Český metrologický institut  
Okružní 31, 638 00  Brno  
 
 
Manažerské shrnutí pro EK (není součástí tohoto právního předpisu)  
Nespektrometrická měřidla aktivit a dávek používaná pro kontrolu dodržování limitů v oblasti 
radiační ochrany nebo jaderné bezpečnosti a pro měření havarijní – přenosná měřidla dozimetrických 
veličin záření gama a X používaná pro účely radiační ochrany  jsou v  ČR uváděny na  trh a do provozu 
podle zákona č. 505/1990 Sb. o metrologii, ve znění pozdějších předpisů.  
Předmětem tohoto notifikovaného předpisu je stanovení metrologických  a technických požadavků na 
tato měřidla . Předpis stanovuje dále zkoušky pro účely  schválením typu a ověřování.  
 (Konec manažerského shrnutí.)  
 
 Vyřizuje: Mgr. Tomáš Hendrych  
                                                                                              Telefon: 545 555 414  
 
 
V E Ř E J N Á   V  Y H L Á Š K A  
 
Český metrologický institut (dále jen „ČMI“), jako orgán věcně a místně příslušný ve věci stanovování 
metrologických a technických požadavků na stanovené měřidlo a stanovování zkoušek při schvalování 
typu a při ověřování stanoveného měřidla dle § 14 odst. 1 zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákona o metrologii“), a dle ustanovení § 172 a následujících zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „SprŘ“), zahájil z moci úřední dne 4. 
4. 2016 správní řízení dle § 46 SprŘ, a na základě podkladů vydává tento:  
 
I. 
N Á V  R H   O P A T Ř E N Í   O B E C N É   P O V A H Y  
číslo: 0111 -OOP -C081-16 
kterým se stanovují metrologické a technické požadavky na stanovená měřidla, včetně 
metod zkoušení  pro ověřování stanovených měřidel:  
 
„nespektrometrická měřidla aktivit a dávek používaná  pro kontrolu dodržování limitů 
v oblasti radiační ochrany nebo jaderné bezpečnosti a pro měření havarijní  – přenosná 
měřidla dozimetrických veličin záření gama a X používaná pro účely radiační ochrany “ 
  
 Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C081-16 
 
2 1. Základní pojmy  
Pro účely tohoto opatření obecné povahy platí termíny a definice podle VIM a VIM L1 a následující:  
1.1  
prostorový dávkový ekvivalent H*(10)  
dávkový ekvivalent, který by byl vytvořen odpovídajícím u spořádaným a rozšířeným a usměrněn ým 
polem v hloubce 10 mm v  kouli podle ICRU na poloměru proti směru uspořádaného pole.   
Jednotkou prostorového dávkového ekvivalentu je Sv (J /kg). 
1.2 
příkon prostorového dávkového ekvivalentu 
)10(*H  
podíl dH*(10) /dt, kde d H*(10) je přírůstek prostorového dávkového ekvivalentu v  časovém intervalu 
dt. 
Jednotkou příkonu prostorového dávkového ekvivalentu je Sv /s (Sv /min; Sv /h). 
1.3  
směrový dávkový ekvivalent H´(0,07)  
dávkový ekvivalent, který by byl vytvořen v odpovídajícím rozšířeném a usměrněném poli v ICRU kouli 
v hloubce 0,07 mm na rádius vektoru specifikovaného směru pole.   
Jednotkou směrového dávkového ekvivalentu je Sv . 
1.4  
příkon směrového dávkového ekvivalent u 
)07,0´(H  
podíl d H´(0,07) /dt, kde d H´(0,07)  je přírůstek směrového dávkového ekvivalentu v  časovém intervalu 
dt.  
Jednotkou příkonu směrového dávkového ekvivalentu je Sv /s (Sv /min; Sv /h). 
1.5  
referenční bod měřidla  
fyzická značka či značky na vnějším povrchu měřidla , určen é k umístění měřidla do zkušebního bodu.  
1.6  
zkušební bod  
bod, v  němž je stanovena referenční hodnota měřené veličiny, a do nějž je pro  účely zkoušek umístěn 
referenční bod měřidla.   
1.7  
odezva měřidla  
odezva pro referenční hodnotu veličiny Hr,0  měřené za specifických  podmínek  
0,0,
0
rr
HGR
 (1) 
kde Gr,0 je odpovídající  údaj měřidla.  
                                                      
1  TNI 01 0115 Mezinárodní metrologický slovník – Základní a všeobecné pojmy a přidružené termíny (VIM)  
a Mezinárodní slovník termínů v  legální metrologii (VIML) jsou součástí sborníku technické harmonizace 
„Terminologie v  oblasti metrologie“ veřejně dostupného na www.unmz.cz.  Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C081-16 
 
3 1.8  
referenční odezva  
poměr daný za referenčních podmínek vztahem:  
HGR
 (2) 
kde G je údaj měřidla  a H je referenční hodnota veličiny měřená za referenčních podmínek.  
1.9  
relativní odezva  
poměr odezvy R a referenční odezvy R0: 
HGR
 (3) 
kde G je údaj měřidla a H je referenční hodnota veličiny . 
1.10  
efektivní měřicí rozsah  
rozsah hodnot měřené veličiny , který splňuje požadavky normy .  
1.11  
spodní mez efektivního měřicího rozsahu H0 
nejnižší hodnota dávkového ekvivalentu nebo jeho příkonu, která patří do efektivn ího měřicího rozsahu . 
1.12  
variační koeficient  v  
míra relativního rozptýlení dat určená jako podíl směrodatné odchylky k aritmetickému průměru  
v procentech.   
2   Metrologické požadavky  
2.1   Kategorizace měřidel  
Kategorizace měřidel je uvedena  v tabulce  1. 
Tabulka 1 – Kategorizace měřidel  
Hlavní 
kategorie  Symbol  Minimální 
požadovaný rozsah 
použití  Energetický 
rozsah  Pro  
rozsah úhlů  Pro příkon  
dávkového  
ekvivalentu  Pro dávkový 
ekvivalent  
H*(10)  
záření 
gama  G energie:  
80 keV až 1,5 MeV  
úhel:  
−45° až +45°  
příkon  dávkov ého 
ekvivalentu : 
3 rozsahy včetně  
10 µSv/h  
dávkový ekvivalent : 
3 rozsahy včetně  
0,1 mSv  m:  
dolní limit 60 keV  
l:  
dolní limit 20 keV  
h:  
včetně 6 MeV  w:  
−90° až +90°  
 
 a:  
horní limit  
10 Sv/h  
e: 
dolní limit  
0,03 µSv/h  a: 
horní limit  
2 Sv 
f: 
dolní limit  
10 µSv  
k: 
dolní limit  
0,1 µSv  Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C081-16 
 
4 H*(10)  
záření X  X energie : 
20 keV až 150 keV  
úhel:  
−45° až +45°  
příkon  dávkov ého 
ekvivalentu : 
3 rozsahy včetně  
10 µSv/h  
dávkový ekvivalent : 
3 rozsahy včetně  
0,1 mSv  l:  
dolní limit 10 keV  
h:  
včetně 300 keV  w:  
−90° až +90°  
 
 a:  
horní limit  
10 Sv/h  
e: 
dolní limit  
0,03 µSv/h  a: 
horní limit  
2 Sv 
f: 
dolní limit  
10 µSv  
k: 
dolní limit  
0,1 µSv  
pokračování  
 
 
 
Tabulka 1 – pokračování  
Hlavní 
kategorie  Symbol  Minimální 
požadovaný rozsah 
použití  Energetický 
rozsah  Pro  
rozsah úhlů  Pro příkon  
dávkového  
ekvivalentu  Pro dávkový 
ekvivalent  
H´(0,07)  
záření 
gama a X  S energie:  
20 keV až 150 keV  
příkon  dávkov ého 
ekvivalentu : 
3 rozsahy včetně  
10 µSv/h  
dávkový ekvivalent : 
3 rozsahy včetně  
0,1 mSv  h:  
včetně 300 keV  
u:  
včetně 1,3 MeV   a:  
horní limit  
10 Sv/h  
e: 
dolní limit  
0,5 µSv/h  a: 
horní limit  
2 Sv 
f: 
dolní limit  
10 µSv  
 
 
2.2   Referenční podmínky a standardní zkušební podmínky  
Referenční podmínky a standardní zkušební podmínky jsou uvedeny v  tabulce  2. 
Tabulka 2 – Referenční podmínky a standardní zkušební podmínky  
Ovlivňující veličina  Referenční podmínky  
(pokud není výrobcem stanoveno jinak)  Standardní zkušební podmínky  
(pokud není výrobcem stanoveno jinak)  
Energie fotonů záření pro:  
1 − H*(10) – prostorový 
dávkový ekvivalent  
2 − H´(0,07) – směrový 
dávkový ekvivalent  záření gama:  
137Cs nebo N -100  
 
N-80 nebo 241Am  záření gama:  
137Cs nebo N -100  
 
N-80 nebo 241Am  
Energie záření beta  
2 – H´(0,07) – směrový 
dávkový ekvivalent   
90Sr/90Y   
90Sr/90Y  
Dávkový ekvivalent  
H*(10)  
H´(0,07)   
100 µSv  
100 µSv   
10 µSv až 1 mSv a) 
10 µSv až 1 mSv a) Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C081-16 
 
5 Příkon dávkového ekvivalentu  
H*(10)  
H´(0,07)   
10 µSv/h  
100 µSv/h   
3 µSv/h až 100 µSv/h a) 
10 µSv/h až 1 mSv/h a) 
Doba stabilizace  15 minut  ≥15 minut  
Teplota  20 °C  17 °C až 27 °C a) 
Relativní vlhkost  65 % 25 % až 75  % a) 
Tlak vzduchu  101,3 kPa  86,0 kPa až 106,6 kPa a) 
Napájecí napětí  nominální napájecí napětí  nominální napájecí napětí ±1 %  
Úhel dopadu záření  kalibrační směr daný výrobcem  daný směr ±5°  
Vnější elektromagnetické pole  zanedbatelné  menší než nejmenší hodnota,  
která způsobí poruchu  
Vnější magnetická indukce  zanedbatelná  menší než dvojnásobek hodnoty 
zemského magnetického pole  
pokračování  
Tabulka 2 – pokračování  
Ovlivňující veličina  Referenční podmínky  
(pokud není výrobcem stanoveno jinak)  Standardní zkušební podmínky  
(pokud není výrobcem stanoveno jinak)  
Orientace měřidla nebo  
monitoru (příkonu) dávkového  
ekvivalentu  bude uvedeno výrobcem  uvedená orientace ±5°  
Ovládání měřidla nebo  
monitoru (příkonu) dávkového 
ekvivalentu  nastavení pro běžný provoz  nastavení pro běžný provoz 
Radiační pozadí  0,1 µSv/h nebo nižší  
pokud je účelné  nižší než 0,25 µSv/h  
Kontaminace radioaktivními 
částicemi  zanedbatelná  zanedbatelná  
a) Skutečná hodnota se stanoví při zkoušce  
2.3   Největší dovolená chyba  
2.3.1   Linearita odezvy  
Při standardních podmínkách nesmí relativní odezva měřidla v  celém efektivním měřicím rozsahu  
překročit −15 % až +22 %.  
2.3.2   Statistické fluktuace odezvy  
Při standardních podmínkách nesmí variační koeficient v  celém měřicím rozsahu  překročit : 
  pro H = H 0   15 %  
  pro H 0 < H < 11 H 0  (16 − H/H 0) % 
  pro H ≥ 11 H 0  5 % Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C081-16 
 
6 2.3.3    Energetická a směrová závislost odezvy  
Relativní odezva měřidla způsobená úhlem do padu záření v  rozsahu úhlů  0° až ±45° (vůči referenčnímu 
směru dopadu záření) a v energetickém rozsahu :  
 10 až 250 keV (pro H´(0,07) a záření X) , nebo  
 30 až 150 keV (pro H*(10) a záření X), nebo  
 80 keV až 1,5 MeV (pro H*(10) a záření X a gama)  
musí l ežet v  intervalu −29 % až +67 %.  
2.3.4    Přetížení  
Měřidlo musí  při překročení  horní meze  měřicího rozsahu indikovat přetížení. Tento požadavek platí 
pro všechny měřicí rozsahy.  
Pokud je měřidlo dávkového ekvivalentu vystaveno natolik vysokému příkonu dávkového ekvivalentu, 
který již může způsobit nesprávný údaj měřidla, měřidlo musí indikovat, že není schopno poskytnout 
správný údaj.  
2.3.5    Doba odezvy  
Dobou odezvy se rozumí doba, po které při náhlém nárůst u nebo pokles u příkonu  dávkového 
ekvivalentu dosáhne údaj měřidla  příkonu dávkového ekvivalentu hodnot y [Ii + 0,9 (If - Ii)], kde Ii je 
původní údaj příkonu  dávkového  ekvivalentu a If je konečný údaj  příkonu  dávkového  ekvivalentu. 
Požadované limity doby odezvy měřidla jsou uvedeny v tabulce 3. 
Tabulka 3 – Požadavky na dobu odezvy měřidla  
Příkon dávkového ekvivalentu  Doba odezvy  (s) 
1 µSv/h až 10 mSv/h <10 
>10 mSv/h <2 
Pokud je měřidlo dávkového ekvivalentu vystaveno příkonu dávkového ekvivalentu, musí do 
10 sekund  indikovat 91 % až 111 % příslušného nárůstu dávkového ekvivalentu.  
2.3.6    Signalizace překročení nastavené úrovně  
Při standardních podmínkách nesmí měřidlo vystavené 0,8násobku předem nastavené hodnoty 
signalizovat překročení této hodnoty. Měřidlo vystavené 1,2násobku předem nastavené hodnoty musí 
signalizovat překročení této hodnoty.  
Je-li měřidlo vybaveno více dete ktory, uvedené požadavky platí pro každý detektor.  
2.3.7    Odolnost vůči mechanickým rázům  
Je-li měřidlo za provozu vystaveno mechanickým rázům, změna odezvy vyvolaná rázy musí být menší 
než ±0,7 Ho (dolní mez efektivního měř icího rozsahu). Nesmí dojít k  mechanickému poškození a nesmí 
být ztraceny informace uložené v  měřidle.  
2.3.8   Odolnost vůči pádům při přepravě  
Měřidlo zabalené pro účely přepravy musí být odolné vůči pádům. Při pádu n esmí dojít k mechanickému 
poškození  měřidla a po zapnutí musí vykazovat normální funkci . Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C081-16 
 
7 2.3.9   Teplota prostředí  
Změny odezvy měřidla způsobené změnou teploty prostředí v rozsahu od −10 °C do +40 °C nesmí 
překročit −13 % až +18 % odezvy měřidla za standardních zkušebních podmínek.  U měřid el určených 
pouze pro vnitřní prostředí tento požadavek platí v  rozsahu teplot +5 °C až +40 °C. Taková měřidla 
musí být označena např. textem „pouze pro použití ve vnitřním prostředí“.  
2.3.10   Relativní vlhkost  
Změny odezvy měřidla způsobené změnou vlhkos ti prostředí v rozsahu až do  85 % nesmí překročit  
−9 % až +11 %  odezvy měřidla za standardních zkušebních podmínek.  
2.3.11    Atmosférick ý tlak 
Změny odezvy měřidla způsobené změnou atmosférického tlaku v rozsahu od 7 0,0 kPa do 106,0  kPa 
nesmí překročit −9 % až +11 %  odezvy měřidla za standardních zkušebních podmínek.  
2.3.12    Krytí  
U měřidel určených pro venkovní prostředí musí být krytí měřidla minimálně IP 53.  
2.3.13    Odolnost vůči elektromagnetickému rušení  
Maximální změna odezvy (přechodná i trvalá) vy volaná elektromagnetickým rušením nesmí být vyšší 
než  ±0,7 Ho (dolní mez efektivního měřicího rozsahu).  
2.3.14    Zkouška napájecího zdroje  
Přenosná měřidla (příkonu) dávkového ekvivalentu musí mít napájení baterií. Kapacita baterií musí být 
taková, aby po dobu 40 hodin střídavého používání (tj. 8 hod in nepřetržitého použití následovaných 16 
hodinami ve vypnutém stavu po dobu 5 po sobě jdoucích dní) byla maximální změna údaje měřidla 
v rozmezí ±5 % a ostatní funkce zůstaly v  mezích specifikace.  
3   Techn ické požadavky  
3.1   Indikace jednotky  
Měřidlo dávkového ekvivalentu nebo jeho příkonu musí zobrazovat hodnotu v  Sv nebo Sv/h.  
3.2   Minimální měřicí rozsah  
Minimální efektivní měřicí rozsah měřidla příkonu dávkového ekvivalentu musí pokrývat minimálně tři 
řády a zahrnovat 10 µSv/h (v případě veličiny H*(10)) resp. 0,1 mSv/h (v případě veličiny H´(0,07)). 
Minimální efektivní měřicí rozsah měřidla dávkového ekv ivalentu musí pokrývat minimálně tři řády a 
zahrnovat 0,1 mSv.  
3.3   Informace o provozním stavu  
Měřidlo musí indikovat provozní podmínky, při nichž není zajištěna správnost údaje dávkového 
ekvivalentu, například vybitá baterie, porucha detektoru nebo přek ročení příkonu dávkového 
ekvivalentu.  
3.4   Snadná dekontaminace  
Měřidlo musí být navrženo a zkonstruováno tak, aby umožňovalo snadnou dekontaminaci.  Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C081-16 
 
8 3.5   Ochrana proti neoprávněné manipulaci  
Měřidlo m usí být konstruováno tak, aby byla vyloučena neúmysln á změna kteréhokoli faktoru nastavení 
obsluhou. Části měřidla , které jsou zásadní pro jeho metrologické vlastnosti, musí být navrženy tak, aby 
je bylo možno zabezpečit takovým způsobem, který poskytne důkaz o jakémkoli neoprávněném zásahu. 
Regulační prvky musí být buď uvnitř měřidla a nepřístupné zvenčí bez použití nástroje, anebo musí být 
zřetelně označeny a opatřeny stupnicí, aby je bylo možné přesně nastavit v  souladu s  rozlišovací 
schopností měřidla, a potom zablokov at, aby nemohlo dojít k  náhodné změně  nastavení. Opravné 
faktory a kalibrační koeficienty uložené digitálně nesmí být možné změnit, pokud obsluha nevloží 
bezpečnostní kód (nebo heslo), nebo nezmění polohu zablokovaného či nepřístupného přepínače.  
3.6   Bezpečnost  
Měřidlo musí být bezpečné ve smyslu základních zásad bezpečnosti zařízení s  ionizujícím zářením 
a požadavk ů relevantních technických předpisů  za podmínek obvyklého  použití k  účelům, pro které je 
určeno . 
4   Značení měřidla  
4.1   Značení na měřidle  
Na měřidle , kter é se může skládat z e dvou  funkčně samostatných částí, musí být na každé části uvedeny 
následující údaje:  
identifikace výrobce;  
označení typu měřidla;  
výrobní číslo samotného měřidla a vyhodnocovací jednotky měřidla;  
značka schválení typu;  
měřená veličina a druh záření ; 
efektiv ní měř icí rozsah.  
Na měřidle musí být vyznačena poloha referenčního bodu . Na měřidle musí být vyznačen druh  
a polarita použitých baterií.  Všechny značky a nápisy musí být čitelné, trvanlivé, jednoznačné  
a běžným způsobem neodstranitelné.  
4.2   Umístění úřední značky  
Umístění úředních značek na měřidle  a vyhodnocovací jednot ce je specifikováno v certifikátu  
o schválení typu.   
Pokud je to možné, značky se um ísťují na čelní panel zobrazovací jednotky tak, aby nezakrývaly žádný 
z údajů uvedených na měřidle.  
5   Schvalování typu měřidla  
5.1   Všeobecně  
Proces schvalování typu měřidla  zahrnuje následující zkoušky:  
a) vnější prohlídk u; 
zkoušk u linearity a statistických fluktuací odezvy ; 
zkoušk u energetické a směrové závislosti odezvy;  
zkoušk u odolnosti vůči přetíž ení; 
zkoušk u doby odezvy ; Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C081-16 
 
9 zkoušku přesnosti signalizace překročení nastavené úrovně;  
zkoušku doby stabilizace;  
zkoušk y mechanické odolnosti;  
zkoušky odolnosti proti klimatickým vlivům;  
zkoušky EMC ; 
zkoušku napájecího zdroje . 
5.2   Vnější prohlídka  
Při vnější prohlídce se posuzuje  
a) úplnost předepsané technické dokumentace, včetně návodu pro obsluhu;  
b) shoda metrologických a technických charakteristik specifikovaných výrobcem v  dokumentaci 
s požadavky tohoto předpisu, uvedenými v  kapitolách  2, 3 a 4.1 ; 
c) úplnost a stav funkčních celků měřidla podle předepsané technické dokumentace;  
d) shoda verze softwar u měřidla s  verzí specifikovanou výrobcem.  
5.3   Funkční zkoušky  
5.3.1    Zkouška linearity a statistických fluktuací odezvy  
Zkouška linearity se provádí ozáře ním měřidla v  kolimovaném svazku záření gama nebo X  
s reprodukovatelnou geometrií a velikostí pole. Naměřená hodnota, stanovená jako aritmetický průměr 
minimálně deseti statisticky nezávislých měření, se porovná s  referenční hodnotou měřené veličiny 
stano venou pomocí etalonu. Zkouška se provádí ve třech zkušebních bodech na každé dekádě měřicího 
rozsahu (v 20  %, 40 % a 80 % dekády).  
Odchylky naměřených hodnot od referenční hodnoty nesmí překročit meze podle článku 2.3.1.  
Zkouška statistických fluktuací ode zvy se provádí současně se zkouškou linearity. Ve všech zkušebních 
bodech se stanoví variační koeficient.  
Variační koeficient nesmí překročit meze podle článku 2.3.2  více než 1,5krát. (Konkrétní hodnota 
přípustného násobku se stanoví podle skutečného počt u zkušebních bodů a skutečného počtu měření.)  
5.3.2    Zkouška energetické a směrové závislosti odezvy  
Zkouška energetické závislosti odezvy se provádí ozářením měřidla v  kolimovaném svazku záření X  
a gama s reprodukovatelnou geometrií a velikostí pole  v požadovaném energetickém rozsahu   
a v požadovaném rozsahu úhlů . Naměřená hodnota, stanovená jako aritmetický průměr minimálně 
deseti měření, se porovná s  hodnotou měřené veličiny stanovenou za referenčních podmínek  pomocí 
etalonu.  
Naměřená hodnota nesmí pře kročit meze podle článku 2.3.3.  
5.3.3    Zkouška odolnosti vůči přetížení  
Zkouška odolnosti vůči přetížení spočívá ve vystavení měřidla hodnotě ( příkonu ) dávkového 
ekviva lentu, která je násobkem horní meze měřicího rozsahu  (konkrétní hodnota násobku se stan oví 
podle skutečné horní meze měřicího rozsahu měřidla ). Při ozáření měřidla v  kolimovaném svazku záření 
gama s  reprodukovatelnou geometrií a  velikostí pole  musí měřidlo  indikovat přetížení. Po odstranění 
zdroje záření by se měřidlo mělo do 5 minut vrátit do běžného režimu měření  anebo zobrazit varování, 
že to není možné . 
Chování měřidla při přetížení musí splnit požadavky článku 2.3.4.  Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C081-16 
 
10 5.3.4    Zkouška doby odezvy  
Zkouška  doby odezvy měřidla se provádí ozářením měřidla v  kolimovaném svazku záření gama 
s reprodukovatelnou geometrií a velikostí pole. Měřidlo dávkového ekvivalentu je vystaveno různým 
hodnotám dávkového příkonu  po dobu 10 s ekund  a potom je údaj měřidla porovná n s referenční 
hodnot ou dávkového ekvivalentu.  
Údaj měřidla  nesmí překročit meze podle článku  2.3.5.  
Měřidlo příkonu dávkového ekvivalentu je vystaveno různým hodnotám nárůstu nebo poklesu příkonu 
dávkového ekvivalentu , přičemž je zaznamenáván čas, za kte rý odezva měřidla dosáhne 90 % změny 
referenční hodnoty příkonu dávkového ekvivalentu . 
Doba odezvy  měřidla nesmí překročit meze podle článku  2.3.5.  
5.3.5    Zkouška přesnosti signalizace překročení nastavené úrovně  
Zkouška přesnosti signalizace překročení nastavené úrovně se provádí ozářením měřidla 
v kolimovaném svazku záření gama s reprodukovatelnou geometrií a velikostí pole . Zkouška se provádí 
ve zkušebním bodě blízko horní meze efektivního měřicího rozsahu a ve zkušebním bodě blízko druhého 
nejnižšího řádu efektivního měřicího rozsahu.   
Měřidlo dávkového ekvivalentu je vystaveno takovému příkonu dávkového ekvivalentu, aby 
k signalizaci nedošlo minimálně po dobu 100 sekund, a měří se doba, kdy měřidlo začne signalizovat 
překročení nastavené úrovně. Poměr  nastavené úrovně signalizace a součinu doby ozařování a použitého 
příkonu dávkového ekvivalentu musí ležet v  mezích 0,8 (1 − Urel) až 1,2 (1 − Urel), kde Urel je rozšířená 
(k = 2) nejistota konvenčně pravé hodnoty dávkového ekvivalentu   
Měřidlo příkonu dávkového ekvivalentu je po dobu 10 minut vystaven o (0,8 − Urel)násobku nastavené 
hodnoty příkonu dávkového ekvivalentu a měří se úhrnná doba, po kterou měřidlo signalizuje 
překročení nastavené úrovně. Tato doba nesmí být delší než 10 minut.  Měřidlo  se dále  vystav í  
(1,2 – Urel)násobku nastavené hodnoty příkonu dávkového ekvivalentu a měří se úhrnná doba, po kterou 
měřidlo signalizuje překročení nastavené úrovně. Tato doba nesmí být kratší než 9  minut.  
5.3.6    Zkouška doby stabilizace  
Zkoušk a se provádí ozářením měřidla v  kolimovaném svazku záření gama s reprodukovatelnou 
geometrií a velikostí pole . Po zapnutí měřidla se zaznamenává  údaj měřidla po dobu 6 minut (odečet 
každých 15 sekund) . Po 30 minutách po zapnutí měřidla  se z dostatečného po čtu údajů měřidla stanoví 
konečná naměřená hodnota.  
Doba stabilizace se stanoví jako doba, od které jsou odchylky údaje měřidla od konečné naměřené 
hodnoty menší než 5 %. Doba stabilizace se porovná s  údajem  výrobce.  
5.4   Zkoušky odolnosti vůči vlivům vně jšího prostředí  
5.4.1    Zkoušky mechanické odolnosti  
5.4.1.1    Rázy  
Provede se inspekce fyzického stavu a zaznamená se údaj měřidla. Měřidlo v  měřicím režimu se vystaví 
60 pádům (10 z  každé strany) z  výšky 10 cm na ocelový povrch.  Po zkoušce se opět provede inspekce 
fyzického stavu a zaznamená se údaj měřidla.  
Naměřená hodnota nesmí překročit dovolené meze změny podle článku 2.3.7. Rovněž nesmí dojít 
k mechanickému poškození a nesmí být ztraceny informace uložené v  měřidle.  
5.4.1.1    Pádová zkouška  
Vypnuté měřidlo  zabalené pro přepravu  se vystaví 6 pádům ( jeden  z každé strany) z  výšky 1 m na 
betonový povrch.  Po zkoušce se provede inspekce fyzického stavu, měřidlo se zapne a po dosažení 
provozního stavu se zaznamená údaj měřidla.  Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C081-16 
 
11 Nesmí dojít k  mechanckému poškození a nesmí být ztraceny informace uložené v  měřidle. Měřidlo musí 
být po zkoušce plně funkční.  
5.4.2    Zkoušky odolnosti proti klimatickým vlivům  
5.4.2.1    Zkouška vlivu teploty prostředí  
Zkouška se provádí při ozáření měřidla  konstantním příkonem dozimetrické veličiny. Naměřené 
hodnoty veličiny stanovené jako aritmetický průměr minimálně deseti měření při maximální  
a minimální teplotě požadovaného rozsahu teplot  se porovnají s  referenční hodnotou měřené veličiny 
stanovenou při standardní  teplotě. Doba vystavení měřidla jednotlivým teplotám musí být minimálně  
4 hodiny , údaj měřidla se zaznamenává během posledních 30 minut této doby . 
Naměřená hodnota nesmí překročit dovolené meze změny podle článku 2.3.9. 
5.4.2.2    Zkouška vliv u vlhkosti  
Zkouška se provádí při ozáření měřidla konstantním příkonem dozimetrické veličiny. Naměřené 
hodnoty veličiny stanovené jako aritmetický průměr minimálně deseti měření při relativní vlhkosti do 
85 % při teplotě +35  °C se porovnají s  referenční ho dnotou měřené veličiny stanovenou za standardních 
podmínek . Doba vystavení měřidla jednotlivým hodnotám vlhkosti  musí být minimálně  
4 hodiny , údaj měřidla se zaznamenává během posledních 30 minut této doby . 
Naměřená hodnota nesmí překročit dovolené meze změny podle článku 2.3.10. 
5.4.2.3    Zkouška vlivu atmosférického tlaku  
Zkouška se provádí při ozáření měřidla konstantním příkonem dozimetrické veličiny. Naměřené 
hodnoty veličiny stanovené jako aritmetický průměr minimálně deseti měření při hodnotách tlaku 
70 kPa a 106  kPa se porovnají s referenční hodnotou měřené veličiny stanovenou při referenčním 
atmosférickém tlaku  101,3 kPa . 
Naměřená hodnota nesmí překročit dovolené meze změny podle článku 2.3.1 1. 
5.4.3    Zkoušky elektromagnetické kompatibility (EMC)  
5.4.3.1    Odolnost vůči elektrostatickému výboji  
Odolnost vůči elektrostatickému výboji se zkouší na měřidle  v zapnutém stavu na nejcitlivějším měřicím 
rozsahu kontaktním výbojem 4  kV nebo vzduchovým výbojem  8 kV (u měřidel s  izolovanými povrchy). 
Výboje se aplikují na různých vnějších částech měřidla , kterých se může dotknout obsluha při používání 
měřidla. Celkový počet výbojů je 10/hodina . 
Při této zkoušce nesmí naměřená hodnota překročit meze uvedené v  článku 2.3.1 3. 
5.4.3.2    Odolnost vůči vysokofrekvenčnímu elektromagnetickému poli   
Odolnost vůči vysokofrekvenčnímu elektromagnetickému poli se zkouší na měřidle  v zapnutém stavu 
na nejcitlivějším rozsahu v  kmitočtovém pásmu 80  MHz až 2 GHz, a to při amplitu dě intenzity 
zkušebního pole 10 V/m. Měřidlo je při zkoušce vystaveno příkonu dávkového ekvivalentu 
odpovídajícímu sedminásobku dolní meze efektivního měřicího rozsahu.  
Při této zkoušce nesmí naměřená hodnota překročit meze uvedené v  článku 2.3.13.  
5.4.3.3    Odolnost vůči vyzařovanému elektromagnetickému poli mobilními telefony a bezdrátovými  
sítěmi  
Odolnost vůči vyzařovanému vysokofrekvenčnímu elektromagnetickému poli se zkouší na měřidle  
v zapnutém stavu na nejcitlivějším rozsahu za přítomnosti elektromag netického pole vyzařovaného 
mobilními telefony a bezdrátovými sítěmi v  kmitočtovém pásmu 800  MHz až 960 MHz a 1,4 GHz až 
2,7 GHz , a to při amplitudě intenzity zkušebního pole 30  V/m.  Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C081-16 
 
12 Při této zkoušce nesmí naměřená hodnota překročit meze uvedené v  článku 2.3.13.  
5.4.3.4    Odolnost vůči rušení indukovanému vysokofrekvenčními poli  
Odolnost vůči rušení indukovanému vysokofrekvenčními poli se zkouší na měřidle v  zapnutém stavu  
na nejcitlivějším rozsahu v  kmitočtovém rozsahu 150  kHz až 80 MHz při napětí 10 V. Tato zkouška se 
provádí pouze u měřidel, která mají alespoň jeden vodivý kabel (například pro vedení signálu).  
Při této zkoušce nesmí naměřená hodnota překročit meze uvedené v  článku 2.3.13.  
5.4.3.5    Odolnost vůči magnetickému poli 50 Hz/60 Hz  
Odolnost vůči magnetickému poli se zkouší na přístroji v  zapnutém stavu na nejcitlivějším rozsahu při 
kmitočtu  50 Hz nebo 60 Hz při intenzitě pole 30 A/m.  Zkouška se provede s  měřidlem vystaveným 
magnetickému poli ve dvou polohách (0° a 90°).  
Při této zkoušce nesmí naměřená hodnota překročit meze uvedené v  článku 2.3.13.  
5.4.4   Zkouška napájecího zdroje  
Kapacita baterií se zkouší na měřidle s  novými bateriemi nebo plně nabitými akumulátory  v zapnutém 
stavu vystavenému příkonu dávkového ekvivalentu mezi 10 µSv/h a 1 mSv/h. Měřidlo je po dobu pěti 
po sobě jdoucích dní ponecháno 8 hodin v  zapnutém stavu a poté 16 hodin ve vypnutém stavu.   
Údaj měřidla na konci zkoušky se od údaje měřidla na začátku zkoušky nesmí lišit o více než 5 %  
a měřidlo nesmí indikovat nízkou ka pacitu baterie.  
6   Prvotní ověření  
6.1   Všeobecně  
Při prvotním ověření se prov ádějí  následující zkoušky:  
a) vizuální  prohlídk a; 
zkouška linearity odezvy přístroje ; 
6.2   Vizuální prohlídka  
Při vizuální  prohlídce měřidla  se posuzuje : 
a) shoda měřidla se schváleným typem ; 
b) úplnost měřidla podle certifikátu schválení typu;  
c) zda jednotlivé části měřidla  nejsou poškozeny a zda jsou funkční ; 
d) shoda verze softwaru  s verzí schválenou při schválení  typu.  
6.3   Funkční zkoušky  
6.3.1    Zkouška linearity odezvy přístroje  
Zkouška linearity odezvy  přístroje se provádí podle článku 5.3.1.  
7   Následné ověření  
Následné ověření se provádí stejným postupem jako prvotní ověření podle kapitoly 6.  Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C081-16 
 
13 8   Přezkoušení měřidla  
Při přezkušování měřidel podle §  11a zákona o metrologii na žádost osoby, která může být dotčena jeho 
nesprávným měřením, se postupuje dle kapitoly 7. Jako největší dovolené chyby se uplatní dvojnásobek  
největších dovolených chyb dle kapitoly 7.  
9   Oznáme né normy  
ČMI oznámí pro účely specifikace metrologických a technických požadavků na měřidla a pro účely 
specifikace metod zkoušení při schvalování jejich typu a ověřování, vyplývajících z  tohoto opatření 
obecné povahy, české technické normy, další technick é normy nebo technické dokumenty 
mezinárodních popřípadě zahraničních organizací, nebo jiné technické dokumenty obsahující 
podrobnější technické požadavky (dále jen „oznámené normy“). Seznam těchto oznámených norem 
s přiřazením k  příslušnému opatření oznám í ČMI společně s  opatřením obecné povahy veřejně 
dostupným způsobem (na webových stránkách www.cmi.cz ). 
Splnění oznámených norem nebo splnění jejich částí se považuje v  rozsahu a za podmínek stanovených 
tímto opatřením obe cné povahy za splnění těch požadavků stanovených tímto opatřením, k  nimž se tyto 
normy nebo jejich části vztahují.  
Shoda s oznámenou normou je jedním ze způsobů, jak prokázat splnění požadavků.  Tyto požadavky 
mohou být splněny i jiným technickým řešením g arantujícím stejnou nebo vyšší úroveň ochrany 
oprávněných zájmů.  
II. 
O D Ů V  O D N Ě N Í  
ČMI vydává podle § 14 odst. 1 písmeno j) zákona o metrologii k provedení § 6 odst. 2, § 9 odst. 1 a 9  
a § 11a odst. 3 zákona o metrologii toto opatření obecné povahy,  kterým se stanovují metrologické  
a technické požadavky na stanovená měřidla a zkoušky při schvalování typu a při ověřování stanovených 
měřidel – „nespektrometrická měřidla aktivit a dávek používaná pro kontrolu dodržování limitů v oblasti 
radiační ochran y nebo jaderné bezpečnosti a pro měření havarijní – přenosná měřidla dozimetrických 
veličin záření gama a X používaná pro účely radiační ochrany “.  
Vyhláška č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající 
schválení typu, ve znění pozdějších předpisů, zařazuje v příloze Druhový seznam stanovených měřidel 
uvedený druh měřidel pod položkou 8. 7, 8.8 a 8.11  a mezi měř idla podléhající schvalování typu  
a povinnému ověřování.  
Tento předpis (Opatření obecné povahy) bude oznámen v souladu se směrnicí Evropského parlamentu 
a Rady (EU) č. 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technickýc h 
předpisů a předpisů pro služby informační společnosti.  
III. 
P O U Č E N Í  
V souladu s  ustanovením §  172 odst.  l SprŘ ve spojení s  ustanovením §  39 odst.  l SprŘ stanovuje ČMI 
lhůtu pro uplatnění připomínek do 30 dnů od data vyvěšení na úřední desce. K při pomínkám podaným 
po této lhůtě se nepřihlíží.  
Dotčené osoby se tímto vyzývají k  uplatnění připomínek k  tomuto návrhu opatření obecné povahy. 
S ohledem na ustanovení §  172 odst.  4 SprŘ se připomínky podávají v  písemné podobě.  Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C081-16 
 
14 Dle ustanovení §  174 odst.  l SprŘ ve spojení s  ustanovením §  37 odst.  l SprŘ musí být patrno, kdo 
připomínky činí, vůči kterému opatření obecné povahy směřují, v  čem je spatřován rozpor s  právními 
předpisy nebo nesprávnost opatření obecné povahy, musí obsahovat podpis osoby, která je č iní.  
Do podkladů návrhu opatření obecné povahy je možné nahlédnout u Českého metrologického institutu, 
Úsek pro legální metrologii, Okružní 31, 638 00 Brno, a to po telefonické dohodě.  
Tento návrh opatření obecné povahy bude zveřejněn po dobu 15 dnů.  
 
 
 
 
 ...…………………………..............  
 RNDr. Pavel Klenovský  
 generální ředitel  
 
 
Za správnost vyhotovení: Mgr. Tomáš Hendrych  
 
Vyvěšeno dne:   
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení:  ....................................................  
 
Sejmuto dne:   
Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí:  ....................................................