Český metrologický institut  
Okružní 31, 638 00  Brno  
 
Manažerské shrnutí pro EK (není součástí tohoto právního předpisu)  
Měřidla a měřicí systémy protečeného množství kapalin jiných než voda nebo než zkapalněné plyny – 
výdejní stojany vodného roztoku močoviny - AdBlue  jsou v  ČR uváděny na trh a do provozu pod le 
směrnice 2014/32/EU (MID). Po uvedení do provozu jsou předmětem národní metrologické regulace 
– ověřování ve stan ovených lhůtách. Předmětem tohoto notifikovaného předpisu je pouze ověřování 
měřidel již uved ených do provozu. Předpis se netýká ani uvádění  na trh, ani uvádění do provozu.  
Požadavky uplatňované na tato měřidla v  provozu jsou plně kompatibilní s  MID a jsou dále založeny 
na doporučeních OIML R 117.  
Některé zde uvedené parametry jsou vlastnostmi měřidla jako nového a zde se uvádějí pouze proto, 
že jejich zachování v  provozu je předmětem vizuální či jiné kontroly v  rámci ověření.  
(Konec manažerského shrnutí.)  
 
 Vyřizuje: Mgr. Tomáš Hendrych  
 Telefon: 545 555 414  
 
 
V E Ř E J N Á   V  Y H L Á Š K A  
 
Český metrologický institut (dále jen „ČMI“), jako  orgán věcně a místně příslušný ve věci 
stanovování metrologických a technických požadavků na stanovené měřidlo a stanovování zkoušek při 
schvalování typu a při ověřování stanoveného měřidla dle § 14 odst. 1 zákona č. 505/1990 Sb.,  
o metrologii, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o metrologii“), a dle ustanovení § 172 
a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „SprŘ“), 
zahájil z moci úřední dne 2. 2. 201 7 správní řízení dle § 46 SprŘ, a na základ ě podkladů vydává tento:  
 
I. 
N Á V  R H   O P A T Ř E N Í   O B E C N É   P O V A H Y  
číslo: 0111 -OOP -C082-17 
kterým se stanovují metrologické a technické požadavky na stanovená měřidla, včetně metod 
zkoušení pro ověřování stanovených měřidel:  
 
„měřidla a měřicí systémy  protečeného množství kapalin jiných než voda nebo než zkapalněné 
plyny – výdejní stojany  vodného roztoku močoviny  - AdBlue “ 
 
Toto opatření obecné povahy stanovuje metrologické a technické požadavky na měřidla a měřicí sestavy 
protečeného množ ství kapalin jiných než voda nebo než zkapalněné plyny, konkrétně výdejní stojany 
AdBlue , které se uplatní po uvedení na trh nebo do provozu při jejich ověřování. Tyto požadavky jsou Opatření obecné  povahy č. 0111 -OOP -C082-17 
2 v souladu s požadavky nařízení vlády č.  120/2016  Sb., o posuzování shody měřidel při jejich dodávání 
na trh , ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení vlády o  měřidlech“)1. 
Na výdejní stojany  AdBlue , jejichž typ byl schválen podle zákona o metrologii, ve znění účinném do 
30. října 2006, tedy ve stavu před implementací sm ěrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/22/ES, 
v platném znění, do českého právního řádu, se při ověřování uplatňují metrologické požadavky, které 
byly rozhodné pro jejich uvedení do oběhu.  
Toto opatření obecné povahy se nevztahuje na měřidla protečeného množství  pohonných hmot,  
kryogenních kapalin, stlačeného zemního plynu (CNG), zkapalněné směsi uhlovodíkových  plynů 
(LPG)  a kapalin do ostřikovačů . 
1   Základní pojmy  
Pro účely tohoto opatření obecné povahy platí termíny a definice podle VIM  a VIML2 a dále uvedené 
termíny a definice.  
1.1  
měřidla a měřicí sestavy protečeného množství kapalin jiných než voda  
nebo než zkapalněné plyny  
měřidla pro měření proteklého objemu nebo hmotnosti různých kapalin mimo vodu a zkapaln ěných 
plynů  
1.2  
výdejní stojan na vodný roztok močoviny  – „AdBlue “ (dále jen „výdejní stojan  AdBlue“ ) 
měřicí systém určený pro doplňování AdBlue  do vozidel se  spalovací mi motor y, které využívají  tuto 
technologii  
1.3  
výdejní pistole  
ručně ovládaná  součást výdejního stojanu , která  řídí průto k kapaliny  během procesu je jího vydávání ; 
zahrnuje výtokový nástavec a automatický uzavírací mechanismus  
1.4  
přerušitelný měřic í systém  
měřicí systém lze považovat za přerušitelný, jestliže proudění kapaliny lze snadno a  rychle zast avit  
1.5  
obchodní tra nsakce  
závazkový vztah, při kterém výsledek měření slouží jako základ pro cenu k  zaplacení, přičemž je dnou 
ze stran zapojených do transakce vztažené k  měření je zákazník a všechny strany akceptují výsledek 
měření zí skaný v  daném čase a místě  
                                                      
1  Tímto nařízením vlády je do české legislativy implementována směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2014/32/EU ze dne  26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání 
měřidel na t rh. 
2  TNI 01 0115 Mezinárodní metrologický slovník – Základní a všeobecné pojmy a přidružené termíny (VIM)  
a Mezinárodní slovník termínů v  legální metrologii (VIML) jsou součástí sborníku technické harmonizace 
„Terminologie v  oblasti metrologie“ veřejně dostupného na www.unmz.cz.  Opatření obecné  povahy č. 0111 -OOP -C082-17 
3 2   Metrologic ké požadavky  
Metrologické požadavky jsou založeny na požadavcích nařízení vlády o měřidlech  a na požadavcích 
doporučení OIML  R 117-13. 
Na měřidla se při ověřování uplatňují metrologické požadavky, které byly rozhodné pro jejich uvedení 
do oběhu.  
2.1   Stan ovené pracovní podmínky  
2.1.1    Rozsah teploty okolí  
Výdejní stojany AdBlue musí řádně pracovat v  rozsahu teploty okolí specifikovaném výrobcem jako 
rozsah pracovních teplot, který musí být alespoň −10 °C až  +55 °C.  
2.1.2    Rozsah průtoku  
Rozsah průtoku m ěřicího systému specifikovaný výrobcem musí být v  mezích rozsahu průtoku každé 
jeho součásti , zejména průt okoměru.  
Minimální požadovaný poměr průtoků Qmax : Qmin výdejního stojanu  AdBlue  je 4 : 1. 
2.1.3   Měřená kapalina  
Měřená kapalina musí být specifikov ána názvem nebo druhem, jejichž fyzikální vlastnosti jsou určeny 
a obecně známy nebo musí být specifikována přímo uvedením rozsahů relevantních fyzikálních 
vlastností, se kterými výrobci tyto kapaliny dodávají, jako je např. rozsah hustoty nebo viskozity, 
rozsah teplot či rozsah tlaků.  
2.2   Měřicí r ozsah  
2.2.1    Měřicí rozsah průtoku  
Výdejní stojany AdBlue musí splňovat požadavky na největší dovolené chyby v celém  měřicím 
rozsahu průtoku specifikovaném výrobcem . 
2.2.2   Nejmenší odměr  (mmq )  
Nejmenší odmě r kapaliny, pro jehož měření je měřicí systém určen, je vyjádřen ve tvaru 1×  10n, 
2× 10n anebo 5×  10n měřicích jednotek objemu nebo hmotnosti, přičemž n je kladné nebo záporné celé 
číslo nebo n ula. 
Nejmenší odměr výdejního stojanu AdBlue nesmí být menší , než je největší z nejmenší ch odměrů 
jakékoliv jeho součásti .  
2.3   Klasifikace p řesnost i výdejních stojanů  AdBlue.  
2.3.1    Třída přesnosti  výdejních stojanů  AdBlue   
Pro výdej  AdBlue  se používají  výdejní stojany  třídy přesnosti 0,5  dané  největší dovolenou c hybou 
měřicího syst ému.  
2.3.2   Největší  dovolen é chyb y  
Pro objem y rovnající se dvěma litrům nebo větší jsou největší dovolené chyby uvedeny v  tabulce  1. 
Tabulka  1 – Největší dovolené chyby pro V ≥ 2 litry 
                                                      
3  OIML R 117 -1 „Dynamic measuring systems for liquids other than water. Part 1: Metrological and technical 
requirements“ – veřejně dostupný na www.oiml.org  Opatření obecné  povahy č. 0111 -OOP -C082-17 
4 --- Největší dovolená chyb a 
Měřicí systémy (A)   
(výdejní stojan y AdBlue ) 0,5 % 
Měřidla (B)   
(samostatná měřidl a objemu j ako součásti 
k použití do výdejního stojanu  AdBlue ) 0,3 % 
 
 
 
 
 
 
Pro objem y menší než dva litry jsou největší dovolené chyby uvedeny v  tabulce 2.  
Tabulka  2 – Největší dovolené chyby p ro V < 2 litry 
Měřený objem  V Největší dovolená chyba  
V < 0,1 L 4× hodnota v  tabulce  1 použitá na 0,1  L 
0,1 L ≤ V < 0,2 L 4× hodnota v  tabulce  1 
0,2 L ≤ V < 0,4 L 2× hodnota v  tabulce  1 použitá na 0,4  L 
0,4 L ≤ V < 1 L 2× hodnota v  tabulce  1 
1 L ≤ V < 2 L hodnota v  tabulce  1 použitá na 2  L 
 
Bez ohledu na měřené množství je velikost  největší dovolené chyby dána jako větší z  následujících 
dvou hodnot:  
a) absolutní hodnota  největší dovolené chyby uvedené v  tabulce  1 nebo v  tabulce  2, 
b) absolutní hodnota  nejvě tší dovolené chyby pro nejmenší odměr Emin. 
Pro nejmenší odměry rovn ající se  dvěma litrům nebo větší platí následující podmínky:  
Podmínka  1: Emin musí splňovat podmínku: Emin ≥ 2R, kde  R je nejmenší hodnota dílku indikačního 
zařízení.  
Podmínka  2: Emin je dáno vztahem: Emin = (2·mmq )  (A/100), kde  mmq  je nejmenší odměr  a A je 
číselná hodnota pro měřicí systémy ( A), uvedená  v tabul ce 1. 
Pro nejmenší odměry menší než dva litry platí výše uvedená podmínka  1 a Emin je rovno dvojnásobku 
hodnoty uvedené v  tabulce  2 pro měřicí systémy ( A) z tabulky  1. 
U měřicího systému a jednotlivých měřidel nesmí docházet ke zneužívání největší dovolené chyby ani 
k systematickému zvýhodňování jedné ze stran.  Opatření obecné  povahy č. 0111 -OOP -C082-17 
5 3   Technické požadavky  
Technické požadavky jsou založeny na požadavcíc h nařízení vlády o měřidlech a na požadavcích 
doporučení OIML R 117 -13. 
Na měřidla se při ověřování uplatňují technické požadavky, které byly ro zhodné pro jejich uvedení do 
oběhu.  
3.1   Konstrukce  výdejního stojanu  AdBlue  
Měřicí systém, který tvoří výdejní  stojan  AdBlue , se musí skládat minimálně z  těchto hlavních částí:  
 snímač protečeného množství , 
 počítadlo , 
 indikační zařízení , 
 dělící bod , zpravidla realizovaný výdejní pistolí , 
 hydraulický okruh . 
 
Pro správný provoz může být potřebné do měřicího systému zapojit:  
 filtr, 
 čerpadlo , 
 odlučovač plynu . 
Měřicí systém  může být vybaven dalšími pomocnými a přídavnými zařízeními  potřebnými pro 
správný chod  výdejního stojanu  AdBlue . 
3.2   Požadavky na konstrukci výdejního stojanu AdBlue  
Další p omocná zařízení mohou bý t částí počítadla výdejního stojanu nebo měřidla , nebo mohou  být 
připojena k  počítadlu pomocí rozhraní.  
Výdejní stojan může mít vlastní napájecí zdroj měřené kapaliny , nebo může být určený k instalaci do 
centrálního napájecího systému. V  případě, že výdejn í stojan AdBlue má vlastní napájecí zdroj, musí 
být instalov án odlučovač plynů bezprostředně před vstupem do měřidl a. 
Výdejní stojany  AdBlue  musí být vybaveny  nulovacím zařízením počítadla objemu . 
Pokud obsahují i poč ítadlo ceny, toto musí být možné vynulo vat. 
Nulovací zařízení poč ítadla ceny a poč ítadla objemu musí být uspořádané tak, aby vynulování jednoho 
z nich automaticky vedlo k  vynulování druhého počítadla.  
Počítadlo objemu a ceny nesmí být možné vynulovat v průběhu výdeje.  
Zahájení nového měření mu sí být znemožněno, dokud počítadla nejsou vynulován a. 
Pokud má výdejní stojan AdBlue vlastní napájecí zdroj měřené kapaliny poháněný elektromotorem, 
musí b ýt vybaven zařízením, které po zastavení elektromotoru brání jakémukoliv dalšímu výdeji 
AdBlue až do vynulování počítadla objemu.  
Pokud může být během výdeje použita pouze jedna výdejní pistole a následně musí být pro ukončení 
procesu výdeje zavěšena , další výdej musí být blokován, dokud není vynulováno indikační zařízení . 
Pokud mohou být použity dvě nebo  více výdejních pistolí současně nebo střídavě, a následně musí být 
použité výdejní pistole zavěšeny , další výdej musí být blokovaný, dokud není vynulováno indikační  
zařízení.  
Výše uvedené požadavky neplatí, pokud je použita pomocná ruční pumpa.  Opatření obecné  povahy č. 0111 -OOP -C082-17 
6 Pokud je měřicí systém vybaven tisk árnou , musí být spojen a s nulovacím zařízením počítadla objemu. 
Toto uspořádání musí umožňovat kontrolu vytisknutého plnícího listu jeho porovnáním s  údajem 
počítadla. Indikované množství zobrazené na indikačním  zařízení nesmí být  během tisku změněno.  
Výdejní stojany AdBlue musí být v provedení s přerušitelnou činností.  
Po selhání elektrického napájení musí elektronický displej pokračovat v zobrazování : 
 minimálně 15 minut spojitě a automaticky po selhání hlavního elektrického napáj ení, nebo  
 celkem alespoň 5 minut v  jedné nebo několika etapách ovládaných ručně během jedné hod iny 
po selhání.  
Výdejní stojan AdBlue musí být konstruován tak, aby po výpadku elektrického proudu na dobu delší 
než 15  sekund  nebylo možno pokračovat v  přerušen ém výdeji .  
3.3   Samoobslužné uspořádání s výdejními stojany  AdBlue  
Údaje poskytované výdejním stojanem musí zůstat přístupné pro strany zapojené do obchodní 
transakce až do jejího vyrovnání.  
Pokud samoobslužné uspořádání slouží pro dva nebo více  výdejníc h stojanů  AdBlue , každý z nich 
musí být vybaven identifikačním číslem, které je součástí každého údaje, který poskytuje 
samoobslužn ý výdejní stojan. U samoobslužného uspořádání nesmí být údaje indikačního zařízení 
výdejního stojanu, tiskárny a displej e paměťové ho zařízení odlišné.  
Pokud  přenos dat mezi výdejním stojanem a samoobslužným zařízením má formu impulz ů, všechny 
údaje poskytnuté samoobslužným zařízením nesmí vykazovat žádné vzájemné rozdíly pro žádnou 
měřenou veličinu týkající se stejného měření. Ú daje poskytnuté samoobslužným zařízením se nesmí 
odchýlit od každého z údajů výdejního stojanu o více než jeden dílek nebo o větší ze dvou dílků, 
pokud se liší.  
Tiskárna samoobslužného uspořádání nesmí reprodukovat údaje výdejního stojanu  jako rozdíl mezi 
dvěma vytištěnými hodnotami.  
Způsob platby anebo provozní režim se nesmí měnit před ukončením aktuálního měření. 
Samoobslužné uspořádání včetně podmínek jasně určujících provozní metody musí být n avrženo tak, 
aby zákazník měl přístup alespoň k jednomu prim árnímu údaji z výdejního stojanu pro zákazníka , a to 
minimálně do ukončení transakce, aby si zákazník mohl překontrolovat dodané množství a cenu. 
Pokud samoobslužné uspořádání průběžně shrnuje vydané objemy kapaliny pro různé registrované 
zákazníky, hodnot a dílku používané pro tyto součty nesmí mít vliv na nejmenší odměr.  
3.4   Obslužný provozní režim  
Pokud je naměřený údaj zobrazován pouze na indikační m zařízení výdejního stojanu, musí být toto 
zařízení vybaveno nápisem, zřetelně viditelným pro zákazníka, který uvádí, že  příslušný  výdejní 
stojan  může z přístupnit  jen provozovatel po ukončení aktuální obchodní transakce, a že vpřípadě sporu 
se považuje za správný údaj na indikačním zařízení . 
V obslužném provozním režimu se vypořádání transakce uskuteční před  tím, než zákazník opustí 
místo výd eje. O perace měření končí v okamžiku vyrovnání  transa kce. 
3.5   Ochrana proti neoprávněné manipulaci  
Na výdejním stojanu  AdBlue je nezbytný počet míst pro umístění úřední značky . 
Výdejní stojan  je konstruován tak, aby bez viditelného poškození úřední značky nebyl umožněn zásah 
do měřicího nebo indikačního  zařízení, který by mohl ovlivnit správnost měření.  Opatření obecné  povahy č. 0111 -OOP -C082-17 
7 4   Značení   
4.1   Označení výdejního stojanu AdBlue  
Každ ý výdej ní stoja n musí být opatřen zvláštním štítk em, obsahujícím alespoň následující informace:  
a) jméno nebo obchodní značku výrobce ; 
b) označení  typu výdejního stojanu ; 
c) výrobní číslo a rok výroby ; 
d) minimální průtok Qmin a maximální průtok  Qmax; 
e) minimální (pokud je potřebný) a maximální provozní tl ak; 
f) nejmenší odměr ( Vmin); 
g) název nebo druh měřené kapaliny , případně rozsah relevantních charakteri stik; 
h) minimální a maximální teplota měřené kapaliny ; 
i) minimální a maximální teplota okolního prostředí ; 
j) mechanická a elektromagnetická třída okolního prostřed í; 
k) jmenovitá hodnota napětí střídavého zdroje a mezní hodnota napětí stejnosměrného zdroje ; 
l) třída přesnosti ; 
m) číslo certifikátu schválení typu, pokud existuje nebo označení shody ; 
n) identifikace poloh jednotlivých výdejních míst . 
Tento štítek musí být pevně p řipojen ke konstrukci  výdejního stojanu  AdBlue  na viditelném místě  
a zaplombován.  
Všechny údaje na štítku na výdejním stojanu  AdBlue  musí být čitelné.  
4.2   Označení součást í výdejního stojanu  AdBlue  
Každá  samostatná  metrologicky relevantní součást výdejn ího stojanu , jako j e snímač průtoku, měřicí 
převodník, počítadlo nebo odlučovač plynů, obsahuje  alespoň (např . v podobě dalšího štítku)  
následující informace:  
 výrobní číslo ; 
 jméno nebo obchodní značku výrobce ; 
 číslo certifikátu schválení typu , poku d existu je; 
 další relevantní charakteristiky pro konkrétní typ zařízení . 
Všechny údaje na štítku na součásti  musí být nesmazatelné, neodstranitelné a čitelné.  
4.3   Označení na indikačním  zařízení  
Indikační  zařízení musí obsahovat  následující údaje : 
 jednotku „Lit r“ nebo značku „L“, „l“ nebo „dm3“ následující za indikací množství ; 
 jednotku národní měny (Kč) v  blízkosti indikace ceny k  zaplacení ; 
 jednotku např. „Kč/L “, „Kč/Litr “ nebo „Kč/dm3“ v blízkosti indikace jednotkové ceny ; 
 informaci o nejmenším odměru . 
5   Schvalování typu měřidla  
Výdejní stojany AdBlue jsou uváděny na trh a do provozu s  posouzením shody podle nařízení vlády 
o měřidlech1, a proto nepodléhají schvalování typu.  Opatření obecné  povahy č. 0111 -OOP -C082-17 
8 6   Prvotní ověření  
Výdejní stojany AdBlue jsou uváděny na trh a do provozu s  posouz ením shody podle nařízení vlády 
o měřidlech1, a proto nepodléhají prvotním u ověření .  
7   Následné ověření   
7.1   Všeobecně  
Při následném ověřování  se provádí následující  činnosti  a zkou šky: 
a) vizuální  prohlídk a, 
b) zkouška přesnos ti, 
c) zkoušky pomocných a přídav ných zařízení . 
U výdejních stojanů  s více samostat nými výdejními místy se zkouškám podrobí všechna výdejní místa 
samostatně a tyto zkoušky se jednotlivě vyhodnotí. Výdejní stojany  AdBlue se dvěma rozsahy se 
nejprve ověří pro nižší rozsah a následně se zkou ška rozšíří o  zkoušku největšího dosažitelného 
průtoku . 
U paralelního zapojení dvou snímačů průtoku se zkouší nejprve oba snímače průtoku samostatn ě, 
a následně se provede zkouška celé sestavy (paralelního zapojení) ve všech třech stanovených 
průtocích.  
Výdejní stojany  s jednou hydraulickou měřicí částí a  více výdejními místy (Satelit) se podrobí 
zkouškám podle běžného zkušebního programu a na závěr se provede zkouška při maximálním 
dosažite lném průtoku z  každého dalšího výdejního místa (z každé satelitní výdejní pistole).  
Výdejní stojany  AdBlue jsou zkoušeny kapalinou, pro jejíž měření jsou určeny.  
7.2   Zkušební vybavení  
Zkušební zařízení, se kterým se provádí zkoušky přesnosti , musí mít rozšířenou nejistotu  měření 
menší než 1/5 největší dovolen é chyb y podle článku 2. 3.2, tabulky 1. 
7.3   Vizuální prohlídka  
Při vizuální prohlídce výdejního stojanu  AdBlue  se posuzuje, zda:  
 měřidlo předložené k  ověření a jeho součásti se shodují se schváleným typem  nebo 
s provedením měřidla, u kterého byla prohlášena shoda v rámci uvedení na trh a pozornost musí 
být věnována kontrole ozn ačení ve smyslu kapitoly 4 , 
 měřidlo a jeho součásti včetně pryžových hadic nejsou mechanicky poškozeny nebo kovové 
části nenesou stopy koroze . 
Pokud měřidlo nevyhoví požadavkům vizuální prohl ídky, dále se n ezkouší.  
7.4   Zkouška přesnosti výdejního stojanu  AdBlue  
Zkouška přesnosti výdejního stojanu a jeho měřidel se prov ádí objemovou metodou, přepuštěním 
stanoveného množství kapaliny do etalonové odměrné nádoby při stanoveném průtoku.  
Zkušebn í průtoky se stanoví podle následujících vztahů:  
Q1 = (1 až 1,1)× Qmin, 
Q2 = (0,22 až 0,28)× Qmax, 
Q3 = (0,6 až 1)× Qmax. 
V každém ze tří zkušebních průtoků se vypočítají chyby měření zkoušené výdejního stojanu  AdBlue .  Opatření obecné  povahy č. 0111 -OOP -C082-17 
9 Rozšířená nejistota určení objemu př i měření nesmí přesáhnout hodnotu 1/3 největší dovolené chyby  
uveden ou v článku 2.3.2 .  
Zkušební množství kapaliny při zkoušce přesnosti musí být alespoň  1 000× dílek indikačního zařízení . 
Výdejní stojan vyhověl zkoušce přesnosti, jestliže žádná z  relativn ích odchylek indikovaného objemu 
nepřekročí největší dovolenou chybu uvedenou v  článku 2. 3.2. 
Pokud všechny skutečné chyby měření  mají stejné znaménko, musí mít ke splnění požadavku článku 
2.3.2 alespoň jedna z chyb měření  při typickém průtoku v  rozsahu 0, 25·Qmax až Qmax hodnotu menší  
než polovina největší dovolené chyby.   
7.5   Zkoušky pomocných a přídavných zařízení  
Kontroluje se správná funkce pomocných a přídavných zařízení, pokud je jimi výdejní stojan vybaven. 
Příslušná zkouška se provede pouze jednou . Zkoušky pomocných a přídavných zařízení se mohou 
kombinovat se zkouškou přesnosti.  Násle dující zkoušky se provádí v případě, že jsou pro výdejní 
stojan relevantní a zařízení se používá pro závazkové vztahy.  
7.5.1   Zkouška nulov ání 
Odečtou se hodnoty počítadla objemu a příp adně ceny po vynulování výdejního stojanu.  
Residuální indikovaná hodnota po vynulování nesmí být větší než polovina minimální specifikované 
odchylky objemu Emin u počítadel se spojitým zobrazováním.  
Počítadla s nespojitým zobrazováním musí po vyn ulování indikovat nulu bez dvojznačností.  
7.5.2   Zkouška součtového počítadla  
Stanoví se rozdíl mezi údajem součtového počítadla a údajem indikačního  zařízení, které se vztahují 
ke stejnému měření. Údaj součtového počítadla se stanoví jako rozd íl jeho počátečního a konečného 
stavu.  
Rozdíl těchto údajů se nesmí navzájem lišit o víc než o jeden dílek součtového počítadla.  
7.5.3   Zkouška počítadla ceny  
U výdejních stojanů  s mechanickým počítadlem se zkouška musí provést alespoň pro dvě jednotkové  
ceny  při maximální ch a minimální ch otáčká ch počítadla .  
U výdejních stojanů s  elektronickým počítadlem se zkouška provede pro maximální jednotkovou 
cenu . Porovnává se cena indikovaná s  cenou vypočtenou jako součin indikovaného objemu  
a jednotkové ceny.  
Při ověřování  výdejních stojanů  se zkouška provede jen pro aktuálně používanou jednotkovou cenu.  
Rozdíl mezi zobrazenou cenou a cenou vypočtenou z  ceny za jednotku a indikovaného množství 
nesmí být větší než cena odpovídající Emin. 
7.5.4   Zkouška př ídavné ho počítadla objemu  
Porovnají se údaje indikované přídavnými počítadly objemu s údaji indikačního  zařízení, vztahujícími 
se ke stejnému měření.  
Rozdíl těchto údajů se nesmí navzájem lišit o víc než o jeden dílek  stupnice , který je  největší m z dílků 
stupnic  porovnávaných zařízení.  
7.5.5   Zkouška předvolby  
Provede se odměr pomocí předvolby objemu nebo ceny a stanoví se rozdíl mezi předvoleným 
množstvím a množstvím indikovaným počítadlem objemu nebo ceny na konci měření . 
U měřidel v  předplatném nebo v  předem objednaném režimu tento rozdíl nesmí překročit nejmenší 
specifikovanou odchylku objemu Emin nebo cenu odpovídající této odchylce.  Opatření obecné  povahy č. 0111 -OOP -C082-17 
10 7.5.6   Zkouška samoobslužného zařízení  
Provede se odměr pomocí samoobslužného zařízení a stanoví se rozdíl mezi předvoleným m nožstvím 
a množstvím indikovaným počítadlem objemu nebo ceny na konci měření.  
Výsledky se od sebe navzájem nesmí lišit. V  případě měřidel v  předplatném nebo v  předem 
objednaném režimu se na samoobslužné zařízení aplikují i požadavky na předvolbu.   
7.5.7   Zkouška tiskárny  
Porovnají se údaje z tiskárny  s údaji indikačního zařízení, vztahujícími se ke stejnému měření.  
Rozdíl těchto údajů se nesmí navzájem lišit o víc než o jeden dílek indikačního zařízení .   
8   Přezkoušení měřidla  
Při přezkušování měřidel po dle §  11a zákona o metrologii na žádost osoby, která může být dotčena 
jeho nesprávným měřením, se postupuje dle kapitoly 7  s výjimkou poslední věty článku 7.3 . Jako 
největší dovolené chyby se uplatní dvojnásobek  největších dovolených chyb dle kapitoly 7 . 
9   Oznámené normy  
ČMI oznámí pro účely specifikace metrologických a technických požadavků na měřidla a pro účely 
specifikace metod zkoušení při schvalování jejich typu a ověřování, vyplývajících z  tohoto opatření 
obecné povahy, české technické normy, další  technické normy nebo technické dokumenty 
mezinárodních popřípadě zahraničních organizací, nebo jiné technické dokumenty obsahující 
podrobnější technické požadavky (dále jen „oznámené normy“). Seznam těchto oznámených norem 
s přiřazením k  příslušnému opatř ení oznámí ČMI společně s  opatřením obecné povahy veřejně 
dostupným způsobem (na webových stránkách www.cmi.cz ). 
Splnění oznámených norem nebo splnění jejich částí se považuje v  rozsahu a za podmínek 
stanovených tímto opat řením obecné povahy za splnění těch požadavků stanovených tímto opatřením, 
k nimž se tyto normy nebo jejich části vztahují.  
Shoda s oznámenou normou je jedním ze způsobů, jak prokázat splnění požadavků.  Tyto požadavky 
mohou být splněny i jiným technickým řešením garantujícím stejnou nebo vyšší úroveň ochrany 
oprávněných zájmů.  
II. 
O D Ů V  O D N Ě N Í  
ČMI vydává podle § 14 odst. 1 písmeno j) zákona o metrologii k provedení § 6 odst. 2, § 9 odst. 1 a 9  
a § 11a odst. 3 zákona o metrologii toto opatření obecn é povahy, kterým se stanovují metrologické  
a technické požadavky na stanovená měřidla a zkoušky při ověřování stanovených měřidel – „měřidla 
a měřicí systémy protečeného množství kapalin jiných než voda nebo než zkapalněné plyny – výdejní 
stojany vodného roztoku močoviny - AdBlue “.  
Vyhláška č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající 
schválení typu, ve znění pozdějších předpisů, zařazuje v příloze Druhový seznam stanovených měřidel 
uvedený druh měřidel pod položk ou 1.3. 12 mezi měřidla podléhající schvalování typu a povinnému 
ověřování.  
Tento předpis (Opatření obecné povahy) bude oznámen v souladu se směrnicí Evropského parlamentu 
a Rady (EU) č. 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v o blasti 
technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti.  
 Opatření obecné  povahy č. 0111 -OOP -C082-17 
11 III. 
P O U Č E N Í  
V souladu s  ustanovením §  172 odst.  l ve spojení s  ustanovením §  39 odst.  l SprŘ stanovuje ČMI lhůtu 
pro uplatnění připomínek do 30 dnů od data vyvěšení na úřední  desce. K připomínkám podaným po 
této lhůtě se nepřihlíží.  
Dotčené osoby se tímto vyzývají k  uplatnění připomínek k  tomuto návrhu opatření obecné povahy. 
S ohledem na ustanovení §  172 odst.  4 SprŘ se připomínky podávají v  písemné podobě a musí 
splňovat ná ležitosti podání podle §  37 SprŘ.  
Připomínky musí mít náležitosti uvedené v §  37 odst.  2 SprŘ, musí být patrno, kdo je činí, proti 
kterému opatření obecné povahy směřují, v  jakém rozsahu ho napadají a v  čem je spatřován rozpor 
s právními předpisy nebo nesp rávnost opatření obecné povahy nebo řízení, jež mu předcházelo, které 
věci se týkají a co se navrhuje, musí obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určeno, a  podpis 
osoby, která je činí.  
Do podkladů návrhu opatření obecné povahy je možné nahlédnout u Českého metrologického 
institutu, Úsek pro legální metrologii, Okružní 31, 638 00 Brno, a to po telefonické dohodě.  
Tento návrh opatření obecné povahy bude zveřejněn po dobu 15 dnů.  
 
 
 
 
 
 
 ...…………………………..............  
 RNDr. Pavel Klenovský  
 generální řed itel 
 
 
Za správnost vyhotovení: Mgr. Tomáš Hendrych  
 
Vyvěšeno dne:  12. 4. 2018  
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení:  ....................................................  
 
Sejmuto dne:   
Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí:  ................. ...................................