Český metrologický institut  
Okružní 31, 638 00  Brno  
 
Manažerské shrnutí pro EK (není součástí tohoto právního předpisu)  
Nespektrometrická měřidla aktivit a dávek používaná pro kontrolu dodržování limitů v oblasti radiač-
ní ochrany nebo jaderné bezpečnosti a pro měření havarijní – elektronické osobní dozimetry  pro mě-
ření záření gama a X  jsou v  ČR uváděny na  trh a do provozu podle zákona č. 505/1990 Sb. o metro-
logii, ve znění pozdějších předpisů.  
Předmětem tohoto notifikovaného předpisu je stanovení metrologických a technických požadavků na 
tato měřidla . Předpi s stanovuje dále zkoušky pro účely  schválením typu a ověřování.  
 (Konec manažerského shrnutí.)  
 
Vyřizuje: Mgr. Tomáš Hendrych  
                                                                                              Telefon: 545 555 414  
 
 
V E Ř E J N Á   V  Y H L Á Š K A  
 
Český metrologický institut (dále jen „ČMI“), jako orgán věcně a místně příslušný ve věci stanovov á-
ní metrologických a technických požadavků na stanovené měřidlo a stanovování zkoušek při schval o-
vání typu a při ověřování stanoveného mě řidla dle § 14 odst. 1 zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o metrologii“), a dle ustanovení § 172 a následujících 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „SprŘ“), zahájil z moci 
úřední dne 4. 4. 2016 správní řízení dle § 46 SprŘ, a na základě podkladů vydává tento:  
 
I. 
N Á V  R H   O P A T Ř E N Í   O B E C N É   P O V A H Y  
číslo: 0111 -OOP -C078-16 
kterým se stanovují metrologické a technické požadavky na stanovená měřidla, včetně 
metod zkoušení pro ověřování stanovených měřidel:  
„nespektrometrická měřidla aktivit a dávek používaná  pro kontrolu dodržování limitů 
v oblasti radiační ochrany nebo jaderné bezpečnosti a pro měření havarijní – elektronické 
osobní dozimetry  pro měře ní záření gama a X “ 
  
1  Základní pojmy  
Pro účely tohoto opatření obecné povahy platí termíny a definice podle VIM a VIM L1) a následuj ící: 
                                                      
1)   TNI 01 0115 Mezinárodní metrologický slovník – Základní a všeobecné pojmy a přidružené termíny (VIM)  
a Mezinárodní slovník termínů v  legální metrologii (VIML) jsou součástí sborníku technické harmonizace 
„Terminologie v  oblasti metrologie“ veře jně dostupného na www.unmz.cz.  Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C078-16 
 
2 1.1  
osobní  dávkový ekvivalent  Hp(d) 
dávkový ekvivalent v  měkké tkáni ve specifikovaném bodě lidského těla v  hloubce d. Pro pronikající 
záření je doporučená hloubka 10 mm a pro nepronikavé z áření 0,07 mm.  
Jedno tkou osobní ho dávkového ekvivalentu  je Sv (J/kg). 
1.2   
příkon osobní ho dávkového ekvivalentu  
)(dpH   
podíl d Hp(d)/dt, kde d Hp(d) je přírůstek prostorového dávkového ekvivalentu v časovém i ntervalu d t. 
Jednotkou příkonu osobní ho dávkového ekvivalentu  je Sv/s (mSv/h). 
1.3   
měřidlo osobního dávkového ekvivalentu  
zařízení určené k  měření osobního dávkového ekv ivalentu s  digitální indikací dávky  
1.4   
referenční bod měřidla  
fyzická značka či značky na vnějším povrchu měřidla určená k  umístění měřidla do zkušebního bodu  
1.5   
zkušební bod  
bod, v  němž je stanovena referenční hodnota měřené veličiny, a do nějž je pro účely zkoušek umístěn 
referenční bod mě řidla 
1.6   
odezva  měřidla  
odezva pro referenční hodnotu veličiny Hr,0  měřené za specifických  podmínek  
0,0,
0
rr
HGR
 (1) 
kde Gr,0 je odpovídající  údaj měřidla  
1.7   
referenční odezv a  
poměr daný za referenčních podmínek vztahem:  
HGR
 (2) 
kde G je údaj měřidla a H je referenční hodnota velič iny měřená za referenčních podmínek  
1.8  
relativní odezva  
poměr odezvy R a referenční odezvy R0: 
HGR
 (3) 
kde G je údaj měřidla a H je referenční hodnota velič iny 
1.9   
efektivní měři cí rozsah  Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C078-16 
 
3 rozsah hodnot měřené veličiny, který splňuje požadav ky normy  
1.10   
dolní mez efektivního měři cího rozsahu H0 
nejnižší hodnota dávkového ekvivalentu nebo jeho příkonu, která patří do efektivní ho měřicího rozsa-
hu 
1.11   
horní mez efekti vního měři cího rozsahu  H0 
nejvyšší hodnota dávkového ekvivalentu nebo jeho příkonu, která patří do  efektivní ho měřicího rozsa-
hu 
1.12   
variační koeficient  v  
míra relativního rozptýlení dat  určená jako podíl směrodatné odchylky k  aritmetickému průměru 
v procentech  
1.13   
relativní rozšířená nejistota  Urel  
součin  standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření k (k = 2 odpovídá pravděpo dobnosti pokrytí 
přibližně 95 % ) 
1.14 
konvenčně pravá hodnota dávkového ekvivalentu  
nejlepší odhad správné hodnoty dávk ového ekvivalentu  
2   Metrologické požadavky  
2.1   Kategorizace měřidel  
Kategorizace měřidel je uvedena v  tabulce  1. 
Tabulka 1 – Kategorizace měřidel  
Hlavní 
kategorie  Sym-
bol Minimální požad ova-
ný rozsah po užití Energetický 
rozsah  Pro dávkový  
ekvivalent  Pro příkon  
dávk ového   
ekvivalent u 
Hp(10) 
záření 
gama  G energie:  
80 keV – 1,5 MeV  
 
příkon dávkového ekv i-
valentu:  
0,5 µSv/h – 1 Sv/h  
 
dávkový ekvivalent:  
100 µSv – 10 Sv  m:  
dolní limit 60 keV  
l:  
dolní limit 20 keV  
h:  
včetně 6 MeV  f:  
dolní limit 10 µSv  a: havarijní  
horní limit  
10 Sv/h 
 
e: životní prostředí  
dolní limit  
0,05 µSv/h  
Hp(10) 
záření X  X energie : 
20 keV – 150 keV  
 
příkon dávkového ekv i-
valentu:  
0,5 µSv/h – 1 Sv/h  
 
dávkový ekvivalent:  l:  
dolní limit 10 keV  
h:  
včetně 300 keV  f:  
dolní limit 10 µSv  a: havarijní  
horní limit  
10 Sv/h  
 
e: životní prostředí  
dolní limit  
0,05 µSv/h  Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C078-16 
 
4 100 µSv – 10 Sv   
Hp(0,07)  
záření 
gama a X  S energie:  
20 keV – 150 keV  
příkon dávkového ekv i-
valentu:  
5 µSv/h – 1 Sv/h  
dávkový ekvivalent:  
1 mSv  – 10 Sv  l:  
dolní limit  15 keV 
n:  
dolní limit 10 keV  
 g:  
dolní limit 100 µSv  a: havarijní  
horní limit  
10 Sv/h  
 
e: životní prostředí  
dolní limit  
0,5 µSv/h  
 
 
2.2   Referenční podmínky a standardní zkušební podmínky  
Referenční podmínky a standardní zkušební podmínky jsou uvedeny v  tabulce  2 a platí, pokud nejsou 
stanoveny výrobcem odlišně.  
Tabulka 2 – Referenční podmínky a standardní zkušební podmínky  
Ovlivňující veličina  Referenční podmínky  Standardní zkušební podmínky  
Energie foton ů záření pro: 
1 – Hp(10) – osobní  dávkový ekv i-
valen t 
2 – Hp(0,07)  – směrový osobní 
dávkový ekv ivalent  záření gama : 
137Cs nebo 60Co (ISO 4037-3) 
 
N-80 nebo 241Am (ISO 4037 -3) záření gama : 
137Cs nebo 60Co (ISO 4037-3) 
 
N-80 nebo 241Am (ISO 4037 -3) 
Úhel dopadu záření  referenč ní směr daný výrobcem  daný směr ± 5° 
Dávkový ekvivalent : 
Hp(10) 
Hp(0,07)   
0,3 m Sv 
3 mSv  
0,1 mSv až 1 0 mSv a) 
0,5 mSv až 50  mSv a) 
Příkon dávkového ekvivalentu : 
Hp(10) 
Hp(0,07)   
0,3 mSv /h 
3 mSv /h  
0,1 mSv /h až 10 mSv /h a) 
0,5 mSv /h až 50 mSv /h a) 
Doba stabilizace  15 minut  ≥ 15 minut  
Teplota  20 °C  18 °C až 2 2 °C a) 
Relativní vlhkost  65 % 50 % až 75  % a) 
Tlak vzduchu  101,3 kPa  86,0 kPa až 106,6 kPa  a) 
Napájecí napětí  nominální napájecí napětí  baterie vybitá do poloviny své 
životnosti  
Vnější e lektromagnetické pole  zanedbatelné  menší ne ž nej menší  hodnota , která  
způsobí poruchu  
Vnější m agnetická indukce  zanedbatelná  menší než dvojnásobek hodnoty 
zemského magnetického pole  
Orientace měřidla   bude uvedeno výrobcem  uvedená orientace ±  5° Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C078-16 
 
5 Ovládání měřidla  nastavení pro běžný  provoz  nastave ní pro běžný  provoz 
Radiační pozadí  2 µSv/ d nižší než 0,25 µSv/h  
Kontaminace radioaktivními část i-
cemi  zanedbateln á zanedbateln á 
a) Skutečná  hodnot a se stanoví při zkoušce   
 
2.3   Největší dovolená chyba  
2.3.1   Linearita  a statistické fluktuace odezvy  
Při standardních podmínkách nesmí odezv a měřidla v  celém efektivním měřicím rozsahu  překr očit 
odch ylky od −17 % do +25 %. 
 
 
Při standardních podmínkách nesmí variační koeficient v  celém měřicím rozsahu  překročit:  
pro Hp(10):  
pro H0 ≤ H < 11H0 (16 − H/H0) % 
pro H ≥ 11H0 5 % 
pro
H p(10):  
pro 
H < 10 µSv/h  20 %  
pro 10 µSv/h ≤ 
H  < 60 µSv/h  [21 − 
H/ (10 µSv/h) ] % 
pro 
H  ≥ 60 µSv/h  15 %  
2.3.2   Energetická a směrová závislost odezvy  
Relativní odezva měřidla způsobená úhlem dopadu záření v  rozsahu úhlů 0° až ± 60° (vůči referenčn í-
mu směru dopadu záření) a v energetickém rozsahu 80 keV až 1,5 MeV (pro záření gama ) nebo  
20 keV až 150 keV  (pro záření X) musí ležet v intervalu od 0,71 do 1,67 . 
2.3.3 Uchování údaje naměřeného dávkového ekvivalentu  
Naměřený údaj dávkového ekvivalentu musí být v  přístroji ul ožen po dobu minimálně 8 hodin. Zár o-
veň se tato hodnota nesmí změnit o více než ±2 %.  
Rovněž je nutné po ztrátě napájení  udržet po dobu 24 hodin uložený údaj dávkového ekvivalentu. Po 
výměně baterií se nesmí lišit uložená hodnota o  více než  ±5 %.  
2.3.4 Přetížení  
2.3.4.1   Příkon dávkového ekvivalentu  
Pokud je měřidlo vystaveno příkonu dávkového ekvivalentu  vyššímu , než je maximum  měřicího ro z-
sahu, musí měřidlo indikovat  maximální hodnotu měřicího rozsahu a současně  indikovat přetíž ení. 
2.3.4.2   Dávkov ý ekvivalent  
Pokud je měřidlo vystaveno dávkového ekvivalentu  vyššímu , než je maximum měřicího ro zsahu, musí 
měřidlo indikovat  maxim ální hodnotu měřicího rozsahu a současně  indikovat přetíž ení. Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C078-16 
 
6 2.3.5 Signalizace překročení nastavené úrovně   
2.3.5.1  Doba odezvy měření příkonu dávkového ekvivalentu a alarmu  
Dobou odezvy se rozumí doba, po které při náhlém nárůstu nebo poklesu příkonu dávkovéh o ekviva-
lentu dosáhne údaj měřidla konečný údaj příkonu  dávkového ekvivalentu . Požadovan ý limit doby 
odezvy měřidla je 10 sekund. Překročení nastavené úrovně musí být signalizováno do 2 sekund. Poža-
davky platí pro příkon dávkového ekvivalentu ≥ 1 mSv/h.  
2.3.5.2   Přesnost signalizace překročení nastavené úrovně dávkového ekvivalentu  
Při standardních podmínkách nesmí měřidlo vystavené 0,87násobku předem nastavené hodnoty sign a-
lizovat překročení této hodnoty.  
Měřidlo vystavené 1,18násobku předem nastavené hod noty musí si gnalizovat překročení této hodnoty.  
2.3.5.3   Přesnost signalizace překročení nastavené úrovně příkonu dávkového ekvivalentu  
Při standardních podmínkách nesmí měřidlo vystavené (1 − 2·νmax)násobku předem nastavené hodn oty 
signalizovat překročen í této hodnoty  signalizovat déle než 5 % z celkového  času.  
Měřidlo vystavené (1 + 2 ·νmax)násobku předem nastavené hodnoty musí si gnalizovat překročení této 
hodnoty  signalizovat déle než 95 % z  celkového  času. 
2.3.6   Odezva na beta záření  
Měřidlo musí  být co nejméně citlivé vůči beta záření. Indikovaná hodnota (příkonu ) dávkového ekv i-
valentu musí být nižší než 10 % hodnoty (příkonu ) dávkového ekvivalentu, kterému je měřidlo vyst a-
veno .  
2.3.7   Odolnost vůči mechanickým rázům  
Je-li měřidlo za provozu vystav eno mechanickým rázům, změna odezvy vyvolaná rázy musí být menší 
než ±0,7H0 (dolní mez efektivního měřicího rozsahu).  Nesmí dojít k  mechanickému poškození a n esmí 
být ztraceny informace uložené v  měřidle . 
2.3.8   Odolnost vůči vibrací m 
Je-li měřidlo za pro vozu vystaveno vibracím , změna odezvy vyvolaná vibracemi  musí být menší než 
±0,7H0 (dolní mez efektivního měřicího rozsahu). Nesmí dojít k  mechanickému poškození a nesmí být 
ztrac eny informace uložené v  měřidle.  
2.3.9   Odolnost vůči pádům při přepravě  
Měřidlo zabalené pro účely přepravy musí být odolné vůči pádům. Je-li měřidlo za provozu vystaveno 
pádům, změna odezvy vyvolaná pády  musí být menší než ±0,7 H0 (dolní mez efektivního měřicího 
rozsahu).  Při pádu n esmí dojít k mechanickému poškození  měřidla a po  zapnutí musí vykazovat no r-
mální funkci . 
2.3.10   Teplota prostředí  
Změny odezvy měřidla způsobené změnou teploty prostředí  (stabilní teplota, teplotní šok a zapnutí při 
nízké teplotě)  v rozsahu od −10 °C do +40 °C nesmí překročit −13 % až +18 % odezvy měř idla za 
standardních zkušebních podmínek . U měřidel urč ených pouze pro vnitřní prostředí tento požadavek 
platí v  rozsahu teplot +5  °C až +40  °C. Taková měřidla musí být označena např. textem „pouze pro 
použití  ve vnitřním prostř edí“. Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C078-16 
 
7 2.3.11   Relativní vlh kost 
Změny odezvy měřidla způsobené změnou vlhkosti prostředí v  rozsahu od 40 %  do 90 % nesmí př e-
kročit  odchylky od −9 % do +11 % vůči odezv ě měřidla za standardních zkušebních podmínek .  
U měřidel určených pro venkovní prostředí musí být koeficient krytí měřidla minimálně IP 53.  
2.3.12   Atmosférick ý tlak 
Změny odezvy měřidla způsobené změnou atmosférického tlaku v  rozsahu od 86,0 kPa do 106,0  kPa 
nesmí překročit odchylky od −9 % do +11 % vůči odezv ě měřidla za standardních zkušebních podm í-
nek. 
2.3.1 3   Odolnost vůči elektro magnetickému rušení  
Maximální změna odezvy  (přechodná i trvalá) vyvolaná elektromagnetickým rušením nesmí  být vyšší 
než ±0,7 H0 (dolní mez efektivního měřicího rozsahu).  
2.3.1 4 Zkouška napájecího zdroje  
Kapacita primárních baterií  musí b ýt taková, aby po 100 hodinách nepřetržitého  používání  (při přík o-
nu dávkového ekvivalentu od 0,01 mSv/h do 0,1 mSv/h)  byla maximální změna relativní odezvy  mě-
řidla v  rozmezí od −0,09 do +0,11 . Měřidlo nesmí indikovat nízkou kapacitu baterie.  
Ihned po vlože ní nových baterií musí  být měřidlo  schopn o po dobu nejméně 15 minut  zvukově sign a-
lizovat a zobrazovat překročení nastaveného prahu.  
Kapacita sekundárních baterií (akumulátorů) musí být taková, aby po 24 hodinách nepřetržitého po u-
žívání (při příkonu dávkové ho ekvivalentu od 0,01 mSv/h do 0,1 mSv/h) byla maximální změna rel a-
tivní odezvy m ěřidla v  rozmezí  od −0,09 do +0,11.  
Ihned po opětovném nabití baterií musí  být měřidlo schopno  po dobu nejméně 15 minut zvukově si g-
nalizovat a zobrazovat překročení nastaven ého prahu.  
3   Technické požadavky  
3.1   Indikace  jednotky  
Měřidlo musí  zobrazovat hodnotu v  Sv nebo Sv/h . 
3.2   Minimální měřicí rozsah  
Minimální měřicí rozsah měřidla příkonu osobního dávkového ekvivalentu musí být od 1 µSv  
do 10 Sv. Minimál ní měřicí roz sah měřidla osobního dávkového ekvivalentu musí být od 1 µSv/h do 
1 Sv/h. 
3.3   Informace o provozním stavu  
Měřidlo musí indikovat provozní podmínky, při nichž není zajištěna správnost údaje dávkového ekv i-
valentu, například vybitá baterie, porucha detektor u nebo překročení příkonu dávkového ekvivalentu.  
3.4   Snadná dekontaminace  
Měřidlo musí být navrženo a zkonstruováno tak, aby umožňovalo snadnou dekontaminaci.  
3.5   Ochrana proti neoprávněné manipulaci  
Měřidlo m usí být konstruováno tak, aby byla vylouče na neúmyslná změna kteréhokoli faktoru nast a-
vení obsluhou. Části měřidla, které jsou zásadní pro jeho metrologické vlastnosti, musí být navrženy 
tak, aby je bylo možno zabezpečit způsobem, který poskytne důkaz o jakémkoliv neoprávněném zás a-
hu. Regulační pr vky m usí být buď uvnitř měřidla a nepřístupné zvenčí bez použití nástroje, anebo Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C078-16 
 
8 musí být zřetelně označeny a opatřeny stupnicí, aby je bylo možné přesně nastavit v  souladu 
s rozlišovací schopností měřidla, a potom zablokovat, aby nemohlo dojít k  náhodné z měně nastavení. 
Opravné faktory a kalibrační ko eficienty uložené digitálně nesmí být možné změnit, pokud obsluha 
nevloží bezpečnostní kód (nebo heslo), nebo nezmění polohu zablokovaného či nepřístupného přep í-
nače.  
3.6   Bezpečnost  
Měřidlo musí být bezpečné  ve smyslu základních zásad bezpečnosti zařízení s  ionizujícím zářením 
a požadavků relevantních technických předpisů za podmínek obvyklého použití k  účelům, pro které je 
určeno. 
4   Značení měřidla  
4.1   Značení na měřidle  
Na měřidle, které se může skládat  ze dvou funkčně samostatných částí, musí být na každé části uved e-
ny následující údaje:  
a) identifikace výrobce;  
b) označení typu měřidla;  
c) výrobní číslo samotného měřidla ; 
d) značka schválení typu;  
e) měřená veličina a druh záření ; 
f) efektivní měřicí rozsah.  
Na měřidle musí být vyznačena poloha referenčního bodu . Na měřidle musí být vyznačen druh a pol a-
rita použitých baterií. Všechny značky a nápisy musí být čitelné, trvanlivé, jednoznačné a neodstran i-
telné.  
4.2   Umístění úřední značky  
Umístění úředních značek na měřidl e a vyhodnocovací jednotce je specifikováno v certifikátu o schv á-
lení typu.  
Pokud je to možné, značky se umísťují na čelní panel zobrazovací jednotky tak, aby nezakrývaly žá d-
ný z údajů uvedených na měřidle.  
5   Schvalování typu měřidla  
5.1   Všeobecně  
Proces schvalování typu měřidla zahrnuje násl edující zkoušky:  
a) vnější prohlídka;  
b) zkouška linearity a statistických fluktuací odezvy ; 
c) zkouška energetické a směrové závislosti odezvy;  
d)  zkouška uchování naměřené veličiny ; 
e) zkouška odolnosti vůči přetížení ; 
f) zkou ška doby odezvy ; 
g) zkoušku přesnosti signalizace překročení nastavené úrovně;  
h) zkoušku odezvy na beta záření ; 
i) zkoušku mechanické odolnosti;  
j) zkoušky odolnosti proti klimatickým vlivům;  Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C078-16 
 
9 k) zkoušky EMC ; 
l) zkoušku napájecího zdroje . 
5.2   Vnější prohlídka  
Při vnější p rohlídce se posuzuje : 
a) úplnost předepsané technické dokumentace, včetně návodu pro obsluhu;  
b) shoda metrologických a technických charakteristik specifikovaných výrobcem v  dokumentaci 
s požadavky tohoto předpisu, uvedenými v  kapitolách 2, 3 a 4.1 ; 
c) úplnost a st av funkčních celků měřidla podle předepsané technické dokumentace;  
d) shoda verze softwar u měřidla s  verzí specifikovanou výrobcem.  
5.3   Radia ční zkoušky  
5.3.1    Zkouška linearity a statistických fluktuací odezvy  
Zkouška linearity se provádí ozářením měřidla  v kolimovaném svazku záření gama nebo X s reprod u-
kovatelnou geometrií a velikostí pole.  Naměřená hodnota se porovná s  referenční hodnotou měřené 
veličiny stanovenou pomocí etalonu.  Zkouška se provádí pomocí různých hodnot příkonu dávkového 
ekvivalentu a dávkového ekvivalentu , a to ve třech zkušebních bodech  na každé dekádě měřicího ro z-
sahu (v 20  %, 40 % a 80 % d ekády) . 
Zkouška statistických fluktuací odezvy se provádí současně se zkouškou linearity. Ve všech zkuše b-
ních bodech se stanoví variační koeficient po zopakování měření.  
Odchylky naměřených hodnot od referenční hodnoty nesmí překročit meze podle článku 2.3.1.  
Variační koeficient dozimetrických hodnot nesmí překročit  meze podle člá nku 2.3. 2. více než 1,5krát. 
Konkrétní hodnota přípustného násobku se stanoví podle skutečného počtu zkušebních bodů a skute č-
ného počtu měření.  
5.3.2    Zkouška energetické a směrové závislosti odezvy  
Zkouška energetické závislosti odezvy se provádí ozářením měřidla v  kolimovaném svazk u záření X  
a gama s reprodukovatelnou geometrií a velikostí pole v  požadovaném energetickém rozsahu  
a v požadovaném rozsahu úhlů. Naměřená hodnota se porovná s  hodnotou měřené veličiny stanovenou 
za referenčních podmínek pomocí etal onu. 
Naměřená hodnota nesmí překročit meze podle článku 2.3. 2. 
5.3.3 Uchování údaje naměřeného dávkového ekvivalentu  
Měřidlo se vystaví takové hodnotě dávkového ekvivalentu, aby byl  pozdější  vliv přírodního pozadí 
zanedbatelný. Poté se každou hodinu po dobu 8 hodin odečítá uložený úd aj a porovná se s  původní 
hodnotou.  
Při další zkoušce se rovněž měřidlo vystaví takové hodnotě dávkového ekvivalentu, aby byl vliv př í-
rodního pozadí zanedbatelný. Poté se vyjmou baterie a opět se vloží do měřidla po 24 hodinách. Ul o-
žený údaj se porovná s  původní hodnotou.  
Naměřená hodnota nesmí překročit meze podle článku 2.3.3.  
5.3.4   Zkouška odolnosti vůči přetížení  
5.3.4.1  Zkouška odolnosti vůči přetížení dávkového ekvivalentu  Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C078-16 
 
10 Zkouška spočívá v ozáření měřidla 10krát vyšší hodnotou dávkového ekvivalent u (avšak ne více než 
10 Sv), než je  horní mez  měřicího rozsahu . Při ozáření měřidla v  kolimovaném svazku záření gama 
s reprodukovatelnou geometrií a  velikostí pole  musí měřidlo  zobrazovat maximální hodnotu měřicího 
rozsahu a indikovat její překročení .  
Chování měřidla při přetížení musí splnit pož adavky článku 2.3.4.  
5.3.4 .2  Zkouška odolnosti vůči přetížení příkonu dávkového ekvivalentu  
Zkouška spočívá v e vystavení měřidla  hodnotě příkonu  dávkového ekviv alentu, která je 10násobkem  
(maximálně 10 Sv/h)  horní  meze  měřicího rozsahu . Při ozáření měřidla  v kolimovaném svazku záření 
gama  s reprodukovatelnou geometrií a  velikostí pole  musí měřidlo  indikovat přetížení. Po odstranění 
zdroje záření by se měřidlo mělo do 10 sekund  vrátit do běžného režimu měření.  
Chová ní měřidla při přetížení  musí splnit pož adavky článku 2. 3.4. 
5.3.5   Signalizace  překročení nastavené úrovně   
5.3.5.1  Doba odezvy měření příkonu dávkového ekvivalentu a alarmu  
Zkouška přesnosti signalizace překročení nastavené úro vně se provádí ozářením m ěřidla v kolimov a-
ném svazku záření gama s reprodukovatelnou geometrií a velikostí pole  na každém z  měřicích rozsahů 
efektivního měřicího rozsahu.  
Měřidlo je vystaveno nárůstu nebo poklesu příkonu dávkového ekv ivalentu, přičemž je zaznamenáván 
čas, za který  odezva měřidla dosáhne 90 % změny referenční ho dnoty příkonu dávkového ekvivalentu.  
Doba odezvy měřidla nesmí překročit meze podle článku  2.3.5. 1. 
5.3.5.2  Přesnost signalizace překročení nastavené úrovně dávkového ekvivalentu  
Zkouška přesnosti signalizac e překročení nastavené úrovně se provádí ozářením měřidla 
v kolimovaném svazku záření gama s reprodukovatelnou geometrií a velikostí pole. Zkouška se pr o-
vádí ve zkušebním bodě blízko horní meze efektivního měřicího rozsahu a ve zkušebním bodě blízko 
druhéh o nejnižšího řádu efektivního měřicího rozsahu.  
Měřidlo je vystaveno takovému příkonu dávkového ekvivalentu, aby k  signalizaci překročení dávk o-
vého ekvivalentu nedošlo minimálně po dobu 100 sekund. Poté se měří doba, kdy měřidlo začne si g-
nalizovat překroč ení nastavené úrovně. Poměr nastavené úrovně signalizace a součinu doby ozař ování 
a použ itého příkonu dávkového ekvivalentu musí ležet v  mezích 0,87(1 − Urel) až 1,18(1 − Urel), kde 
Urel je rozšířená ( k = 2) nejistota ko nvenčně pravé hodnoty dávkového ekvi valentu.  
Chování měřidla musí splnit pož adavky článku 2.3. 5.2. 
5.3.5.3  Přesnost signalizace překročení nastavené úrovně příkonu dávkového ekvivalentu  
Zkouška přesnosti signalizace překročení nastavené úrovně se provádí ozářením měřidla 
v kolimovaném svazk u záření gama s reprodukovatelnou geometrií a velikostí pole. Zkouška se pr o-
vádí ve zkušebním bodě blízko horní meze efektivního měřicího rozsahu a ve zkušebním bodě blízko 
druhého nejnižšího řádu efektivního měřicího rozsahu.  
Měřidlo příkonu dávkového ek vivalentu je po dobu 15 minut vystaveno (1 − Urel  − 2·νmax)násobku 
nastavené hodnoty příkonu dávkového ekvivalentu a měří se úhrnná doba, po kterou měřidlo signal i-
zuje překročení nastavené úrovně. Tato doba nesmí být delší než  5 % z celkového času .  
Měřid lo se dále v ystaví (1 + Urel  + 2·νmax)násobku nastavené hodnoty příkonu dávkového ekvivalentu 
a měří se úhrnná doba, po kt erou měřidlo signalizuje překročení nastavené úrovně. Tato doba nesmí 
být kratší než 9 5 % z celkového času .  
Měřidlo  musí splňovat  požadavky článku 2.3. 5.3. Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C078-16 
 
11 5.3.6   Odezva na beta záření  
Při tomto testu je měřidlo vystaveno záření beta 90Sr/90Y ve směru dopadu záření 0°.  
Naměřená hodnota nesmí překročit požadavky  podle článku 2.3. 6. 
5.4  Zkoušky odolnosti vůči vlivům vnějšího prostředí  
5.4.1    Zkoušky mechanické odolnosti  
5.4.1.1    Rázy  
Provede se inspekce fyzického stavu a zaznamená se údaj měřidla. Měřidlo v  měřicím režimu se v y-
staví 60 pádům (10 z  každé strany) z  výšky 10 cm na ocelový povrch.  Po zkoušce se opět provede 
inspekce fyzic kého stavu a zaznamená se údaj měřidla.  Před zkouškou uložené údaje o dávce nesmějí 
být ztr aceny.  
Naměřená ho dnota nesmí překročit dovolené meze změny podle článku 2.3.7. 
5.4.1.2    Vibrace  
Provede se inspekce fyzického stavu a zaznamená se údaj měřidla. Měřidlo v  měřicím režimu se v y-
staví vibracím o zatížení 20 m/s2 po dobu 15 minut v  každém směru pro jednu frekvenci z  rozsahu 
10 Hz až 21 Hz a 22 Hz až 33 Hz . Po každém vibračním intervalu (15 minut) se provede odečet ind i-
kovan é hodnot y. Po zkoušce se opět p rovede inspekce fyzického stavu m ěřidla.  
Naměřená ho dnota nesmí překročit dovolené meze změny podle článku 2.3.8.  
5.4.1. 3   Pádová zkouška  
Vypnuté měřidlo  zabalené pro přepravu  se vystaví 6 pádům ( jeden  z každé strany) z  výšky 1 m na 
betonový p ovrch.  Po zk oušce se provede inspekce fyzického stavu, měřidlo se zapne a po dosažení 
provozního stavu se zaznamená údaj měřidla . Před zkouškou uložené údaje dávkového ekvivalentu  
nesmějí být ztr aceny.  
Naměřená ho dnota nesmí překročit dovolené meze změny podle článku 2.3.9. 
5.4.2   Zkoušky odolnosti proti klimatickým vlivům  
5.4.2.1   Zkouška vlivu teploty prostředí  
Stabilní teplota:  
Zkouška se provádí při ozáření měřidla  konstantním příkonem dozimetrické veličiny . Naměřen é hod-
noty veličiny stanoven é jako aritmetický pr ůměr m inimálně deseti měření při maximální a minimální 
teplotě požadovaného rozsahu teplot  se porovn ají s referenční hodnotou měřené veličiny stanovenou 
při standardní  teplotě. Doba vystavení měřidla jednotlivým teplotám musí být minimálně 4 hodiny , 
údaj m ěřidla se zaznamenává během posledních 30 minut této doby . 
Teplotní šok:  
Zkouška se provádí při ozáření měřidla konstantním příkonem dozimetrické veličiny při standardní 
teplotě po ustálení teploty nejdříve za 60 minut. V  co nejkratší době je teplota změně na na požadované 
hodnoty a po dobu 2 hodin je každých 15 minut odečítána odezva měřidla. Získané hodnoty se poro v-
nají s  referenční hodnotou měřené veličiny stanovenou při  standardní tepl otě. 
Zapnutí měřidla při nízké teplotě:  
Vypnuté měřidlo je umístěno do  klimatické komory, kde se nastaví minimální hodnota požadovaného 
teplotního rozsahu. Měřidlo je v  komoře ponecháno po dobu 4 hodin. Poté se měřidlo zapne a pozor u-
je se jeho chování.  
Naměřen é hodnot y nesmí překročit dovolené meze změny podle článku 2.3.10. 
5.4.2.2   Zkouška vlivu vlhkosti  Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C078-16 
 
12 Zkouška se provádí při ozáření měřidla konstantním příkonem dozimetrické veličiny. Naměřené ho d-
noty veličiny stanovené jako aritmetický průměr minimálně deseti měření při relativní vlhkosti v roz-
sahu od 40 % do 90  % při te plotě +35 °C se porovnají s  referenční hodnotou měřené veličiny stanov e-
nou za standardních podmínek. Doba vystavení měřidla jednotlivým hodnotám vlhkosti musí být m i-
nimá lně 24 hodin, údaj měřidla se zaznamenává během posledních 30 minut této doby.  
Naměřená  hodnota nesmí překročit dovolené meze změny podle článku 2.3.11. 
5.4.2.3   Zkouška vlivu  atmosférické ho tlaku  
Zkouška se provádí při ozáření měřidla  konstantním příkonem dozimetrické veličiny. Naměřené ho d-
noty veličiny stanovené jako aritmetický průměr mi nimálně deseti měření při hodnotách tlaku 86 kPa 
a 106 ,6 kPa se porovnají s referenční hodnotou měřené veličiny stanovenou při referenčním atmosf é-
rickém tlaku  101,3 kPa . 
Naměřená hodnota nesmí překročit dovolené meze změny podle článku 2.3.12. 
5.4.3   Zkou šky elektromagnetické kompatibility (EMC)  
5.4.3.1   Odolnost vůči elektrostatickému výboji  
Odolnost vůči elektrostatickému výboji se zkouší  na měřidle  v zapnutém stavu na nejcitlivějším měři-
cím rozsahu  kontaktním výbojem 4 kV nebo vzduchovým v ýbojem 8  kV ( u měřidel  s izolovanými 
povrchy). Výboje se aplikují na různých vnějších částech měřidla , kterých se může dotknout obsl uha 
při po užívání měřidla.  Celkový počet výbojů je 10/hodin a. 
Při této zkoušce nesmí naměřená hodnota překročit meze uv edené v  článku 2.3.13. 
5.4.3.2   Odolnost vůči vysokofrekvenčnímu elektromagnetickému poli   
Odolnost vůči vysokofrekvenčnímu elektromagnetickému poli se zkouší na měřidle  v zapnutém stavu 
na nejcitlivějším rozsahu v  kmitočtovém pásmu 80  MHz až 2,7 GHz, a to při amplitudě in tenzity zk u-
šebního pole 30 V/m.  
Při této zkoušce nesmí naměřená hodnota překročit meze uv edené v  článku 2.3.13. 
5.4.3.3    Odolnost vůči poruchám způsobených rychlými přechodovými jevy  
Odolnost vůči poruchám způsobených rychlými přechod ovými jevy  se zkouší  při napětí ±2 kV.  Cel-
kový počet přechodných jevů  je 10/hodin a. 
Při této zkoušce nesmí naměřená hodnota překročit meze uv edené v  článku 2.3.1 3. 
5.4.3.4    Odolnost vůči poruchám způsobených přepětím  
Odolnost vůči poruchám způsobených přepětím  se zkouší  při napětí  ±1 kV nebo  ±2 kV.  Celkový počet 
poruch je 10/hodin a. 
Při této zkoušce nesmí naměřená hodnota překročit meze uv edené v  článku 2.3.1 3.  
5.4.3.5    Odolnost vůči rušení indukovanému vysokofrekvenčními poli  
Odolnost vůči rušení indukovanému vysokofrekven čními poli se zkouší na měřidle v  zapnutém stavu  
na nejcitlivějším rozsahu v  kmitočtovém rozsahu 150  kHz až 80 MHz při napětí 10 V. Tato zkouška se 
provádí pouze u měřidel, která mají alespoň jeden vodivý kabel (například pro vedení signálu).  
Při této zko ušce nesmí naměřená hodnota překročit meze uv edené v  článku 2.3.13. 
5.4.3.6   Odolnost vůči magnetickému poli 50 Hz/60 Hz  
Odolnost vůči magnetickému poli se zkouší na přístroji v  zapnutém stavu na nejcitlivějším rozsahu při 
kmitočtu  50 Hz nebo 60  Hz při in tenzitě pole 30 A/m . Zkouška se provede s  měřidlem vystaveným 
magnetickému poli ve dvou polohách (0°  a 90°).  
Při této zkoušce nesmí naměřená hodnota překročit meze uv edené v  článku 2.3.13. Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C078-16 
 
13 5.4.3.7    Odolnost vůči poklesu napětí a krátkým přerušení  
Odolnost  vůči poklesu napětí a krátkým přerušení se zkouší  při 500 ms (30% pokles), 200 ms  
(60% pokles) a 5  000 ms (100% pokles) a to nejméně 10 /hodin a. 
Při této zkoušce nesmí naměřená hodnota překročit meze uv edené v  článku 2.3.1 3. 
5.4.4   Zkouška napájecího zdr oje 
Kapacita baterií se zkouší na zapnutém měřidle s  novými bateriemi nebo plně nabitými akumulátory 
vystavenému příkonu dávkového ekvivalentu mezi 10 µSv/h a 1 00 µSv/h. Měřidlo je  poté v nepřetrž i-
tém provozu po dobu 100 hodin (primární baterie) nebo 24 ho din (akumulát ory).   
Chování měřidla musí splňovat požadavky uvedené v  článku 2.3.1 4.  
6   Prvotní ověření  
6.1   Všeobecně  
Při prvotním ověření se provádějí následující zkoušky:  
a) vizuální prohlídka;  
b) zkouška linearit y odezvy  přístroje;  
6.2   Vizuální prohlíd ka 
Při vizuální prohlídce měřidla  se posuzuje:  
a) shoda měřidla se schváleným typem;  
b) úplnost měřidla podle certifikátu schválení typu;  
c) zda jednotlivé části měřidla nejsou poškoz eny a zda jsou funkční;  
d) shoda verze SW s  verzí schválenou při schválení typu.  
6.3   Funkční zkoušky  
6.3.1    Zkouška linearity odezvy  přístroje  
Zkouška linearity odezvy  přístroje se provádí podle článku 5.3.1 . 
7   Následné o věření  
Následné ověření se provádí stejným postupem jako prvotní ověření podle kapitoly 6.  
8   Přezkoušení měřidla  
Při přezkušování měřidel podle §  11a zákona o metrologii na žádost osoby, která může být dotčena 
jeho nesprávným měřením, se postupuje dle kapitoly 7. Jako největší dovolené chyby se uplatní dvoj-
násobek  největších dovolených chyb dle kapitoly 7.  
9   Oznám ené normy  
ČMI oznámí pro účely specifikace metrologických a technických požadavků na měřidla a pro účely 
specifikace metod zkoušení při schvalování jejich typu a ověřování, vyplývajících z  tohoto opatření 
obecné povahy, české technické normy, další technic ké normy nebo technické dokumenty mezináro d-
ních popřípadě zahraničních organizací, nebo jiné technické dokumenty obsahující podrobnější tec h-
nické požadavky (dále jen „oznámené normy“). Seznam těchto oznámených norem s  přiřazením Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C078-16 
 
14 k příslušnému opatření ozná mí ČMI společně s  opatřením obecné povahy veřejně dostupným způs o-
bem (na webových stránkách www.cmi.cz ). 
Splnění oznámených norem nebo splnění jejich částí se považuje v  rozsahu a za podmínek stanov e-
ných tímto opatřením ob ecné povahy za splnění těch požadavků stanovených tímto opatřením, k  nimž 
se tyto normy nebo jejich části vztahují.  
Shoda s oznámenou normou je jedním ze způsobů, jak prokázat splnění požadavků.  Tyto požadavky 
mohou být splněny i jiným technickým řešením garantujícím stejnou nebo vyšší úroveň ochrany 
oprávněných zájmů.  
II. 
O D Ů V  O D N Ě N Í  
ČMI vydává podle § 14 odst. 1 písmeno j) zákona o metrologii k provedení § 6 odst. 2, § 9 odst. 1 a 9  
a § 11a odst. 3 zákona o metrologii toto opatření obecné povahy , kterým se stanovují metrologické  
a technické požadavky na stanovená měřidla a zkoušky při schvalování typu a při ověřování stanov e-
ných měřidel – „nespektrometrická měřidla aktivit a dávek používaná pro kontrolu dodržování limitů 
v oblasti radiační ochra ny nebo jaderné bezpečnosti a pro měření havarijní – elektronické osobní d o-
zimetry pro měření záření gama a X “.  
Vyhláška č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající 
schválení typu, ve znění pozdějších předpisů, z ařazuje v příloze Druhový seznam stanovených měřidel 
uvedený druh měřidel pod položkou 8. 5, 8.7 a 8.8 a mezi měřidla podléhající schvalování typu a p o-
vinnému ověřování.  
Tento předpis (Opatření obecné povahy) bude oznámen v souladu se směrnicí Evropského p arlamentu 
a Rady (EU) č. 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti techni c-
kých předpisů a předpisů pro služby informační společnosti.  
 
III. 
P O U Č E N Í  
V souladu s  ustanovením §  172 odst.  l SprŘ ve spojení s  ustanovením § 39 odst.  l SprŘ stanovuje ČMI 
lhůtu pro uplatnění připomínek do 30 dnů od data vyvěšení na úřední desce. K připomínkám podaným 
po této lhůtě se nepřihlíží.  
Dotčené osoby se tímto vyzývají k  uplatnění připomínek k  tomuto návrhu opatření obecné povahy. 
S ohledem na ustanovení §  172 odst.  4 SprŘ se připomínky podávají v  písemné podobě.  
Dle ustanovení §  174 odst.  l SprŘ ve spojení s  ustanovením §  37 odst.  l SprŘ musí být patrno, kdo 
připomínky činí, vůči kterému opatření obecné povahy směřují, v  čem je spatř ován rozpor s  právními 
předpisy nebo nesprávnost opatření obecné povahy, musí obsahovat podpis osoby, která je činí.  
Do podkladů návrhu opatření obecné povahy je možné nahlédnout u Českého metrologického institu-
tu, Úsek pro legální metrologii, Okružní 31,  638 00 Brno, a to po telefonické dohodě.  
Tento návrh opatření obecné povahy bude zveřejněn po dobu 15 dnů.  
 
 
 
 
 
 Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C078-16 
 
15  ...…………………………..............  
 RNDr. Pavel Klenovský  
 generální ředitel  
 
 
Za správnost vyhotovení: Mgr. Tomáš Hendrych  
Vyvěšeno dne:   
Podpis op rávněné osoby, potvrzující vyvěšení:  ....................................................  
Sejmuto dne:   
Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí:  ....................................................