če pr ůtoku nosného média s centrickou clonou ur čeného pro pr ůtok v obou sm ěrech 
musí být všechny zkoušky specifikované v článku 5.2.4 provedeny pro p římé délky potrubí umíst ěné 
před i za clonovou deskou. 
5.2.5   Kontrola geometrických parametr ů odb ěrů diferen čního tlaku  
Zjiš ťuje se spln ění požadavk ů na odb ěry diferen čního tlaku podle specifikace výrobce. 
6   Prvotní ov ěř ení 
Při prvotním ov ěřování snímačů  pr ůtoku nosného média s centrickou clonou a jeho částí se provád ějí 
tyto zkoušky a činnosti: 
– vizuální prohlídka, 
– zkouška metrologických charakteristik, 
– vyzna čení základních geometrických parametr ů na p říslušné části sníma če pr ůtoku nosného 
média s centrickou clonou. Opat ření obecné povahy č. 0111-OOP-C041-14 
10 6.1   Vizuální prohlídka  
Při vizuální prohlídce se kontroluje, zda: 
– se provedení sníma če pr ůtoku nosného média s centrickou clonou shoduje se s chváleným typem, 
– clonová deska, odb ěry tlaku a p římé délky potrubí nejsou mechanicky poškozeny, či zda ne- 
nesou stopy koroze neslu čitelné s dalším zkoušením, 
– ozna čení, nápisy a jejich provedení odpovídají údaj ům a požadavk ům uvedeným v certifikátu 
schválení typu m ěřidla. 
Pokud sníma č pr ůtoku nosného média s centrickou clonou nevyhoví pož adavk ům vn ější prohlídky, dále se 
nezkouší. 
6.2   Kontrola geometrických parametr ů 
6.2.1   Zkušební vybavení 
Při kontrole geometrických parametr ů musí být používáno odpovídající vybavení s platnou  metrolo- 
gickou návazností. 
6.2.2   Referen ční teplota okolí pro zkoušky 
Pro zkoušení platí požadavky na teplotu okolí podle  článku 5.2.2. 
6.2.3   Kontrola geometrických parametr ů clonové desky 
Hodnota vnit řního pr ůměru otvoru clony d20  musí být stanovena v souladu s požadavkem článku 3.2.6 
a musí být vztažena k referen ční teplot ě 20 °C. 
Při prvotním ov ěřování clonové desky se dále kontrolují následující geometrické parametry: 
– rovinnost p řední strany (viz článek 3.2.1.1), 
– drsnost povrchu p řední strany (viz článek 3.2.1.2), 
– tlouš ťka otvoru clony a tlouš ťka clonové desky (viz článek 3.2.3), 
– úhel zkosení (viz článek 3.2.4), 
– přední hrana otvoru clony (viz článek 3.2.5), pokud není akceptována pouze vizuální  kontrola, 
– válcovitost otvoru clony (viz článek 3.2.7). 
V případ ě clonové desky ur čené pro m ěření pr ůtoku nosného média v obou sm ěrech musí být všechny 
zkoušky specifikované v článku 6.2.3 provedeny pro ob ě strany clonové desky. 
6.2.4   Kontrola geometrických parametr ů p římých délek potrubí 
Hodnota st ředního vnit řního pr ůměru potrubí D20  musí být stanovena v souladu s požadavkem článku 
3.4.3 a musí být vztažena k referen ční teplot ě 20 °C. 
Při prvotním ov ěřování se u p římých délek potrubí dále kontrolují tyto geometrick é parametry: 
– přímost potrubí (viz článek 3.4.2), 
– kruhovitost a válcovitost potrubí (viz článek 3.4.4), 
– drsnost vnit řního povrchu potrubí (viz článek 3.4.5). 
V případ ě sníma če pr ůtoku nosného média s centrickou clonou ur čeného pro pr ůtok v obou sm ěrech 
musí být všechny zkoušky specifikované v článku 6.2.4 provedeny pro p římé délky potrubí umíst ěné 
před i za clonovou deskou. Opat ření obecné povahy č. 0111-OOP-C041-14 
11 6.2.5   Kontrola geometrických parametr ů odb ěrů diferen čního tlaku  
Při prvotním ov ěřování se zjiš ťuje spln ění požadavk ů na odb ěry diferen čního tlaku podle specifikace 
výrobce. 
6.2.6   Vyzna čení základních geometrických parametr ů na m ěř idlo 
Výsledná hodnota vnit řního pr ůměru otvoru clony d20  stanovená podle článku 6.2.3 musí být vyzna če- 
na čitelným a nesmazatelným zp ůsobem na vhodném míst ě clonové desky. 
Výsledná hodnota vnit řního pr ůměru potrubí D20  stanovená podle článku 6.2.4 musí být vyzna čena čitel- 
ným a nesmazatelným zp ůsobem na vhodném míst ě sníma če pr ůtoku nosného média v souladu 
s článkem 4.2.2. 
7   Následné ov ěř ení 
Postup následného ov ěření clonové desky je shodný s postupem p ři prvotním ov ěřování dle článku 6.2.3.  
Následné ov ěřování přímých délek potrubí sníma če pr ůtoku nosného média s centrickou clonou se 
neprovádí.  
Trvalé pln ění pracovních podmínek v četn ě udržování odpovídajícího stavu a čistoty vnit řního povrchu 
potrubí zajiš ťuje uživatel m ěřidla. Za tímto ú čelem uživatel m ěřidla provádí nebo zajiš ťuje provedení vizu- 
ální kontroly stavu vnit řního povrchu potrubí v intervalech zohled ňujících provozní podmínky a druh m ě-
řeného nosného média. Tato kontrola musí být provede na také vždy p řed instalací clonové desky.  
Při zkoušce v dob ě platnosti ov ěření dle odst. 4 § 11 zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve zn ění poz- 
dějších p ředpis ů, se na sníma č pr ůtoku nosného média uplat ňují reáln ě aplikovatelné stejné požadavky 
jako p ři prvotním ov ěřování. 
8   Oznámené normy 
ČMI oznámí pro ú čely specifikace metrologických a technických požada vk ů na m ěřidla a pro ú čely spe- 
cifikace metod zkoušení p ři schvalování typu a p ři ov ěřování, vyplývajících z tohoto opat ření obecné 
povahy, české technické normy, další technické normy nebo te chnické dokumenty mezinárodních pop ří- 
pad ě zahrani čních organizací, nebo jiné technické dokumenty obsa hující podrobn ější technické poža- 
davky (dále jen „oznámené normy“). Seznam t ěchto oznámených norem s p řiřazením k příslušnému 
opat ření oznámí ČMI spole čně s opat řením obecné povahy ve řejn ě dostupným zp ůsobem (na webových 
stránkách www.cmi.cz). 
Spln ění oznámených norem nebo spln ění jejich částí se považuje, v rozsahu a za podmínek stanove- 
ných opat řením obecné povahy, za spln ění t ěch požadavk ů stanovených tímto opat řením, k nimž se 
tyto normy nebo jejich části vztahují. 
 
 
II. 
O D Ů V O D N Ě N Í  
ČMI vydává k provedení § 24c zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve zn ění pozdějších p ředpis ů, 
toto opat ření obecné povahy, kterým se stanovují metrologické  a technické požadavky na stanovená 
měřidla a metody zkoušení p ři schvalování typu a ov ěřování t ěchto stanovených m ěřidel. 
Vyhláška č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví m ěřidla k povinnému ov ěřování a m ěřidla podléhající 
schválení typu, ve zn ění pozd ějších p ředpisů, zařazuje v příloze Druhový seznam stanovených m ěřidel 
pod položkou 3.1.2 b) m ěřidla prote čeného množství nosného média mezi m ěřidla podléhající schva- 
lování typu a ov ěřování stanovených m ěřidel. Opat ření obecné povahy č. 0111-OOP-C041-14 
12 ČMI tedy k provedení § 24c zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve zn ění pozd ějších p ředpis ů, pro 
tento konkrétní druh m ěřidla „sníma če pr ůtoku nosného média s centrickou clonou“ vydává toto  opat- 
ření obecné povahy, kterým se stanovují metrologické  a technické požadavky pro sníma če pr ůtoku 
nosného média s centrickou clonou a metody zkoušení  p ři schvalování typu a p ři ov ěřování t ěchto 
stanovených m ěřidel. 
Tento p ředpis (Opat ření obecné povahy) byl oznámen v souladu se sm ěrnicí Evropského parlamentu 
a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu p ři poskytování informací v oblasti norem a tech- 
nických p ředpis ů a předpis ů pro služby  informa ční spole čnosti, v platném zn ění. 
 
 
III. 
P O U Č E N Í  
Proti opat ření obecné povahy nelze podat opravný prost ředek § 173 odst.2 Spr Ř. 
Dle ustanovení § 172 odst. 5 Spr Ř se proti rozhodnutí o námitkách nelze odvolat ani podat rozklad. 
Soulad opat ření obecné povahy s právními p ředpisy lze posoudit v p řezkumném řízení dle ust. § 94 až 
96 Spr Ř. Ú častník m ůže dát podn ět k provedení p řezkumného řízení ke správnímu orgánu, který toto 
opat ření obecné povahy vydal. Jestliže správní orgán nes hledá d ůvody k zahájení p řezkumného řízení, 
sd ělí tuto skute čnost s uvedením d ůvod ů do t řiceti dn ů podateli. Usnesení o zahájení p řezkumného řízení 
lze dle ust. § 174 odst. 2 Spr Ř vydat do t ří let od ú činnosti opat ření obecné povahy. 
 
 Opat ření obecné povahy č. 0111-OOP-C041-14 
13 IV. 
Ú Č I N N O S T 
Toto opat ření obecné povahy nabývá ú činnost patnáctým dnem ode dne jeho uve řejn ění (§ 24d zákona 
o metrologii). 
 
 
 
 
 ...………………………….............. 
 RNDr. Pavel Klenovský 
 generální ředitel 
 
 
Účinnost:   28. 11. 2014 
Podpis oprávn ěné osoby, vyzna čující ú činnost: