Český metrologický institut  
Okružní 31, 638 00  Brno  
 
 
Manažerské shrnutí pro EK (není součástí tohoto právního předpisu)  
Měřidla a měřicí systémy protečeného množství kapalin jiných než voda – dynamické měřicí systémy 
na kapaliny jiné než voda umístěné na vozidlech a na cisternových vozidlech  jsou v  ČR uvádě ny na 
trh a do provozu podle směrnice 2014/32/EU (MID). Po uvedení do provozu jsou předmětem národní 
metrologické regulace – ověřování ve stan ovených lhůtách. Předmětem tohoto notifikovaného před-
pisu je pouze ověřování měřidel již uved ených do provozu. Pře dpis se netýká ani uvádění na trh, ani 
uvádění do provozu.  
Požadavky uplatňované na tato měřidla v  provozu jsou plně kompatibilní s  MID a jsou dále založeny 
na doporučeních OIML R 117.  
Některé zde uvedené parametry jsou vlastnostmi měřidla jako nového a zd e se uvádějí pouze proto, 
že jejich zachování v  provozu je předmětem vizuální či jiné kontroly v  rámci ověření.  
(Konec manažerského shrnutí.)  
  
 
 Vyřizuje: Mgr. Tomáš Hendrych  
 Telefon: 545  555 414 
 
 
V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A  
 
Český metrologický ins titut (ČMI), jako orgán věcně a místně příslušný ve věci stanovování metrol o-
gických a technických požadavků na stanovené měřidlo a stanovování metod zkoušení při schvalování 
typu a při ověř ování stanoveného měřidla dle §  14 odst. 1  zákona č. 505/1990  Sb., o metrologii, ve 
znění pozdějších předpisů, a dle ustanovení § 172 a následujících  zákona č.  500/2004  Sb., správní řád, 
ve znění pozdějších předpisů  (dále jen „SprŘ“) , zahájil z moci úřední  dne 26. 2. 2010  správní řízení 
dle § 46 SprŘ , a na základě podklad ů vydává te nto: 
 
 
I. 
N Á V  R H   O P A T Ř E N Í     O B E C N É    P O V  A H Y  
č. 0111 -OOP -C069 -16  
kterým se stanovují metrologické a technické požadavky na st anovená měřidla , včetně metod 
zkoušení pro schvalování typu a ověřování stanovených měřidel : 
„Měřidla a měř icí sestavy protečeného množství kapalin jiných než voda a zkapalněných plynů  - 
dynamické měřicí systémy na kapaliny jiné než voda umístěné  na vozidlech  a na cisternových 
vozidlech “ 
 Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C069 -16 
 
2 Toto opatření obecné povahy stanovuje metrologické a technické  požadavky na měřidla a měřicí sestavy 
protečeného množství kapalin jiných než voda a zkapalněn ých plynů umístěných na vozidlech , které se 
uplatní po uvedení na trh nebo do provozu při jejich ověřování.  
1   Základní pojmy  
Pro účely tohoto opatření obecné povahy platí termíny a definice podle VIM , VIML1 a následující  
termíny a definice : 
1.1  
cistern ové vozidlo  
Samostatn ě poháněné vozidlo , přívěsné nebo návěsné vozidlo , na které je trvale nebo odníma telně  
připevněná  nádoba vhodná k přeprav ě kapalin  jiných než vo da, která může být rozdělena do více m ě-
řicích komor . 
1.2  
dynamický měřicí systém na kapaliny jiné než voda  (dále jen „ měři cí systém“)  
Sestava zař ízení pro určování a zaznamenávání proteklého množství (hmotnosti nebo objemu případně 
objemu za stanovených podmí nek) dané kapaliny jiné než voda na základě měření n ezbytných veličin 
při jejím průtoku zcela zaplněným p orubím.  
2   Metrologické požadavky  
Metrologické požadavky jsou založeny na požadavcích nařízení vlády o měřidlech a na požadavcích 
doporučení OIML  R 117-12 a OIML R 813. 
Na měřidla se při ověřování uplatňují metrologické požadavky, které byly rozhodné pro jejich uvedení 
do oběhu.  
2.1   Stanovené pracovní podmínky  
2.1.1    Rozsah teploty okolí  
Měři cí systémy  musí řádně pracovat v  rozsahu teploty okolí spec ifikovaném výrobcem jako rozsah 
pracovních teplot, který musí být alespoň −25 °C až +55 °C.  
2.1.2    Rozsah průtoku  
Rozsah průtoku měřicího systému specifikovaný výrobcem musí být v  mezích rozsahu průtoku každ é 
jeho součásti, zejména měřidla . 
Minimální pož adovaný poměr průtoků Qmax : Qmin měřicího systému pro kryogenní k apaliny je  5 : 1, 
pro ostatní kapaliny 4 : 1 . 
                                                      
1  TNI 01 0115  Mezinárodní metrologický slovník – Základní a všeobecné pojmy a přidr užené termíny (VIM)  
a Mezinárodní slovník termínů v  legální metrologii (VIML) jsou součástí sborníku technické harmonizace 
„Terminologie v  oblasti metrologie“ veře jně dostupného na www.unmz.cz . 
2  OIML R 117 -1 „Dynamic measuring systems for liquids other than water . Part 1: Metrological and techn ical 
requirements“  – veřejně d ostupný na www.oiml.org  
3  OIML R 81 „Dynamic measuring devices and systems for cryogenic liquids“  – veřejně dostupný na  
www.oiml.org  Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C069 -16 
 
3 2.1.3    Měřená kapalina  
Měřená kapalina musí být specifikována názvem nebo druhem, jejichž fyzikální vlastnosti jsou určeny 
a obecně známy , nebo  musí být specifikována přímo uvedením rozsahů relevantních fyzikálních vlas t-
ností, se kterými výrobci tyto kapaliny dodávají, jako je např. rozsah hustoty anebo viskozity, rozsah 
teplot či rozsah tlaků , případně Reynoldsova čísla . 
2.1.4   Nejmenší odměr ( mmq )  
Nejmenší odměr kapaliny, pro jehož měření je dynamický měřicí systém určen, je vyjádřen ve tvaru 
1 × 10n, 2 × 10n anebo 5  × 10n měřicích jednotek objemu nebo hmotnosti, přičemž n je kladné nebo 
záporné celé číslo nebo n ula. 
Nejmenší odměr měřicího sy stému  nesmí být menší , než je největší z nejmenších odměrů jakékoli 
jeho so učásti.  
2.2   Přesnost  měři cích systémů  
Měři cí systémy  musí splňovat požadavky na největší dovolené chyby v  celém měřicím rozsahu průt o-
ku specifikovaném výrobcem.  
2.2.1   Tříd y přesnosti  měři cích systémů  
Měřicí systém musí být zařazen do třídy přesnosti podle tabulky 1.  
Výrobce může pro určitý druh měřicího systému stanovit vyšší přesnost.  
Tabulka  1 – Třídy přesnosti  
Třída  Oblast použití  
0,5 Měřicí systémy pro kapaliny s  nízkou visk ozitou  (20 mPa ·s). 
Měřicí systémy pro mléko , pivo  a jiné poživatiny . 
Měřicí systé my pro plnění paliva do letadel . 
1,0 Měři cí systémy pro zkapalněné plyny pod tlakem měřené při teplotě   –10 °C nebo vyšší . 
Měřicí systémy  běžně třídy 0,5, ale používané pro kapaliny:  
   a) jejichž teplota je nižší než −10 °C, nebo vyšší než +50 °C, 
   b) jejichž dynamická viskozita je vyšší než 1  000 mPa ·s. 
1,5 Měřicí systémy pro zkapaln ěný oxid uhličitý . 
Měřicí systémy pro zkapalněné  plyny pod tlakem měřené při teplotě nižš í než −10 °C   
(s výjimkou  kryogenních kapalin) . 
2,5 Měřicí systémy pro kryogenní kapaliny (o teplotě nižší než −153 °C). 
 
 
2.2.2   Největší dovolené chyby  
Největší dovolen é chyb y pro měřicí systémy a měřidla v  těchto systémech jsou uvedeny v  tabulce 2.  Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C069 -16 
 
4 Tabulka  2 – Největší dovolené chyby  
--- Největší dovolené chyby  
Třída přesnosti  0,5 1,0 1,5 2,5 
Měři cí systémy (A)  (celý systém)  0,5 %  1,0 %  1,5 %  2,5 %  
Měřidla (B)  0,3 %  0,6 %  1,0 %  1,5 %  
Bez ohledu na měřené množství je velikost největší dovolené chy by dána jako větší z následujících 
dvou hodnot:  
a) absolutní hodnota největší dovolené chyby uvedené v  tabulce  2; 
b) absolutní hodnota největší dovolené chyby pro nejmenší odměr Emin. 
Pro nejmenší odměry rovn ající se  dvěma litrům nebo větší platí následují cí podmínky:  
Podmínka  1: Emin musí splňovat podmínku: Emin ≥ 2R, kde  R je nejmenší hodnota dílku indikačního 
zařízení.  
Podmínka  2:   Emin je dáno vztahem: Emin = (2·mmq )  (A/100), kde mmq  je nejmenší odměr a A je 
číselná hodnota pro měřicí systémy (A) v t abulce  2. 
U měřicího systému nesmí docházet ke zneužívání největší dovolené chyby ani k systemati ckému 
zvýhodňování jedné ze stran.  
2.2.3   Přepočítaný indikovaný údaj  
V případě přepočítávaného indikovaného údaje platí  největší dovolená chyba pro  měřicí sy stémy (A) 
v tabulce  2. 
2.2.4   Přepočítávací zařízení  
Největší dovolená chyba přepočítávaných indikovaných údajů způsobená přepočítávacím zař ízením je 
rovna (A − B), kde A  a B jsou hodnoty uvedené v  tabulce  2. 
Části přepočítávacího zařízení, které lze zko ušet odděleně:  
a) Počítadlo: největší dovolená chyba indikovaných hodnot charakteristických veličin kapaliny 
platná pro výpočet, kladná nebo záporná, se rovná jedné desetině největší dovolené chyby pro 
měřicí systémy (A) v  tabulce  2. 
b) Připojená měřidla musí mí t aspoň takovou přesnost, jakou udávají hodnoty v  tabulce  3. Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C069 -16 
 
5 Tabulka  3 – Největší dovolené chyby připojených měřidel  
--- Třída přesnosti měřicího systému  
0,5 1,0 1,5 2,5 
Teplota  ± 0,5 °C  ±1,0 °C  
Tlak  menší než 1 MPa:     ±50 kPa  
  od 1 do 4 MPa:       ±5 %  
 větší než 4 MPa:   ±200 kPa  
Hustota  ±1 kg/m3 ±2 kg/m3 ±5 kg/m3 
POZNÁMKA     
Tyto hodnoty se vztahují na údaje charakteristických veličin kapaliny indikované přepoč ítávacím zařízením.  
 
c) Přesnost výpočtové funkce: největší dovolená chyba výpočtu každ é charakteristické veličiny 
kapaliny, kladná nebo záporná, je rovna dvěma pětinám hodnoty uvedené pod písmenem b) pro 
připojená měř idla. 
3   Technické požadavky  
Technické požadavky jsou založeny na požadavcích nařízení vlády o měřidlech a na požadavcích d o-
poručení OIML  R 117-12 a OIML R 813. 
Na měřidla /měřicí systémy  se při ověřování uplatňují metrologické požadavky, které byly rozhodné 
pro jejich uv edení do oběhu.  
3.1   Konstrukce měř icího systému  
Měřicí systém  se musí skládat minimálně z  těchto hlavních č ástí:  
  měřidlo,  
  dělicí bod , 
  hydraulickou trasu s  danými vlastnostmi zabezpečujícími správnou funkčnost měřicího syst é-
mu. 
Pro správný provoz může být potřebné do měřicího systému zapojit  i další komponenty například : 
  filtr, 
  čerpadlo , 
  difer enční ventil , 
  korekční zařízení , 
  zařízení na odstranění plynné fáze a/nebo  detektor plynu  nebo protivírové zařízení.  
Měřicí systém může být vybaven dalšími pomocnými a přídavnými zařízeními . 
Pokud více průtok oměrů určených pro samostatné transakce sd ílí společné komponenty (například 
počítadlo, filtr, zaříz ení na odstranění plynné fáze, přepočítávací zařízení množství kapaliny) , tvoří 
každý průtokoměr s uvedenými sdílenými komponentami samostatný měřicí systém.  Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C069 -16 
 
6 Každý měřicí systém musí být používán na  určitý produkt nebo na určitou skupinu produktů, pro které 
byl schválen. Potrubí měřicích sestav musí být navrženo tak, aby nemohlo dojít ke smíchání produktů.  
3.1.1   Specifické  požadavky na měření zkapalněn ých plyn ů pod tlakem  
Povolené jsou jen měřicí systémy s  plnou hadicí.  
Nejsou povolena žádná prop ojení mezi plynnými fáze mi cisterny a přijímací nádrží.  
3.1.2    Specifické  požadavky na měření zkapalněného oxidu uhličitého  
Přípustné jsou jen  sestavy  s prázdnou hadic í. 
Propojení mezi plynnými fázemi ciste rnové nádrže a příjmovou nádrží je přípustné, pokud je instal o-
vané zařízení k umožnění kompenzace dodaného množství o množství odpovídající mno žství páry 
vrácené v plynovém potrubí nebo se kompenzace vykonává automatickým výpočtem. Avšak v obou 
případech s e musí dát bezpečně zabránit průtoku kapaliny z výdejní nádrže do příjmové nádrže zpě t-
ným plynovým potrubím.  
3.1.3   Specifické  požadavky na měření mléka, piva  a jin ých pěnivých  pitných kapalin  
V příjmové aplikaci je děl icí bod daný konstantní hladinou v o dvzdušňovacím systému před m ěřidlem. 
Odvzdušňovací zařízení musí využívat nádobu s konstant ní hladinou, která je obvykle zkombinovaná 
do jednoho zařízení, ale může být samostatná, když odvzdušňovací zařízení je na výstupu nádoby 
s konstantní hladinou a pře d měřidlem. Tato konstantní hladina v odvzdušňov acím zařízení se musí 
dát zkontrolovat před a po každém měření. Hladina se musí vytvořit autom aticky.  
Odvzdušňovací zařízení může být umístěné buď na vstupu do čerpadla, nebo mezi čerpadlem a měř i-
dlem. Odvzdu šňovací zařízení je nezbytné , když je měřidlo napájené samospádem, vypraz dňováním 
máselnic, pomocným čerpadlem nebo podtlakovým systémem. Pokud je mléko přivád ěno čerpadlem 
nebo pomocným podtlakovým systémem, musí být systém vybavený odlučovačem plynu. Tot o zař í-
zení se může kombinovat s nádobou s konstantní hladinou.  
Měři cí systém musí být zcela zaplněn před začátkem měření. V případě příjmových instalací, p okud 
není praktické naplnit měřicí systém před měřením, je možné stanovit množství požadované na nap l-
nění měřicího systému a toto množství musí být vyznačené na informačním štítku měřicího systému, 
aby se mohlo vzít do úvahy při výpočtech při prvním měření při př íjmu. První nam ěřené množství při 
příjmu musí být rovné nebo větší než množství, které je potř ebné na kompletní zaplnění systému.  
3.1.4   Specifické požadavky pro tankování letad el 
Požadavky platí i pro tankování helikoptér . 
Měři cí systémy pro tankování letadel jsou systémy s plnou hadicí.  
Funkci zařízení na odlučování plynů může provádět zařízení na odlučování vody s mikrofi ltrem.  
Zařízení na odlučování vody může být umístněné za měřidlem. Ventil na vypouštění vody by n eměl 
být plombovaný.  
3.2   Indikační zařízení  
Měřicí systém musí být vybaven indikačním zařízením udávajícím množství protečené kapaliny za 
podmínek měření.  
Objem je  zobrazen v  měřicích jednotkách objemu úměrných měřicímu rozsahu, např. v  m3, dm3 
(v litrech) . Hmotnost je zobrazena v měřicích jednotkách hmotnosti  úměrných měřicímu rozsahu , 
např.  kg nebo t.  
V případě měření ovlivňujícíc h veličin je teplota zobrazena ve °C nebo v  K, hustota v  kg/m3 a tlak 
v bar nebo Pa (kPa, MPa).  Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C069 -16 
 
7 Pokud je měřicí systém vybaven přepočítávacím zařízením pro přepočet měřeného množství protečené 
kapaliny na dané referenční podmínky, musí být vybaven i zaříze ním pro zobrazení tohoto přepočít a-
ného množství.  Pokud je přepočítávací funkce aktivní a je zobrazováno množství při základních po d-
mínkách, musí být výsledek měření doprovázen touto informací, např. „objem při 15  °C“. 
Použití jednoho indikačního zařízení p ro více měřicích systémů je povoleno za předpokladu, že není 
možné použití dvou měřicích systémů najednou a je zřetelné, pro který měřicí systém je údaj zobr a-
zen. 
3.3   Zařízení na odstranění plynné fáze  
Musí být minimalizována možnost výskytu nerozpuštěné ho vzduchu nebo plynů v  měřené kapalině 
před průtokoměrem , a to zejména vhodným uspořádáním hydraulické trasy včetně čerpadla a tlak o-
vých poměrů, případně použitím zařízení na odstraňování plynné fáze pro kapaliny s  dynamickou 
viskoz itou menší než 20  mPa·s  při teplotě 20  °C, které je vhodné pro dané podmínky měření.  
Vliv nerozpuštěného vzduchu a plynů na výsledek měření nesmí překročit:  
a) 1 % naměřeného množství pro mléko, pivo a jiné poživatelné pěnivé kapaliny a pro kapaliny 
s viskozitou nad 1 mPa·s při 20  °C, nebo  
b) 0,5 % naměřeného množství u ostatních kapalin.  
Tento vliv však n emusí  být menší než 1  % nejmenšího odměru .  
3.4   Ochrana proti neoprávněné manipulaci  
Na měřicím systému musí být připraven nezbytný počet míst pro umístění úřední značek a hlavní 
značky, umožňující jejich snadné umístění a  vizuální kontrolu bez nutnosti demontáže.  
Měři cí systém  je konstruován tak, aby bez viditelného poškození úřední ch značek  nebyl umožněn 
zásah do  měřicího, indikačního, přepočítávacího nebo jiných zařízení měřic ího systému, který by mohl 
ovlivnit správnost měření.  
4   Značení  
Všechny údaje na štítku na měřicím systému musí být nesmazatelné, neodstranitelné a čitelné po celou 
dobu používání.  
4.1   Označení měři cího systému  
Každý  měřicí systém  musí být na zvláštním št ítku označen alespoň následujícími inform acemi:  
a) jméno nebo obchodní značk a výrobce ; 
b) označení typu měřicího systému ; 
c) výrobní číslo a rok výroby ; 
d)  minimální průtok Qmin a maximální průtok Qmax; 
e)  minimální a maximální provozní tlak ; 
f)  nejmenš í odměr ( mmq ); 
g)  název nebo druh měřené kapaliny, případně rozsah relevantních charakteri stik; 
h)  minimální a maximální teplota měřené kapaliny ; 
i)  klimatická, mechanická a elektrická třída prostředí ; 
j)  jmenovitá hodnota napětí střídavého zdroje a /nebo mezní hodnota napětí stejnosměrného zdr o-
je; 
k) třída přesnosti ; 
l)  číslo certifikátu schválení typu, pokud existuje , nebo označení shody ; Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C069 -16 
 
8 m) značka posouzení shody vč etně čísla notifikované osoby  (v případě uvedení na trh posouzením 
shody) . 
Tento štíte k musí být pevně připojen k měřicímu systému  na viditelném místě a zaplomb ován. 
4.2   Označení metrologicky relevantních komponent  
Každá samostatná metrologicky relevantní součást měřicího systému , jako je měřidlo , měřicí převo d-
ník, počítadlo , zařízení na odstranění plynné fáze , indikační a přepočítávací zařízení, obsahuje al espoň 
(např. v  podobě dalšího štítku) následující inform ace: 
 výrobní číslo ; 
 jméno nebo obchodní značku výrobce ; 
 číslo certifikátu schválení typu, pokud existuje ; 
 další relevantní charakteristiky pro konkrétní typ zařízení.  
5   Schvalování typu měřidla  
Předmětná měřidla a předmětné měřicí systémy jsou dodávány na trh nebo uváděny do provozu 
s posouzením shody dle jiného právního předpisu ,4 a proto nepodléhají schval ování typu.  
6   Prvotní ověření  
Předmětná měřidla a předmětné měřicí systémy jsou dodávány na trh nebo uváděny do provozu s p o-
souzením shody dle jiného právního předpisu ,4 a proto u nich není prvotní ověření relevantní.  
7   Následné ověření  
7.1   Všeobecn ě  
Ověření měřicího systému se může provádět v  jedné nebo ve více etapách. Pokud konečnému ověř ení 
kompletního měřicího systému předchází jedna nebo více etap, výsledky zkoušek v  předchozích et a-
pách se musí zohlednit v  průběhu konečné etapy.  
Ověření měřicí ho systému  se může provést v  jedné etapě, pokud celý měřicí systém vyrobil jeden 
výrobce a pokud může být buď přepravován bez demontáže a ověřován v  podmínkách, ve kterých má 
pracovat, nebo může být ověření kompletně provedeno  v místě instalace.  
Ve všech o statních případech se ověření provádí ve dvou etapách.  
   První etapa se týká jen měřidel jakožto komponent měřicího systému, případně přídavných zař í-
zení. Zkoušky první etapy se mohou vykonat s  jinou kapalinou než tou, pro kterou je systém u r-
čen. Zkoušk y první etapy se mohou vykonat na zkušebním zařízení.  
   Druhá etapa se musí provést na místě instalace a v  provozních podmínkách kapalinou, která je 
pro systém určena.  
Bez ohledu na počet a místo provedení etap a bez ohledu na prostředky zkoušky musí bý t možné uč i-
nit závěr, že měřicí systém instalovaný v místě použití splňuje všechny aplikované požadavky za st a-
novených pracovních podmínek.  
                                                      
4  Nařízení vlády  č. 120/2016 Sb. o posuzování sho dy měřidel při jejich dodávání na trh  Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C069 -16 
 
9 Ověření s  kapalinou, která se liší od kapaliny určené pro měření, se může provést jen za podmínky, že 
je to povolené  v dokumentech schválení typu měřidla nebo posouzení shody. Měřicí systémy na mléko 
a jiné nápoje nebo kapalné poživatiny se mohou zkoušet vodou.  
Při následném ověření se  v rámci poslední etapy  provádí následovné činnosti a zkoušky:  
a) vizuální prohlídka ; 
b) funkční zkouška zařízení na odloučení plynné fáze ; 
c) zkouška přesnosti ; 
d) zkoušky pomocných a přídavných zařízení.  
7.2   Zkušební vybavení  
Zkušební zařízení, se kterým se provádí zkoušky přesnosti, musí mít rozšířenou nejistotu měření me n-
ší než 1/ 3 největší dovol ené chyby podle článku 2. 2.2, tabulky 2 . 
7.3   Vizuální prohlídka  
Při vizuální prohlídce měřicího systému se posuzuje, zda:  
 měřidlo předložené k  ověření a jeho součásti se shodují se schváleným typem nebo 
s provedením měřidla, u kterého byla prohlášena sho da v rámci uvedení na trh , a pozornost m u-
sí být věnována kontrole ozn ačení ve smyslu kapitoly 4,  
 měřidlo a jeho součásti včetně pryžových hadic nejsou mechanicky poškozeny nebo kovové 
části nenesou stopy koroze , 
 označení, nápisy a jejich provedení odpovída jí údajům a požadavkům uvedeným v  certifikátu 
schvál ení typu měřidla  nebo certifikátu přezkoušení typu . 
Pokud měřidlo nevyhoví požadavkům vizuální prohlídky, dále se n ezkouší.  
7.4   Funkční zkouška zařízení na odloučení plynné fáze  
Pokud je to možné nebo p roveditelné, zkouší se funkčnost zařízení na odloučení plynné fáze, př ičemž 
není nutné ověřovat dodržení největších dovolených chyb platných pro toto zaříz ení. 
7.5   Zkouška přesnosti měřicího systému  
Zkouška přesnosti měřicího systému se provádí buď objem ovou metodou přepuštěním stanoven ého 
množství kapaliny do etalonové odměrné nádoby, nebo hmotnostní metodou přepuštěním stanoveného 
množství kapaliny do nádoby na etalonových váhách, nebo etalonovým průtokoměrem při stanov eném 
průtoku.  
Měřicí  systém vyhově l zkoušce přesnosti, jestliže chyby nepřekročí největší dovolen é chyby  uved ené 
v článku 2. 2.2, tabulce 2 . 
Pokud všechny skutečné chyby měřidla mají stejné znaménko, musí mít alespoň jedna z  nich hodn otu 
menší, než polovina největší dovolené chyby  uvedené v  článku 2.2.2 , tabulce 2 . 
Zkouška se provede minimálně při charakteristickém průtoku v  rozsahu průtok u měřicího sy stému . 
V závislosti na typu měřicího systému mohou být stanoveny další pr ůtoky a zkoušky . 
7.5.1   Měřicí systémy pro kapaliny o nízké viskozit ě (20 mPa ·s)  
Jako zkušební kapalina se používá přímo přepravovaná kapalina.  
  Zkouška kompletního vyprázdnění komory . 
 Zkouška připojení prázdné komory během výdeje . 
 Zkouška kompletního vyprázdnění hadice pro nejmenší odměr ( mmq ). Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C069 -16 
 
10 7.5.2   Měřicí syst émy pro  kapaliny, jejichž teplota je nižší než  –10 °C, nebo vyšší než +50 °C,  
nebo jejichž dynamická viskozita je vyšší než 1  000 mPa ∙s 
Jako zkušební kapalina se používá přímo přepravovaná kapalina.  
Zkouška přesnosti pro nejmenší odměr (mmq ). 
7.5.3   Měřicí systémy na cisternových vozidlech pro AUS32 (AdBlue)  
Zkušební kapalina : AdBlue.  
Zkouška přesnosti pro ne jmenší odměr ( mmq ). 
7.5.4   Měřicí systémy  pro plnění paliva do letadel  
Jako zkušební kapalina se používá přímo přepravovaná kapalina.  
Zkušební průt oky:  
  Qmax, 
  0,75·Qmax, 
  0,5·Qmax,  
  0,2·Qmax. 
Zkouška přesnosti pro nejmenší o dměr ( mmq ), je-li menší než 500 L.  
Průměrná hodnota chyby mezi průtokem 0,2· Qmax a průtokem Qmax nesmí překročit 0,2 %. Opakov a-
telnost nesmí překročit ±0,05 % . 
7.5.5   Měřicí systémy pro  svoz čerstvého nad ojeného mléka  
Zkušební kapalina : mléko nebo voda .  
Při zkoušce vodou se průtokoměr pro měření mléka nastavuje v  rozsahu dovolené chyby −0,45 % až 
+0,15 %.  
V případě podezření na nesprávný objem  měřicího systému, který s e automaticky, nebo manuálně 
připočítává prvnímu dodavateli na sběrné lince , se provádí zkouška určení tohoto objemu měřicího 
systému.  
7.5.6    Měřicí systémy pro rozvoz piva nebo jiných pěnivých pitných kapalin  
Zkušební kapalina : pivo nebo voda .  
Při zkouš ce vodou se měřidlo pro měření piva nastavuje v  rozsahu dovolené ch yby 0,0  % až −0,6 %.  
Zkušební průtoky:  
  Qmax, 
  0,5·Qmax,  
  Qmin. 
Zkouška přesnosti pro nejmenší o dměr ( mmq ). 
Zdrojová komora/ tank naplněný zkušebním objemem se zcela vypráz dní, dokud  není výdej ukončen 
odlučovacím zařízením . Tato zkouška se opakuje 2 ×.  
7.5.7   Měřicí systémy  pro tlakem zkapalněné plyny (LPG)  
Jako zkušební kapalina se používá přímo přepravovaná kapalina.  
7.5.8    Měřicí systémy pro  kapalné stlačené plyny měřené při tep lotě nižší než −10 °C,  
kapalný oxid uhličitý  a kapaliny  měřené  při teplotě nižší než −153 °C 
Jako zkušební kapalina se používá přímo přepravovaný zkapalněný plyn. Systémy pro kapalný ky slík, 
argon nebo zemní plyn mohou být zkoušeny kapalným dusíkem.  Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C069 -16 
 
11 7.6   Zkoušky pomocných a přídavných zařízení  
Kontroluje se správná funkce pomocných a přídavných zařízení, pokud je jimi měřicí systém vybaven. 
Příslušná zkouška se provede pouze jednou a zkoušky pomocných a  přídavných zařízení se mohou 
kombinovat se zkouškou přesnosti.  
7.6.1   Zkouška nulování  
Odečtou se hodnoty indikačního zařízení  objemu /hmotnosti  po vynulování měřicího systému . 
Residuální indikovaná hodnota po vynulování nesmí být větší než polovina minimální specifikované 
odchylky objemu Emin u poč ítadel s e spojitým zobrazováním.  
Počítadla s nespojitým zobrazováním musí po vynulování indikovat nulu bez dvojznačností.  
7.6.2   Zkouška součtového poč ítadla  
Stanoví se rozdíl mezi údajem součtového počítadla a údajem indikačního zařízení, které se vztahují 
ke st ejnému měření. Údaj součtového počítadla se stanoví jako rozdíl jeho počátečního a konečného 
stavu.  
Rozdíl těchto údajů se nesmí navzájem lišit o víc než o jeden dílek součtového poč ítadla.  
7.6.3   Zkouška tiskárny  
Porovnají se údaje z tiskárny  s údaji in dikačního  zařízení, vztahujícími se ke stejnému měření.  
Rozdíl těchto údajů se nesmí navzájem lišit o víc než o jeden dílek indikačního zařízení  u počítadel se 
spojitým zobrazováním, u počítadel s  nespojitým zobrazováním se nesmí navzájem lišit . 
7.6.4   Zkouška připojeného měřidla teploty  
Při zkoušce se zjišťuje odchylka připojeného měřidla teploty ve třech teplotách :   
  Tmin, 
  15 °C,  
  Tmax. 
Stanoví se rozdíl mezi indikovaným údajem teploty na výdejním stojanu Ti (°C) a údajem indikov a-
ným etalonem te ploty Tn (°C).  
Zjištěné odchylky připojeného měřidla teploty nesmí překročit hodnotu největší dovolené chyby uv e-
dené v tabulce 3. 
7.6.5   Zkouška přepočítávacího zařízení  
Při zkoušce se zjišťuje přesnost přepočítávacího zařízení při aktuální teplotě  zkuše bní kapaliny . 
Zjištěná relativní odchylka indikovaného objemu při základní teplotě Ebv nesmí překročit hodnotu 
největší dovolené chyby uvedené v  kapitole  2.2.4. 
7.6.6   Kontrola verze  softwar u       
Při kontrole se zjišťuje, zda verze softwar u v metrologic ky relevantních komponentách je shodná 
s verzí softwaru uvedenou  ve certifikátu schválení typu  nebo certifikátu přezkoušení typu . 
7.6.7   Zkouška počítadla ceny   
U měřicích systémů  s mechanickým počítadlem se zkouška musí provést alespoň pro dvě jednotkov é 
ceny při maximálních a minimálních otáčkách počítadla.  Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C069 -16 
 
12 U měřicích systémů  s elektronickým počítadlem se zkouška provede pro maximální jednotkovou cenu. 
Porovnává se cena indikovaná s  cenou vypočtenou jako součin indikovaného objemu a jednotkové 
ceny.  
Při ověřování měřicích systémů se zkouška provede jen pro aktuálně používanou jednotkovou cenu.  
Rozdíl mezi zobrazenou cenou a cenou vypočtenou z  ceny za jednotku a indikovaného množství n e-
smí být větší než cena odpovídající Emin. 
7.6.8   Zkouška systému s  rychlostním průtok oměrem ve vypouštěcím potrubí  
Aplikuje se jen pro d ynamické měřicí systémy na cisternových vozidlech pro kapaliny o nízké viskoz i-
tě (20 mPa ·s) a uchovávané při atmosférickém tlaku, s výjimkou pitných kap alin. 
Pro systém s  rychlostním pr ůtokoměrem ve vypouštěcím potrubí o sklonu <5° od vodorovné roviny se 
provede  ještě zkouška kompletního vyprázdnění v  podélném a příčném sklonu . 
Cisternový vůz se nakloní proti spádu vypouštěcího potrubí v  úhlu do 5° a vyzkouší se výdej obecným 
postupem. P řitom se zjišťuje, zda měřicí systém je schopen ukončit výdej  nebo nahlásit chybový stav.  
7.7   Vyhodnocení zkoušek  
Pokud měřidlo vyhovělo při zkouškách všem požadavkům, na měřidlo se umístí úřední značky na 
místa stanovená v certifikátu schválení typu  nebo certifikátu přezkoušení typu . 
Některé přepočítávače mají nenulovatelné počítadlo zásahů do konfigurace měřidla (případně i s d a-
tem a časem), které mohou ovlivnit metrologické parametry, případně po zásahu do konfigurace gen e-
rují unikátní číslo. Tento úda j se uvede do záznamu o ověření do evidenčního/kmenového listu měř i-
dla. V  certifikátu o schválení typu měřidla může být požadováno provedení aktuálního výtisku konf i-
gurace po zkoušce, případně vyznačení generovaného čísla vně měřidla (např. na štítku měřic ího sy s-
tému).  
8   Přezkoušení měřidla  
Při přezkušování měřidel podle §  11a zákona o metrologii na žádost osoby, která může být dotčena 
jeho nesprávným měřením, se postupuje dle kapitoly 7 , přičemž se nepoužije poslední věta  článku 7.2. 
Jako největší dovole né chyby se uplatní 1,25násobek největších dovolených chyb dle článk u 2.2.2. 
9   Oznámené normy  
ČMI oznámí pro účely specifikace metrologických a technických požadavků na měřidla a pro účely 
specifikace metod zkoušení při schvalování jejich typu a ověřován í, vyplývajících z  tohoto opatření 
obecné povahy, české technické normy, další technické normy nebo technické dokumenty mezináro d-
ních popřípadě zahraničních organizací, nebo jiné technické dokumenty obsahující podrobnější tec h-
nické požadavky (dále jen „ozn ámené normy“). Seznam těchto oznámených norem s  přiřazením 
k příslušnému opatření oznámí ČMI společně s  opatřením obecné povahy veřejně dostupným způs o-
bem (na webových stránkách www.cmi.cz ). 
Splnění oznámených norem nebo s plnění jejich částí se považuje v  rozsahu a za podmínek stanov e-
ných tímto opatřením obecné povahy za splnění těch požadavků stanovených tímto opatřením, k  nimž 
se tyto normy nebo jejich části vztahují.  
Shoda s oznámenou normou je jedním ze způsobů, jak pro kázat splnění požadavků.  Tyto požadavky 
mohou být splněny i jiným technickým řešením garantujícím stejnou nebo vyšší úroveň ochrany 
oprávněných zájmů.  Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C069 -16 
 
13 II. 
O D Ů V  O D N Ě N Í  
ČMI vydává podle § 14 odst. 1 písmeno j) zákona o metrologii k provedení § 6 ods t. 2, § 9 odst. 1 a 9  
a § 11a odst. 3 zákona o metrologii toto opatření obecné povahy, kterým se stanovují metrologické  
a technické požadavky na stanovená měřidla a zkoušky při ověřování stanovených měřidel – „Měřidla 
a měř icí sestavy protečeného množstv í kapalin jiných než voda a zkapalněných plynů (dynamické 
měřicí systémy na kapaliny jiné než voda umístěné na vozidlech a na cisternových voz idlech) “.  
Vyhláška č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající 
schvále ní typu, ve znění pozdějších předpisů, zařazuje v příloze Druhový seznam stanovených měřidel 
uvedený druh měřidel pod položkou 1.3. 12 a 1.3.13  mezi měřidla podléhající schvalování typu a p o-
vinnému ověřování.  
Tento předpis (Opatření obecné povahy) bude ozn ámen v souladu se směrnicí Evropského parlamentu 
a Rady (EU) č. 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti techni c-
kých předpisů a předpisů pro služby informační společnosti.  
 
III. 
P O U Č E N Í  
V souladu s  ustanovením §  172 odst.  l ve spojení s  ustanovením §  39 odst.  l SprŘ stanovuje ČMI lhůtu 
pro uplatnění připomínek do 30 dnů od data vyvěšení na úřední desce. K připomínkám podaným po 
této lhůtě se nepřihlíží.  
Dotčené osoby se tímto vyzývají k  uplatnění připomínek k  tomuto  návrhu opatření obecné povahy. 
S ohledem na ustanovení §  172 odst.  4 SprŘ se připomínky podávají v  písemné podobě a musí splň o-
vat náležitosti podání podle §  37 SprŘ.  
Připomínky musí mít náležitosti uvedené v §  37 odst.  2 SprŘ, musí být patrno, kdo je činí , proti kt e-
rému opatření obecné povahy směřují, v  jakém rozsahu ho napadají a v  čem je spatřován rozpor 
s právními předpisy nebo nesprávnost opatření obecné povahy nebo řízení, jež mu předcházelo, které 
věci se týkají a co se navrhuje, musí obsahovat označ ení správního orgánu, jemuž je určeno, a  podpis 
osoby, která je činí.  
Do podkladů návrhu opatření obecné povahy je možné nahlédnout u Českého metrologického instit u-
tu, Úsek pro legální metrologii, Okružní 31, 638 00 Brno, a to po telefonické dohodě.  
Tento  návrh opatření obecné povahy bude zveřejněn po dobu 15 dnů.  
 
 
 
 
 
 
 ...…………………………..............  
 RNDr. Pavel Klenovský  
 generální ředitel  
 
 Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C069 -16 
 
14 Za správnost vyhotovení: Mgr. Tomáš Hendrych  
 
Vyvěšeno dne:  12. 4. 2018   
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšen í: ....................................................  
 
Sejmuto dne:   
Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí:  ....................................................