DOF: 26/10/2015  
NORMA  Oficial Mexicana NOM -002-NUCL -2015, Pruebas de fuga y hermeticidad para fuentes selladas.  
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos. - Secretaría 
de Energía.  
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM -002-NUCL -2015, PRUEBAS DE FUGA Y HER METICIDAD PARA 
FUENTES  SELLADAS.  
JUAN EIBENSCHUTZ HARTMAN, Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización 
de Seguridad Nuclear y Salvaguardias y Director General de la Comisión Nacional de Seguridad 
Nuclear y  Salvaguardias, con fundamento en lo dispuesto por los artículos: 17 y 33 fracción XIII de la 
Ley Orgánica de  la Administración Pública Federal; 50 fracción XI de la Ley Reglamentaria del Artículo 
27 Constitucional en  Materia Nuclear; 38 fracción II, 40 fra cción IV, 41, 43, 47 fracción IV, 51 y 73 de 
la Ley Federal sobre  Metrología y Normalización; 28, 31 fracción III,  34, 39 y 48 del Reglamento de la 
Ley Federal sobre Metrología  y Normalización; 1, 2, 3, 4,  59, 60, 61, 64, 65, 66, 67 y 68  del Reglamento 
General de Seguridad Radiológica,  y 2 inciso F, fracción I, 8 fracción XV, 40, 41 y 42 fracciones VIII, 
XII y XXXIV del Reglamento Interior de la  Secretaría de Energía, y  
CONSIDERANDO  
Primero.  Que con fecha 6 de agosto de 2015, el Comité Consultivo Nacional de Normalización 
de Seguridad Nuclear y Salvaguardias publicó en el  Diario Oficial de la Federación el Proyecto de 
Modificación a  la Norma Oficial Mexicana NOM -002-NUCL -2004, Pruebas de fuga y hermeticidad  para 
fuentes selladas,  a efecto de recibir comenta rios de los interesados.  
Segundo.  Que transcurrido el plazo de 60 días a que se refiere el artículo 47 fracción I de la Ley 
Federal  sobre Metrología y Normalización para recibir los comentarios mencionados en el 
considerando anterior, el  Comité Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad Nuclear y 
Salvaguardias, no recibió comentario  alguno al respecto.  
Tercero.  Que en atención a lo expuesto en los considerandos anteriores y toda vez que el 
Comité  Consultivo Nacional de Normalización  de Seguridad Nuclear y Salvaguardias otorgó la 
aprobación respectiva,  se expide la siguiente:  
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM -002-NUCL -2015, PRUEBAS DE FUGA  Y HERMETICIDAD 
PARA  
FUENTES SELLADAS.  
PREFACIO  
En la elaboración de la presente Norma Oficial Mexican a participaron representantes de las 
siguientes  dependencias, instituciones, asociaciones y empresas:  
SECRETARÍA DE ENERGÍA  
-      Unidad de Asuntos Jurídicos/Dirección de Estudios y Consultas.  
-      Unidad del Sistema Eléctrico Nacional y Política N uclear/Dirección General Adjunta de 
Política  Nuclear / Subsecretaría de Electricidad.  
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES  
-      Dirección General de Marina Mercante.  
-      Dirección General de Autotransporte Federal.  
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN  
-      Dirección General de Vinculación, Innovación y Normatividad en materia de Protección Civil.  
SECRETARÍA DE SALUD  
-      Comisión Federal para la Prevención contra Riesgos Sanitarios.  
SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL  
-      Dirección General de S eguridad y Salud en el Trabajo.  
  COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD  
-      Gerencia  de Centrales  Nucleoeléctricas.  
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES NUCLEARES  
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL  
-      Escuela Superior de Física y Matemáticas.  
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO  
-      Hospital Regional  Lic. Adolfo  López  Mateos.  
INSTITUTO DE MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
-      Unidad Médica de Alta Especialidad. Hospital de Cardiología Centro Médico Nacional Siglo 
XXI. 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO  
-      Instituto  de Ciencias  Nucleares.  
HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO  
AESC, S.A. de C.V.  
ASOCIACIÓN MEXICANA DE FÍSICA MÉDICA, A.C.  
CONTROL DE RADIACIÓN E INGENIERÍA, S.A. DE C.V.  
RADIACIÓN APLICADA A LA INDUS TRIA, S.A. DE C.V.  
SERVICIOS A LA INDUSTRIA NUCLEAR Y CONVENCIONAL, S.A. DE C.V.  
SERVICIOS INTEGRALES  PARA LA RADIACIÓN, S.A. DE C.V.  
SOCIEDAD MEXICANA DE SEGURIDAD RADIOLÓGICA, A.C.  
SOCIEDAD MEXICANA DE RADIOTERAPEUTAS, A.C.  
TECNOFÍSICA RADIOLÓGICA, S.C.  
NOM -002-NUCL -2015, PRUEBAS DE FUGA Y HERMETICIDAD PARA FUENTES SELLADAS.  
ÍNDICE  
0.    Introducción  
1.    Objetivo  
2.    Campo de aplicación  
3.    Definiciones  
4.    Criterios de hermeticidad  
5.    Métodos de prueba  
6.    Requerimientos para el sistema de  medición  
7.    Documentación e informe de la prueba de fuga  
       Apéndice A (Normativo). Informe de la prueba de fuga  
8.    Concordancia con normas internacionales y normas mexicanas  
9.    Bibliografía  
10.   Evaluación de la conformidad  
11.   Observancia  
12.   Vigencia  
0. Introducción  
La hermeticidad de las fuentes selladas es un requisito indispensable para cumplir con las normas 
de seguridad radiológica, tal y como lo establecen los artículos 59, 60, 61, 64, 65, 66, 67 y 68 del Reglamento  General de Seguridad Radiológica. Esta parte de la reglamentación demanda que existan 
garantías sobre la  integridad del encapsulado de las fuentes selladas,  las pruebas de fuga se realizan 
con la finalidad de  determinar si una fuente mantiene su hermeticidad,  y así tomar medidas que 
garanticen la integridad de las  mismas,  a fin de reducir al mínimo el riesgo de dispersión del material 
radiactivo, lo que podría ocasionar una  contaminación.  
1. Objetivo  
Establecer los requisitos que debe  cumplir la prueba de fuga  del material radiactivo contenido en 
fuentes  selladas, así como los requisitos que debe cumplir la documentación y su registro.  
2. Campo de aplicación  
2.1 Esta norma es aplicable a la prueba de fuga del material radiactivo contenido en fuentes 
selladas,  mediante la medida de la actividad de la muestra o del frotis efectuado a las fuentes selladas, 
a excepción de  las que contengan:  
2.1.1  Hasta 3.7 MBq de un radionúclido emisor beta y/o gamma;  
2.1.2  Hasta 0.37 MBq de un radionúclido emisor alfa, y  
2.1.3  Un radionúclido de vida media menor a treinta días.  
Estos tipos de fuentes selladas deben haber demostrado su hermeticidad mediante una prueba de 
fuga realizada por el fabricante, dentro de los seis meses anteriores a su suministro al permisionario y 
queda ndo exentas del requerimiento de pruebas de fuga adicionales.  
2.2 Esta norma no es aplicable a las fuentes selladas gaseosas  y a aquellas fuentes que, por 
sus características específicas, hayan sido excluidas expresamente por la Comisión Nacional de 
Seguri dad Nuclear y Salvaguardias de la necesidad de ser sometidas a este tipo de pruebas, o que 
cumplan con los  niveles de dispensa establecidos en la NOM -035-NUCL -2013 vigente o la que la 
sustituya.  
3. Definiciones  
Para efectos de la presente norma se entiende  por: 
3.1 Actividad  
El número de transiciones espontáneas que ocurren por unidad de tiempo en una cantidad dada 
de material radiactivo. Formalmente, la actividad A de una cantidad dada de material radiactivo es el 
cociente  de dN entre dt, siendo dN el número de transiciones nucleares espontáneas que ocurren en 
el intervalo de  tiempo dt. La unidad de actividad es el Becquerel (Bq),  (1 Bq = 1 
desintegración/segundo).  
3.2 Actividad mínima detectable  
Actividad mínima de una muestra  radiactiva que puede ser cuantificada experimentalmente con un 
nivel de  confianza estadística del 95%.  
3.3 Cápsula  
Envolvente de protección utilizada para contener herméticamente al material radiactivo.  
3.4 Frotis  
Muestra obtenida por el frotamiento de un a superficie para determinar la existencia o inexistencia 
de material radiactivo.  
3.5 Fuente sellada  
Material radiactivo permanentemente incorporado a un material encerrado  en una cápsula 
hermética,  con resistencia mecánica suficiente para impedir el escap e o la dispersión del material 
radiactivo en las  condiciones previsibles de utilización y desgaste.  
3.6 Prueba de fuga  
Proceso al que se somete a una fuente sellada con el objeto de determinar si mantiene su 
hermeticidad.  
3.7 Radiación de fondo  Radiación natural del ambiente proveniente de los rayos cósmicos y de los elementos 
radiactivos  naturales, incluyendo los que forman parte del detector, de su material de blindaje y del 
contenedor de la  muestra, entre otros.  
3.8 Superficie equivalente  
Supe rficie cercana a la fuente sellada con la mayor probabilidad de contaminarse en caso de que 
ésta no  sea hermética.  
4. Criterios de hermeticidad  
  
En observancia a lo establecido en el Reglamento General de Seguridad Radiológica, se considera 
que una fuente  sellada es hermética cuando la prueba de fuga indique una actividad menor a 185 Bq 
para fuentes  diferentes al Ra -226. Para las fuentes de Ra -226 la fuga de Rn -222, en veinticuatro horas, 
debe ser menor a  37 Bq.  
5. Métodos de prueba  
5.1 Requisitos generale s 
5.1.1  Las fuentes selladas deberán someterse a pruebas de fuga:  
5.1.1.1  Al momento de su recepción por el usuario final. El certificado de la prueba de fuga que 
acompaña  a las fuentes selladas nuevas es independiente de la prueba de fuga que se realiza al 
momento de su  recepción por el usuario final;  
5.1.1.2  Cada 6 meses calendario en el caso de fuentes selladas que durante su operación salen 
de su  contenedor;  
5.1.1.3  Cada 12 meses calendario para cualquier otro tipo de fuente sellada que no entre en la 
categoría  del numeral 5.1.1.2, y  
5.1.1.4  Tras cualquier incidente que pudiera afectar la integridad de la fuente.  
5.1.2  Cuando se tenga sospecha de que la contaminación detectada en una fuente sellada pueda 
deberse  a otros contaminantes  radiactivos  ajenos  al material radiactivo de la misma,  se deberá:  
5.1.2.1  Proceder a descontaminar la fuente sellada siguiendo el procedimiento del permisionario, 
y 
5.1.2.2  Una vez concluid o el proceso de descontaminación, se procederá a tomar un frotis y 
realizar  la prueba de fuga; en caso de que esta prueba de fuga indique contaminación superficial, se 
deberá reportar  a la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias que la fuent e sellada 
está superficialmente  contaminada.  
5.2 Prueba de frotis por vía húmeda  
5.2.1  El frotis se debe realizar con papel filtro, algodón u otro material de alta capacidad 
absorbente,  humedecido con un líquido que no dañe al material del que está hecha la superficie 
exterior de la fuente  sellada.  
5.2.2  Se debe frotar toda la superficie accesible de la fuente sellada, con especial atención a puntos 
de unión o soldadura de la cápsula y so bre aquellas zonas susceptibles de estar contaminadas.  
5.2.3  En caso de que no sea posible realizar el frotis directamente sobre la superficie exterior de 
la fuente  sellada, se deberá tomar sobre una superficie equivalente, considerando en este caso que la  
contaminación  en esta superficie equivalente es el 10% de la contaminación presente en la fuente 
sellada.  
5.3 Prueba de frotis por vía seca  
5.3.1  La fuente sellada se debe someter a limpieza ultrasónica en un recipiente que contenga un 
agente  limpiador co mo el tricloroetileno inhibido o una solución acuosa de ácido etilén diamino tetra 
acético (EDTA),  durante 10 minutos y luego permitir su secado; posteriormente se debe frotar toda la 
superficie accesible de la  fuente con papel filtro o algodón y medir su actividad.  
5.3.2  Después de un periodo de 7 días repetir el frotis y medir la actividad del algodón o papel filtro; 
en ambos casos, la actividad debe estar dentro de los valores indicados en el punto 4, para considerar 
que la  fuente sellada es hermética.  5.4 Prueba de inmersión  
5.4.1  Se debe utilizar un líquido que no ataque al material del que está compuesta la superficie 
exterior de  la fuente sellada.  
5.4.2  Para evitar la retención de material radiactivo en las paredes del recipiente, la superficie de 
éste debe ser lisa.  
5.4.3  Deben añadirse al líquido para la prueba 100 mg por litro de material portador inactivo, del 
mismo  elemento o de un elemento químicamente afín al material radiactivo contenido en la fuente 
sellada, en forma  de compuesto fácilmente soluble; deberá evitarse la utilización de cloruros.  
5.4.4  El líquido para la prueba debe mostrar efectividad para remover el material radiactivo 
presente en la  fuente sellada; puede emplearse agua destilada y soluciones débiles de detergentes o 
agentes quelantes  entre otros.  
5.4.5  La fuente sellada debe sumergirse en el líquido y éste debe calentarse a una temperatura de 
323  5ºK (50  5 ºC), manteniendo esta temperatura durante 4 horas, posteriormente remover y lavar 
la fuente,  agregar el líquido resultante del lavado al utilizado para sumergir la fuente y medir la actividad 
de esta  combinación.  
5.5 Prueba de inmersión con ebullición  
5.5.1  Se debe utilizar un líquido que no dañe al material del que está compuesta la superficie 
exterior de la  fuente sellada.  
5.5.2  El líquido empleado debe mostrar efectividad para remover el material radiactivo presente en 
la fuente sellada.  
5.5.3  La fuente sellada debe sumergirse en el líquido y éste debe hervir durante 10 minutos, luego 
debe  permiti rse que se enfríe, posteriormente se debe enjuagar la fuente usando líquido a temperatura 
ambiente.  Se deben repetir estas operaciones dos veces, posteriormente sumergir nuevamente la 
fuente y hervirla en el  líquido resultante de la anterior operación de e njuagado, finalmente se debe 
retirar la fuente sellada y medir la  actividad de todo el líquido utilizado en el proceso.  
5.6 Prueba de emanación gaseosa para fuentes selladas de Ra -226. 
5.6.1  Debe colocarse la fuente sellada dentro de un contenedor hermético impermeable al radón, 
que contenga un material absorbente como carbón activado o fibras de polietileno.  
5.6.2  Antes de confinar la fuente sellada, ésta debe estar libre de agentes extraños que puedan 
obstruir  poros o grietas por donde pudiese emanar el radón.  
5.6.3  La fuente debe permanecer dentro del contenedor al menos 3 horas, al retirarse la fuente 
del contenedor, éste deberá cerrarse otra vez. La medición de la actividad del radón reten ido en el 
absorbente  debe realizarse de manera inmediata y el valor obtenido se extrapolará a la actividad que 
se liberaría tras un  confinamiento de 24 horas.  
5.7 Prueba de emanación en un líquido de centelleo para fuentes de Ra -226 
5.7.1  La fuente debe sumergirse en un líquido de centelleo que no ataque al material que constituye 
la cápsula de la fuente sellada, dejarse ahí durante tres días a temperatura ambiente y en la oscuridad, 
para evitar la fotoluminiscencia.  
5.7.2  Después de retira da la fuente, debe medirse la actividad del líquido con un sistema de 
detección por  centelleo líquido, previamente calibrado para medir el  radionúclido que constituye la 
fuente.  
6. Requerimientos para el Sistema de Medición  
6.1 La actividad mínima detectab le del sistema de medición deberá ser menor al 50% de los valores 
de los  criterios de hermeticidad establecidos en el punto 4.  
6.2 La actividad del material radiactivo fugado debe calcularse con un nivel de confianza del 95% 
y la incertidumbre debe ser menor o igual al 10%.  
6.3 El sistema de medición debe ser adecuado para el tipo y energía de la radiación emitida por el 
material  radiactivo contenido en la fuente sellada y su electrónica debe ser de alta estabilidad y bajo 
ruido; a sí mismo  debe contarse con los manuales del sistema de medición. Para su calibración se 
deben utilizar patrones cuya  energía cubra el intervalo de energía de interés y que tengan geometría 
y características físicas semejantes a  la muestra que se analiza.  6.4 Los patrones radiactivos que se utilicen para la calibración en energía y eficiencia deben tener 
un error  menor al 5% en las actividades certificadas.  
6.5 Se debe contar con los equipos y accesorios necesarios para el manejo adecuado de la fuente.  
6.6 Se debe contar con procedimientos para la calibración en energía y en eficiencia.  
6.7 Se debe calcular el error asociado en la determinación de la actividad.  
7. Documentación e informe de la prueba de fuga  
7.1 El resultado de la prueba deberá estar registra do en el Informe de la Prueba de Fuga en los 
términos  establecidos en el Apéndice A (Normativo), y éste se deberá conservar por 5 años.  
  
7.2 Cuando el permisionario de la fuente sellada sea el que obtenga la muestra o frotis, deberá 
entregar  al titular de la autorización para realizar pruebas de fuga, el formato del Apéndice A 
(normativo) debidamente  firmado y llenado, con los datos que le correspondan, además de la muestra 
o frotis debidamente  acondicionado, para que en todo  momento se mantenga el material radiactivo 
contenido en la muestra o frotis,  para realizar la medición de su actividad.  
7.3 En caso de que el resultado de la prueba indique que la fuente sellada no es hermética:  
7.3.1  El titular de la autorización para realizar pruebas de fug a deberá notificarlo inmediatamente 
tanto a la  Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias como al permisionario de la fuente 
sellada,  anexando una copia del Informe de la Prueba de Fuga.  
7.3.2  El permisionario de la fuente sellada deberá notifi carlo, dentro de las 48 horas siguientes, a 
la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, describiendo cómo dispuso de la fuente 
sellada, lo  que debe ser consistente con lo establecido en el artículo 68 del Reglamento General de 
Seguridad  Radiológica.  
APÉNDICE A (NORMATIVO)  
INFORME DE LA PRUEBA DE FUGA  
  
  
Datos del permisionario de la fuente sellada.  
Razón Social:  
Domicilio:  
Colonia:  Código Postal:  
Ciudad:  Estado:  
Teléfono:  Fax:  E-mail:  
Número de Licencia, Permiso o Autorización que ampara a la fuente sellada:  
Datos de la Fuente sellada.  
Fabricante:  
Radionúclido(s):  
No. de serie:  
Actividad original (en Bq):  
Datos del titular de la autorización para realizar pruebas de fuga.  
Razón social:  
Autorización de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias para realizar la  prueba de fuga:  
Domicilio:  
Colonia:  Código Postal:  
Ciudad:  Estado:  
Teléfono:  Fax:  E-mail:  
Datos del sistema de medición utilizado para la prueba de fuga.  
Equipo de medición:  Marca:  
Modelo y No. de serie:  
Intervalo de operación:  Resolución:  
Eficiencia para la energía de interés:  
Fecha de la última calibración:  
Patrón de referencia:  Marca:  
Radionúclido(s):  No. de serie:  
Actividad (en Bq):  
Fecha de calibración:  
Datos de la prueba de fuga.  
Fecha de obtención de la muestra o frotis*:  
Lugar y fecha de la medición:  
Método de prueba:  
Tiempo de medición de la radiación de fondo, con un nivel de confianza (NC) del 95%:  
Lectura de radiación de fondo (cpm):  
Tiempo de medición del patrón de referencia, con un NC del 95%:  
Tiempo de medición de la muestra, con un NC del 95%:  
Actividad mínima detectable (Bq):  
Actividad de la muestra (Bq):  
Para el caso de frotis por vía húmeda, indicar si el frotis se realizó directamente sobre la fuente o sobre una 
superficie  equivalente.  
*El periodo límite entre la fecha de obtención del frotis y la fecha de medición no debe ser mayor a 30 días 
naturales.  
  
 
Resultado de la prueba de fuga.  
La fuente de (radionúclido):  
No. de serie:  
Es hermética: SI ( ) NO ( )  
Declaramos que la prueba de fuga que avala el presente informe se realizó conforme a lo requerido en la NOM -
002-NUCL -2015,  "Pruebas de fuga y hermeticidad para fuentes selladas ". 
  
    
Nombre y firma de quién realizó la  prueba de fuga.  Nombre y firma del Encargado de Seguridad  
Radiológica como responsable del servicio.  
8. Concordancia con normas internacionales y normas mexicanas.  
Esta norma coincide parcialmente con la Norma ISO -9978 -1992. Radiation Protection -Sealed 
Radioactive  Sources -Leakage Tests Methods, de la Organización Internacional de Normalización.  
9. Bibliografía  
9.1 ISO-9978 -1992.  Radiation Protection - Sealed Radioact ive Sources -Leakage Tests 
Methods.  Geneve,  ISO. 
9.2 ISO 2919: 2012. Radiological Protection - Sealed Radioactive Sources General Requirements 
and Classification. Geneve, ISO.  
9.3 ISO/TR 4826:1979. Sealed Radioactive Sources -Leak Test Methods.  Geneve, ISO.  
9.4 México. Leyes, etc. 1988. Reglamento General de Seguridad Radiológica. Publicado en 
el Diario  Oficial de la Federación el 22 de noviembre de 1988.  
9.5 NCRP Report No. 40, 1972. Protection Against Radiation Brachytherapy Sources.  Washington, 
D.C.,  NCRP.  
9.6 GSG -05.3 Control de la hermeticidad de fuentes radiactivas encapsuladas. Consejo de 
Seguridad  Nuclear, España, 1987 (Rev. 1, 2013).  
9.7 NOM -008-SCFI -2002, Sistema General de Unidades de Medida.  
10. Evaluación de la conformidad  10.1 La evaluación de la  conformidad de la presente Norma Oficial Mexicana se realizará por parte 
de la  Secretaría de Energía a través de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias 
y/o por  las personas acreditadas y aprobadas en los términos de la Ley Federal sobre  Metrología y 
Normalización  y su Reglamento.  
10.2 La evaluación de la conformidad incluirá lo siguiente:  
10.2.1  Revisión documental para comprobar que la  fuente sellada es hermética cuando el resultado 
de la  prueba de fuga cumple con el criterio de hermeticidad establecido en el punto 4 de la presente 
norma.  
10.2.2  Revisión documental para demostrar que se cumplen los criterios establecidos en los puntos 
de la  sección 5, 6 y 7 de esta norma.  
10.2.3  Revisión do cumental y física para constatar la existencia de un sistema de medición 
adecuado al  tipo y energía de la radiación emitida por el material radiactivo.  
10.2.4  Revisión física para constatar la existencia de los accesorios y equipos necesarios para el 
manej o de las fuentes selladas.  
10.2.5  Revisión documental para constatar la existencia de los informes de las pruebas de 
fuga debidamente firmados y llenados de conformidad con el apéndice A.  
11. Observancia  
Esta norma es de observancia obligatoria en todo el territorio nacional, y corresponde a la 
Secretaría de  Energía, por conducto de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, 
la vigilancia  de su  cumplimiento.  
12. Vigencia  
La presente Norma Oficial Mexicana modifica y sustituye a la NOM -002-NUCL -2004, Pruebas de 
fuga y 
hermeticidad de fuentes selladas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de septiembre 
de 2004,  y entrará en vigor a los sesenta días naturales contados a partir del día siguiente de que sea 
publicada como  Norma Oficial Mexicana en el Diario Oficial de la Federación.  
Sufragio Efectivo. No Reelección.  
México, D.F., a 27 de agosto de 2015. - El Presidente del Comité Consultivo Nacional de 
Normalizaci ón de Seguridad Nuclear y Salvaguardias y Director General de la Comisión Nacional de 
Seguridad Nuclear y  Salvaguardias,  Juan Eibenschutz Hartman .- Rúbrica.