Lunes 29 de octubre de 2018  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)      
SECRETARIA DE ECONOMIA  
NORMA Oficial Mexicana NOM -044-SCFI -2017, Instrumentos de medición -Watthorímetros electromecánicos -
Verificación en campo (cancela a la  NOM -044-SCFI -2008 , Watthorímetros electromecánicos -Definiciones , 
características y métodos de prueba, publicada el 13 de  enero de 2009) . 
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos. - Secretaría de Economía. - 
Dirección Gen eral de Normas.  
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM -044-SCFI -2017, “INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN -WATTHORÍMETROS 
ELECTROMECÁNICOS -VERIFICACIÓN EN CAMPO (CANCELA A LA NOM -044-SCFI -2008, WATTHORÍMETROS 
ELECTROMECÁNICOS -DEFINICIONES, CARACTERÍSTICAS Y MÉTODOS DE PRUEBA, PU BLICADA EL 13 DE  
ENERO DE 2009)”.  
ALBERTO ULISES ESTEBAN MARINA , Director General de Normas y Presidente del Comité Consultivo 
Nacional de Normalización de la Secretaría de Economía (CCONNSE), con fundamento en los artículos 34 
fracciones II, XIII y XXXII I de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 3 fracción XI, 38 fracción 
II, 39 fracción V, 40 frac ciones IV y XVIII, 41 y 47 fracción IV de la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización, 28 y 34 del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrol ogía y Normalización y 22 fracciones I, 
IV, IX, X, XVI y XXV del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, y  
CONSIDERANDO  
Que es responsabilidad del Gobierno Federal procurar las medidas que sean necesarias para garantizar 
que los instrumentos de m edición que se comercialicen en territorio nacional sean seguros y exactos, con el 
propósito de que presten un servicio adecuado conforme a sus cualidades metrológicas, y aseguren la 
exactitud de las mediciones que se realicen en las transacciones comercia les; 
Que con fecha 18 de agosto de 2016 el Comité Consultivo Nacional de Normalización de la Secretaría de 
Economía (CCONNSE), aprobó la publicación del PROYECTO DE NORMA OFICIAL MEXICANA  PROY -
NOM -044-SCFI -2016 , “INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN -WATTHORÍMETROS ELE CTROMECÁNICOS -
VERIFICACIÓN EN CAMPO” (CANCELARÁ A LA NOM -044-SCFI -2008, WATTHORÍMETROS 
ELECTROMECÁNICOS -DEFINICIONES, CARACTERÍSTICAS Y MÉTODOS DE PRUEBA, PUBLICADA EN 
EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 13 DE ENERO DE 2009), la cual se realizó en el Dia rio Oficial 
de la Federación el 9 de febrero de 2017, con objeto de que los interesados presentaran sus comentarios;  
Que durante el plazo de 60 días naturales contados a partir del día siguiente de la fecha de publicación de 
dicho Proyecto de Norma Oficial  Mexicana, la Manifestación de Impacto Regulatorio a que se refiere el 
artículo 45 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización estuvo a disposición del público en general 
para su consulta; y que dentro del mismo plazo, los interesados presentaron co mentarios sobre el contenido 
del citado Proyecto de Norma Oficial Mexicana, mismos que fueron analizados por el grupo de trabajo, 
realizándose las modificaciones conducentes al Proyecto de Norma Oficial Mexicana.  
Que con fecha 28 de agosto de 2017, el Comi té Consultivo Nacional de Normalización de la Secretaría de 
Economía aprobó la norma referida;  
Que la Ley Federal sobre Metrología y Normalización establece que las Normas Oficiales  Mexicanas se 
constituyen como el instrumento idóneo para la protección de los intereses del  consumidor, expide la 
siguiente: Norma Oficial Mexicana NOM -044-SCFI -2017 , “INSTRUMENTOS  DE MEDICIÓN -
WATTHORÍMETROS ELECTROMECÁNICOS -VERIFICACIÓN EN CAMPO” (CANCELA A LA NOM -044-
SCFI -2008, WATTHORÍMETROS ELECTROMECÁNICOS -DEFINICIONES, CAR ACTERÍSTICAS  Y 
MÉTODOS DE PRUEBA, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 13 DE ENERO DE 
2009). SINEC: 20170808191647845 .       (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 29 de octubre de 2018  
Ciudad de México, a 28 de agosto de 2017 .- El Director General de Normas y Presidente del Comité 
Consultivo Nacional de Nor malizaci ón de la Secretaría de Economía, Alberto Ulises Esteban  Marina .- 
Rúbrica.  
NORMA OFICIAL MEXICANA  NOM -044-SCFI -2017 , INSTRUMENTOS DE  MEDICIÓN -
WATTHORÍMETROS ELECTROMECÁNICOS -VERIFICACIÓN EN CAMPO  (CANCELA A LA NOM -044-
SCFI -2008, WA TTHORÍMETROS EL ECTROMECÁNICOS -DEFINICIONES, CARACTERÍSTICAS Y 
MÉTODOS DE PRUEBA, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL  DE LA FEDERACIÓN EL 13 DE ENERO 
DE 2009)  
Prefacio  
La elaboración de la presente Norma Oficial Mexicana NOM -044-SCFI -2017 , INSTRUMENTOS DE 
MEDICIÓN -WATTHORÍMET ROS ELECTROMECÁNICOS -VERIFICACIÓN EN CAMPO (CANCELA A LA 
NOM -044-SCFI -2008, WATTHORÍMETROS ELECTROMECÁNICOS -DEFINICIONES, CARACTERÍSTICAS Y 
MÉTODOS DE PRUEBA, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 13 DE ENERO  DE 
2009) es competencia del Comité  Consultivo Nacional de Normalización de la Secretaría de Economía 
(CCONNSE) integrado por:  
● Secretaría de Energía  
● Secretaría de Salud  
● Secretaría del Trabajo y Previsión Social  
● Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales  
● Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación  
● Secretaría de Comunicaciones y Tr ansportes  
● Secretaría de Turismo  
● Secretaría de Desarrollo Social  
● Secretaría de Gobernación  
● Secretaría de Economía  
● Comisión Federal de Competencia Económica  
● Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA)  
● Confederación de Cámaras  Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN)  
● Consejo Nacional Agropecuario (CNA)  
● Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD)  
● Asociación Nacional de Importadores de la República Mexicana (ANIERM)  
● Confederació n de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO - 
SERVYTUR)  
● Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México (CANACO -CIUDAD DE MÉXICO).  
● Universidad Nacional Autónoma de México  
● Instituto Politécnico Nacional  
● Centro Nacional de M etrología  
● Instituto Mexicano del Transporte  
● Procuraduría Federal del Consumidor  
o Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor  
o Dirección General de Verificación y Vigilancia  
● Comisión Federal de Mejora Regulatoria  
● Sociedad Mexicana de Normaliz ación y Certificación S.C.  
● Instituto Mexicano de Normalización y Certificación  
● Asociación de Normalización y Certificación  
● Instituto Nacional de Normalización Textil  
● Organismo Nacional de Normalización y Certificación de la Construcción y Edificaci ón 
● Normalización y Certificación Electrónica  
● Consejo para el Fomento de la Calidad de la Leche y sus derivados  Lunes 29 de octubre de 2018  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)      
● Centro de Normalización y Certificación de Productos  
● Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero  
● Consejo Nacional de Normali zación y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER)  
● Petróleos Mexicanos  
● Comisión Federal de Electricidad  
● Onexpo Nacional, A.C.  
Con objeto de desarrollar la presente Norma Oficial Mexicana, se constituyó un Grupo de Trabajo con la 
participación  voluntaria de los siguientes actores:  
o Centro Nacional de Metrología (CENAM)  
o Comisión Reguladora de Energía (CRE)  
o Power Professional Measurements , S. de R.L.  
o IUSA -GE, S. de R.L. de C.V.  
o Normalización y Certificación NYCE, S.C.  
o Asociación Mexica na de Metrología, A.C.  
o Asociación de Normalización y Certificación, A.C. (ANCE)  
o Cámara Nacional de Manufacturas Eléctricas  
o Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO)  
o Entidad Mexicana de Acreditación , A.C. (EMA)  
o Empresa Productiva Subsidiaria d e Comisión Federal de Electricidad CFE Distribución  
Esta Norma Oficial Mexicana, cancela a la Norma Oficial Mexicana NOM -044-SCFI -2008, “Watthorímetros 
electromecánicos -Definiciones, características y métodos de prueba”, publicada en el Diario Oficial de l a 
Federación el 13 de enero de 2009), misma que se ha vuelto técnicamente obsoleta debido a las necesidades 
técnicas nacionales.  
Índice del contenido  
1. Objetivo y campo de aplicación  
2. Referencias normativas  
3. Términos y definiciones  
4. Clasificación y designación  
5. Especificaciones  
6. Métodos de prueba para la verificación de watthorímetro electromecánico en campo  
7. Procedimiento para la evaluación de la conformidad  
8. Vigilancia  
9. Concordancia con Normas Internacionales  
 Apéndice A (Normativo) Carac terísticas técnicas del patrón de trabajo y de la carga artificial  
 Apéndice B (Informativo) Dictamen/Informe de verificación  
10. Bibliografía  
TRANSITORIOS  
Índice de tablas  
Tabla 1 -Clasificación  de los watthorímetros por Tipo  
Tabla 2 -Clasificación de watth orímetros de acuerdo con la corriente eléctrica  
Tabla 3 -Designación de la forma típica  
Tabla 4 -Tolerancia permitida en  la prueba de carga instantánea  
Tabla 5 -Verificación y pruebas de watthorímetros electromecánicos  
Índice de figuras  
Figura 1 -Conexiones in ternas para watthorímetros tipo “S” monofásicos (vistas frontales)  
Figura 2 -Conexiones internas para watthorímetros autocontenidos tipo "S" de vari os estatores 
(vistas frontales)        (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 29 de octubre de 2018  
Figura 3 -Conexiones internas para watthorímetros tipo "A" monofásicos (vistas  frontales)  
Figura 4 -Conexiones internas para watthorímetros autocontenidos tipo "A" de vari os estatores 
(vistas frontales)  
Figura 5 -Identificación de la posición de las mordazas de sujeción del watthorímetro una  base 
enchufe  
1. Objetivo y campo de aplicac ión 
1.1 Objetivo  
Esta Norma Oficial Mexicana establece los métodos de prueba para la verificación en campo de los 
requisitos metrológicos de los watthorímetros electromecánicos autocontenidos así como la integridad de su 
instalación eléctrica.  
1.2 Campo de  aplicación  
Esta Norma Oficial Mexicana es aplicable a los watthorímetros electromecánicos autocontenidos que se 
usan para la medición del consumo de energía eléctrica, con fines de facturación entre otros, así como para 
su instalación, la cual comprende e l conjunto de la acometida, base enchufe e interruptor general.  
2. Referencias normativas  
Para los fines de esta Norma Oficial Mexicana es indispensable aplicar las Normas Oficiales Mexicanas y 
las Normas Mexicanas que se indican a continuación o las que l as sustituyan, ya que constituyen 
disposiciones de esta Norma Oficial Mexicana:  
● NOM -001-SEDE -2012, “Instalaciones Eléctricas (utilización)”, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el día 29 de noviembre de 2012 o la que la sustituya.  
● NOM -008-SCFI-2002, “Sistema General de Unidades de Medida”, publicada en el Diario Oficial  de la 
Federación el día 27 de noviembre de 2002 o la que la sustituya.  
● NMX -CH-140-IMNC -2002, “Guía para la expresión de incertidumbre en las mediciones (Cancela a la 
NMX -CH-140-1996 -IMNC)”, declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federación el día  17 
de febrero de 2003 o la que la sustituya.  
● NMX -EC-17025 -IMNC -2006, “Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y 
de calibrac ión (cancela a la NMX -EC-17025 -IMNC -2000)”, declaratoria de vigencia publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el día 24 de julio de 2006 o la que la sustituya.  
3. Términos y definiciones  
Para los propósitos de esta Norma Oficial Mexicana, se aplican  los términos y definiciones siguientes:  
3.1 acometida  
conductores eléctricos que conectan la red general de distribución al punto de recepción del suministro en 
la instalación del inmueble a servir  
3.2 base del watthorímetro  
pieza del watthorímetro en la que se alojan el bastidor, las terminales y sobre la cual se monta la cubierta 
del watthorímetro  
3.3 base enchufe  
base socket  
base con terminales para conectar la acometida y la carga, mordazas para conectar el watthorímetro, 
incluye un cincho o tapa para fijación del watthorímetro y un sello de verificación  
NOTA 1 a la entrada:  En diferentes referencias técnicas la base enchufe se conoce como base socket.  
3.4 bastidor  
parte sobre la cual se monta el elemento motor, la suspensión del rotor, el registrador, el elemento de 
frenado y los dispositivos de ajuste  
3.5 bloque de terminales  
soporte de material aislante que contiene las terminales de los circuitos de tensión y corriente del 
watthorímetro tipo “A” para su conexión exterior  
3.6 carga alta  
condición de p rueba de un watthorímetro realizada a corriente y tensión nominal y factor de  potencia 
unitario  
3.7 carga baja  Lunes 29 de octubre de 2018  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)      
condición de prueba de un watthorímetro realizada a tensión nominal, 10 % de la corriente nominal y factor 
de potencia unitario  
3.8 carga induct iva 
condición de prueba de un watthorímetro realizada a tensión y corriente nominales y factor de potencia  
0.5 atrasado  
3.9 circuito de corriente  
bobina y las correspondientes conexiones internas del watthorímetro, a través de las cuales circula la 
corrie nte del circuito al que está conectado  
3.10 circuito de tensión  
bobina y las correspondientes conexiones internas del watthorímetro, alimentadas con la tensión del 
circuito al que están conectadas  
3.11 constante del registrador (K r) 
multiplicador usado par a convertir la lectura del registro a kilowatthoras u otras unidades adecuadas  
NOTA 1 a la entrada:  Esta constante comúnmente indicada por el símbolo K r, toma en cuenta la 
constante K h del watthorímetro y la relación del engranaje.  
3.12 constante del watth orímetro (K h) 
registro expresado en watthoras, correspondiente a una revolución del rotor  
3.13 corriente derivada no autorizada  
corriente eléctrica que se deriva en la acometida o base enchufe antes del watthorímetro y corresponde a 
la diferencia entre la corriente eléctrica que entrega el distribuidor en la acometida y la corriente eléctrica que 
pasa por el watthorímetro  
3.14 corriente máxima o corriente de clase (I máx) 
valor máximo de corriente eficaz marcada en la placa de datos que admite el watthorímet ro en régimen 
permanente sin que se afecte su desempeño metrológico  
3.15 corriente nominal (I n) 
valor eficaz de corriente marcado en la placa de datos especificada por el fabricante para la verificación y 
el ajuste principal del medidor  
3.16 cubierta  
tapa de la parte anterior del watthorímetro, construida de vidrio u otros materiales, que permiten observar 
el movimiento del rotor y la lectura del registrador  
3.17 dial 
círculo concéntrico al eje de cada manecilla, impreso en la carátula del registrador, divi dido en 10  partes 
iguales  
3.18 energía eléctrica  
integral de la potencia activa con respecto al tiempo  
3.19 eslabón de prueba  
dispositivo destinado a separar el circuito de tensión eléctrica del circuito de corriente eléctrica para fines 
de prueba  
3.20 estator o elemento  
parte activa de un watthorímetro de inducción la cual consiste en un circuito de tensión eléctrica, uno o dos 
circuitos de corriente eléctrica y un circuito magnético acoplados de manera que su efecto conjunto al 
energizar los circuitos de  tensión y de corriente es ejercer un par motor por la reacción de las corrientes 
inducidas en un disco conductor individual o común  
3.21 error relativo  
diferencia de la energía eléctrica registrada por el watthorímetro y la energía de referencia registrad a por el 
patrón de trabajo  
NOTA 1 a la entrada:  El error relativo se expresa en por ciento y se obtiene mediante la fórmula siguiente:  
% de error relativo =  energía registrada por el watthorímetro energía registrada por el patrón de trabajo  x 100  
Energía  registrada por el patrón de trabajo         (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 29 de octubre de 2018  
 
3.22 exactitud del watthorímetro  
proximidad de la concordancia entre el resultado de una medición y un valor verdadero del mensurando  
3.23 factor de potencia  
relación entre la potencia activa y la potencia aparente  
3.24 forma del watthorímetro  
designación alfanumérica denotando el arreglo del circuito para el cual es aplicable el medidor y su arreglo 
específico de terminales, definido en esta Norma Oficial Mexicana.  
3.25 frecuencia eléctrica nominal  
valor de frecuenci a eléctrica marcado en la placa de datos al cual se refieren las características de 
funcionamiento del watthorímetro  
3.26 incertidumbre de medición  
parámetro asociado a los resultados de una medición que caracteriza la dispersión de los valores que 
podrían  ser atribuidos razonablemente al mensurando o magnitud sujeta a una medición  
3.27 instalación eléctrica  
conjunto de elementos que constituyen el medio para el suministro de energía eléctrica hacia los usuarios 
finales y se compone por acometida, base ench ufe, medio de protección contra sobrecorriente (interruptor 
general) y sistema de puesta a tierra  
3.28 patrón de referencia  
aparato de medición de energía eléctrica que se utiliza para determinar el por ciento de error de un patrón 
de trabajo bajo prueba  
3.29 porcentaje de error relativo del watthorímetro  
descripción convencional que permite expresar el error relativo del watthorímetro en términos de unidades 
porcentuales respecto del valor convencionalmente verdadero  
EJEMPLO 1:  Si un watthorímetro registra  un valor de 98 %, significa que este medidor mide dos unidades 
porcentuales menor que el valor convencionalmente verdadero.  
3.30 registro relativo  
registro relativo de un watthorímetro es la relación de su registro de energía eléctrica respecto al valor 
convencionalmente verdadero en un tiempo dado, expresado en por ciento  
3.31 potencia activa  
para cantidades sinusoidales en un circuito de 2 hilos, la potencia activa es el producto de la tensión 
eléctrica, la corriente eléctrica y el coseno del ángulo de f ase entre ellos. En un circuito polifásico es la suma 
de las potencias activas de las fases individuales  
3.32 potencia aparente  
para cantidades sinusoidales en circuitos monofásicos o polifásicos, la potencia aparente es la raíz 
cuadrada de la suma de los cuadrados de las potencias activa y reactiva  
NOTA 1 a la entrada:  Para cantidades no sinusoidales lo anterior no es válido.  
3.33 potencia reactiva  
para cantidades sinusoidales en circuito de dos hilos, la potencia reactiva es el producto de la tensión 
eléctrica, la corriente eléctrica y el seno del ángulo de fase entre ellos. En un circuito polifásico es la suma de 
las potencias reactivas de las fases individuales  
3.34 punto de interconexión del suministro  
punto de conexión entre las instalaciones del distr ibuidor y las del usuario final, el cual se localiza en el 
equipo de medición cuando éste se encuentra en el inmueble, y en caso de que el medidor se encuentre en  la 
red general de distribución, el punto de interconexión del suministro es en el medio de de sconexión  
3.35 reactivos o energía reactiva  
integral de la potencia reactiva con respecto al tiempo  
3.36 registro de energía del watthorímetro  Lunes 29 de octubre de 2018  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)      
cantidad de energía eléctrica medida que pasa a través del watthorímetro  
3.37 registro durante un periodo  
diferen cia entre el registro de energía eléctrica inicial y final del watthorímetro en un periodo  
3.38 registrador  
elemento del watthorímetro que registra e indica la energía eléctrica consumida  
3.39 relación de engranaje (R g) 
número de revoluciones del rotor que  es necesario para que el indicador de unidades del registrador dé 
una vuelta completa, es decir, 10 kWh  
3.40 relación del registrador (R r) 
número de revoluciones del engrane del registrador que se acopla al sinfín del rotor, para una revolución 
de la mane cilla o tambor de las unidades  
3.41 repetibilidad de mediciones  
proximidad de concordancia entre los resultados de mediciones sucesivas del mismo mensurando 
afectadas con la aplicación de la totalidad de las condiciones siguientes:  
● Mismo método de medici ón; 
● Mismo observador;  
● Mismo instrumento de medición;  
● Mismo lugar;  
● Mismas condiciones de uso, y  
● Repetición en periodos cortos de tiempo.  
NOTA 1 a la entrada:  La repetibilidad se expresa cuantitativamente como una característica de la 
dispersión de  los resultados.  
3.42 rotor (disco)  
elemento móvil del watthorímetro sobre el cual, actúan los flujos magnéticos del o los estatores y del 
elemento de frenado haciéndolo girar y a su vez accionar el registrador  
3.43 suspensión del rotor  
conjunto de piezas destinadas a mantener el eje del rotor en posición vertical y permitir su rotación  
3.44 tensión nominal (V n) 
valor eficaz de tensión marcado en la placa de datos al cual se refieren las características de operación del 
watthorímetro  
3.45 terminales  
compone ntes del medidor en forma de bayoneta dispuestas en la parte posterior del medidor para 
insertarse en las mordazas de una base enchufe  
3.46 trazabilidad  
propiedad del resultado de una medición o del valor de un patrón, tal que ésta pueda ser relacionada co n 
referencias determinadas, generalmente patrones nacionales o internacionales, por medio de una cadena 
ininterrumpida de comparaciones, teniendo todas sus incertidumbres determinadas  
NOTA 1 a la entrada:  La cadena ininterrumpida de comparaciones es llamad a cadena de trazabilidad.  
3.47 constatación de la instalación  
constatación ocular que tiene por finalidad comprobar la integridad de la instalación, la cual comprende el 
conjunto de la acometida, base enchufe e interruptor general  
NOTA 1 a la entrada:  La integridad de la instalación se refiere al cumplimiento de ésta respecto a la  NOM -
001-SEDE -2012 en su artículo 230, así como que no exista derivaciones, artefactos o alguna disposición 
física de la instalación que evite, altere o impida el funcionamiento no rmal del watthorímetro, tasación, 
facturación o control del suministro eléctrico.  
3.48 verificación y pruebas en campo de watthorímetros electromecánicos  
actividad que tiene por finalidad constatar que el error relativo del watthorímetro, esté dentro de lo s límites 
establecidos en esta Norma Oficial Mexicana        (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 29 de octubre de 2018  
3.49 watthorímetro (medidor de energía eléctrica)  
instrumento o medidor de energía eléctrica que mide y registra la integral, con respecto al tiempo de la 
potencia activa del circuito en el cual está co nectado. Esta integral de la potencia es la energía eléctrica 
consumida por el circuito durante el intervalo en el que se realiza la integración y la unidad en la que ésta es 
medida, convencionalmente es el kilowatthora  
NOTA 1 a la entrada:  Para efectos de  esta Norma Oficial Mexicana, cuando se haga referencia a 
watthorímetros se entiende que son medidores de energía eléctrica ya instalados.  
3.50 watthorímetro autocontenido  
medidor de energía en el cual las terminales están arregladas para conectarse al cir cuito que está siendo 
medido sin el uso de transformadores de instrumento externo y sin ninguna otra fuente de alimentación  de 
energía  
3.51 watthorímetro electromecánico de inducción  
watthorímetro en el cual, el campo magnético producido en las bobinas fij as interactúa con el campo 
magnético inducido en el elemento móvil, causando su rotación. El número de revoluciones por hora del 
elemento móvil es proporcional a la energía eléctrica medida por el watthorímetro  
3.52 watthorímetro monofásico  
watthorímetro m onoestator o monoelemento para medir energía eléctrica en circuitos monofásicos de 2 o 
3 hilos o conductores  
3.53 watthorímetro polifásico  
watthorímetro multiestator o multielemento para medir la energía eléctrica en circuitos polifásicos  
3.54 watthorímetr o tipo “A”  
watthorímetro cuya forma y construcción permite conectar directamente los conductores de la acometida y 
los de alimentación de la instalación del usuario final por la parte inferior del watthorímetro a través del bloque 
de terminales  
3.55 wattho rímetro tipo "S" (enchufe autocontenido)  
watthorímetro cuya forma y construcción permite conectar los conductores de la acometida y los de 
alimentación de la instalación del usuario final por medio de una base enchufe y en la cual se insertan las 
terminale s colocadas en la parte posterior del watthorímetro  
3.56 patrón de trabajo  
aparato de medición portátil que se utiliza para realizar la medición de energía eléctrica o potencia  de un 
watthorímetro  
3.57 carga artificial  
dispositivo que se utiliza para simul ar una carga eléctrica, para fines de verificación y pruebas  
3.58 uso no autorizado de energía eléctrica  
conectarse de forma indebida o que impidan el funcionamiento adecuado en las redes generales de 
distribución o redes particulares, o que alteren o impi dan el funcionami ento normal de los instrumentos  de 
control o de medición  
3.59 distribuidor  
organismos o empresas productivas del Estado o sus empresas productivas subsidiarias, que presten el 
Servicio Público de Distribución de Energía Eléctrica  
[Fuente: Ley de la Industria Eléctrica, Artículo 3o., fracción XXI]  
3.60 suministrador  
comercializador titular de un permiso para ofrecer el Suministro Eléctrico en la modalidad de Suministrador 
de Servicios Básicos, Suministrador de Servicios Calificados o Suminis trador de Último Recurso y que puede 
representar en el Mercado Eléctrico Mayorista a los Generadores Exentos  
[Fuente: Ley de la Industria Eléctrica, Artículo 3o., fracción XLV]  
3.61 transportista  
organismos o empresas productivas del Estado, o sus empresas  productivas subsidiarias, que presten el 
Servicio Público de Transmisión de Energía Eléctrica  
[Fuente: Ley de la Industria Eléctrica, Artículo 3o., fracción LIV]  Lunes 29 de octubre de 2018  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)      
3.62 PROFECO  
Procuraduría Federal del Consumidor  
3.63 UVIM  
Unidad de Verificación de Instrume ntos para Medir Acreditada y Aprobada  
3.64 Secretaría  
Secretaría de Economía  
4. Clasificación y designación  
4.1 Clasificación  
Los watthorímetros objeto de la presente Norma Oficial Mexicana se clasifican de acuerdo con  lo 
siguiente:  
● Por su forma de conexión: Tipo “A” y Tipo "S"  
● Por su Tipo (corriente eléctrica nominal I n en A y máxima I máx en A), de acuerdo con lo que se indica 
en la tabla siguiente:  
Tabla 1-Clasificación de los watthorímetros por Tipo  
Tipo  In (A) Imáx (A) 
A 5 10 
A 5 30 
A 10 30 
S y A  15 100 
S 30 200 
 
● Por su tipo de registrador:  
- De manecillas, o  
- De indicación digital.  
4.2 Características eléctricas  
4.2.1  Tensión y frecuencia eléctrica  
La tensión y frecuencia eléctrica nominales son las siguientes: 120 V,  127 V, 220 V o 240 V y 60 Hz.  
4.2.2  Corriente eléctrica  
Los Watthorímetros electromecánicos a ser verificados, se clasifican de acuerdo con la tabla siguiente:  
Tabla 2-Clasificación de watthorímetros de acuerdo con la corriente eléctrica  
Corriente de clas e (I máx) Corriente eléctrica nominal 
(In) Corriente eléctrica de carga 
baja (10 % I n) 
(A) (A) (A) 
10 5 0.5 
30 5 0.5 
30 10 1.0 
100 15 1.5 
200 30 3.0 
 
4.2.3  Designaciones de la forma típica  
Las designaciones de la forma típica de los watthorímetros s e indican en la tabla siguiente:  
Tabla 3-Designación de la forma típica  
Designación  de la 
forma  Estatores  Circuito de 
corriente  Número de hilos 
del circuito  Figura  
1S 1 1 2 1       (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 29 de octubre de 2018  
2S 1 1 3 1 
12S 2 2 3 2 
16S 3 3 4 estrella  2 
1ª 1 1 2 3 
2ª 1 1 3 3 
12ª 2 2 3 4 
16ª 3 3 4 estrella  4 
5. Especificaciones  
5.1 Instalación eléctrica  
Debe cumplirse lo indicado en este capítulo, en caso de que no se cumpla con los requisitos aquí referidos 
debe darse por concluida la verificación.  
Cuando se satisfagan los requisito s establecidos en 5.1.1 a 5.1.4 debe continuarse con las pruebas del 
watthorímetro como se indica en 5.2.  
5.1.1 De la acometida  
La instalación eléctrica no debe verse afectada por algún dispositivo o uso no autorizado de energía 
eléctrica. Comprobar el cum plimiento de acuerdo con 6.2.  
5.1.2 De la base enchufe  
Los sellos deben encontrarse correctamente instalados, sin ruptura y no presentar señales de alteración o 
manipulación y deben tener rastreabilidad con la base datos del distribuidor. Comprobar el cump limiento de 
acuerdo con 6.2.  
5.1.3 De la protección contra sobrecorriente (interruptor general)  
La protección contra sobrecorriente debe cumplir con lo establecido en la NOM -001-SEDE -2012 (véase 2 
Referencias normativas de esta Norma Oficial Mexicana) en l o que corresponda. Comprobar el cumplimiento 
de acuerdo con 6.2.  
5.1.4 Del sistema de puesta tierra  
El sistema de puesta a tierra debe cumplir con lo establecido en la NOM -001-SEDE -2012 (véase 2 
Referencias normativas de esta Norma Oficial Mexicana) en lo que corresponda para evitar falsos contactos. 
Comprobar el cumplimiento de acuerdo con 6.2.  
5.2 De los watthorímetros.  
5.2.1  De la potencia instantánea  
El porcentaje de medición de la potencia instantánea expresada en kW, debe ser menor o igual  que ± 
10.0 %. Comprobar el cumplimiento con 6.3.  
5.2.2 Del error ponderado del watthorímetro  
Conforme al objetivo de esta Norma Oficial Mexicana, los watthorímetros se verifican en campo. Respecto 
de la medición de energía eléctrica activa, los watthorímetros deben tener un error ponderado  del 
watthorímetro igual o menor que ± 3.5 %. Para comprobar el cumplimiento seguir lo establecido en el inciso 
6.4. 
Cuando en la verificación y pruebas de un watthorímetro electromecánico se confirma que no cumple con 
el requisito  del párrafo anterior, éste debe reemplazarse por un medidor de nueva tecnología con un error 
ponderado igual o menor que ± 0.5 %. No se acepta el reemplazo por watthorímetros electromecánicos.  
6. Métodos de prueba para la verificación del watthorímetro el ectromecánico en campo  
6.1 Generalidades  
Esta actividad consiste en la verificación y pruebas de la instalación eléctrica y de las especificaciones  del 
watthorímetro establecidas en el Capítulo 5 de esta Norma Oficial Mexicana, en apego a la  siguiente 
meto dología.  
Se realiza una constatación ocular tanto de la instalación eléctrica en general, como la particular del 
watthorímetro a verificar.  
La constatación permite observar que en el watthorímetro no existan componentes sueltos o dañados, así 
como perforac iones en la cubierta y cualquier otro daño que permita la introducción de cualquier cuerpo 
extraño que interfiera con la operación del watthorímetro, se constata que se encuentre el sello de la base en 
buen estado, sin alteraciones y que coincida con el de  la última verificación, pruebas realizadas por el Lunes 29 de octubre de 2018  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)      
distribuidor o conexión, cuando aplique. Para la constatación de la acometida se realizan las mediciones 
necesarias constatando que en la acometida no exista algún dispositivo o interconexión no autorizada  que 
impida la adecuada medición y registro de la energía consumida, así como condiciones inseguras que 
representen un riesgo potencial para las personas o instalaciones.  
6.2 Prueba de la instalación eléctrica  
6.2.1  Objetivo  
Esta verificación y prueba tien en como objetivo comprobar que el watthorímetro no tenga perforaciones, 
conexiones no autorizadas o cualquier otro daño que interfiera con su operación y con la medición y registro 
de la energía eléctrica consumida.  
6.2.2 Procedimiento  
6.2.2.1  Constatar y en su caso realizar las mediciones necesarias para comprobar que en la acometida no 
exista algún dispositivo o interconexión no autorizada que impida la adecuada medición y registro de la 
energía eléctrica consumida.  
6.2.2.2  Constatar la integridad física de los sellos instalados, y deben tener rastreabilidad con la base de 
datos del distribuidor, así como la constatación de todos los elementos de la base enchufe para comprobar 
que no exista algún dispositivo o interconexión no autorizada que impida la adec uada medición y registro de la 
energía consumida.  
6.2.2.3  Constatar que la protección contra sobrecorriente sea de la capacidad adecuada de acuerdo con la 
carga conectada, y comprobar que el hilo del neutro sea continuo entre la base enchufe del medidor ha sta la 
carga del usuario final. Al término de la verificación, ajustar las conexiones cuidando que queden 
correctamente sujetas para evitar los falsos contactos.  
6.2.2.4  Constatar el sistema de puesta a tierra, ajustando las conexiones en caso de ser neces ario, 
cuidando que queden correctamente sujetas para evitar los falsos contactos, de acuerdo con lo establecido en 
la NOM -001-SEDE -2012 (véase 2 Referencias normativas de esta Norma Oficial Mexicana) o la que la 
sustituya. Constatar que el hilo del neutro y tierra física no cuenten con protección contra sobrecorriente para 
garantizar la operación y seguridad en caso de existir un cortocircuito, una descarga atmosférica, cambios 
bruscos de tensión eléctrica o cualquier incidente eléctrico que pueda afectar i nstalaciones y  equipos 
instalados.  
6.2.3 Actividades de seguridad y control  
Las actividades de seguridad están dirigidas a prevenir accidentes que dañen a las personas o a los 
bienes materiales en el transcurso de los trabajos para lo cual debe llevarse a  cabo el procedimiento 
establecido en 7.2.2.  
6.2.4 Verificación de sellos y acometidas  
Consiste en las actividades de verificación de la acometida y sello que se encuentra instalado en el equipo 
de medición de acuerdo con lo establecido en 7.3.3.  
6.2.5 Recolección de datos  
Constatar y anotar en el Dictamen/Informe de verificación o acta circunstanciada los datos generales y 
específicos del watthorímetro, debiendo constatar que sus características corresponden a las condiciones 
eléctricas y contractuales del  suministro y que se apegan a los datos de facturación. Considerando 
principalmente lo siguiente:  
● Número de medidor y sus lecturas de consumos  
● Código de medidor  
● Comprobar condiciones de los sellos constatando que los números correspondan con los de la última 
verificación, pruebas realizadas por el distribuidor o conexión, cuando apliquen.  
6.3 Prueba de registro relativo en el conjunto instalación eléctrica -watthorímetro  
6.3.1  Objetivo  
Esta prueba tiene como objetivo comprobar que el conjunto instalación eléctrica y el watthorímetro 
permiten realizar un registro correcto de la energía eléctrica con sumida.  
6.3.2 Prueba con carga instantánea (medición de la potencia instantánea)  
6.3.3 Principios  
Esta prueba consiste en determinar el registro relativo de potencia real medida por el watthorímetro 
respecto a la potencia demandada por la carga en un insta nte determinado expresado en su valor porcentual.        (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 29 de octubre de 2018  
6.3.4 Procedimiento  
6.3.4.1  Determinar si el watthorímetro en verificación, mide correctamente la potencia instantánea, la cual 
se expresa en kW med. Siendo que el watthorímetro mide energía eléctrica, el va lor de la potencia instantánea 
se determina de manera indirecta midiendo el tiempo que tarda el disco del watthorímetro en dar un número 
determinado de revoluciones.  
6.3.4.2  Iniciar simultáneamente el conteo de revoluciones del disco y la medición del tiem po. Registrar las 
revoluciones contadas y el tiempo medido. Aplicar la fórmula siguiente:  
 
Donde:  
kWmed es la potencia instantánea medida en el watthorímetro;  
Khmed es la constante de watthoras del watthorímetro bajo prueba;  
Rev med es el registro de las r evoluciones del disco del watthorímetro bajo prueba;  
Múltiplo  es el factor multiplicador de la lectura del medidor;  
Tseg es el tiempo total de la duración de las revoluciones consideradas del watthorímetro bajo 
prueba en segundos , y 
3.6 es la constante del  número de segundos en una hora expresada en miles.  
6.3.4.3  Obtener la potencia en kW demandada por la carga en un instante determinado con las fórmulas 
siguientes dependiendo del número de fases en el watthorímetro bajo prueba:  
Para un circuito con una fa se o dos fases o tres fases:  
kWreferencia  es el valor de referencia de potencia activa demandada por la carga en un instante 
determinado.  
6.3.4.4  Determinar el error relativo de medición permitido, dividiendo la diferencia entre los kWmed y los 
kWreales  entre los kWreales  y multiplicándolos por 100.  
 
6.3.4.5  Determinar el porcentaje de error relativo de medición permitido:  
% Error relativo de medición permitido = % de medición relativa - 100 
6.3.5  Criterio de aceptación o rechazo  
La prueba se considera sat isfactoria, si el porcentaje de error relativo de medición, expresado en % de 
acuerdo con la fórmula anterior, está dentro del ±10.0 % para medidores de clase de exactitud 2.00 %.  
Tabla 4-Tolerancia permitida en la prueba de carga instantánea  
Tolerancia pe rmitida en la prueba de carga instantánea  
Clase de exactitud  % de error permitido  % de medición relativa  
2.00 %  ±10.0 %  90.0%  al 110.0 %  
 
6.4 Prueba de la energía eléctrica activa del watthorímetro en campo  
Esta actividad tiene por finalidad constatar q ue el error ponderado de medición de energía eléctrica activa 
del watthorímetro esté dentro del límite que se indica en 5.2.2 y su determinación involucra tanto las 
características del watthorímetro como el medio ambiente bajo el cual se efectúa la prueba.  
6.4.1  Objetivo  
Verificar que los watthorímetros instalados en campo no excedan el error ponderado que se establece  en 
5.2.2.  
6.4.2 Aparatos y equipos  
Debe utilizarse el equipo indicado a continuación para verificar el watthorímetro en campo, listado  a 
continuación:  
● Patrón de trabajo de referencia de energía con certificado de calibración vigente y con trazabilidad  a 
patrones nacionales, de acuerdo con las características del Apéndice A.  
● Carga artificial con alcance de 0 a 30 A, con factor de potencia unitario y de 0.5, así como fuente de 
tensión eléctrica de acuerdo con los datos de placa del watthorímetro a verificar.  Lunes 29 de octubre de 2018  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)      
● Wattmetro patrón de tipo digital, polifásico con certificado de calibración vigente y trazable a  
patrones nacionales.  
NOTA 1:  El patrón de trab ajo de referencia de energía y la carga artificial se conectan entre sí, para 
realizar la prueba. Existen en el mercado equipos integrados que realizan la función equivalente, sus 
características principales se muestran en el Apéndice A.  
6.4.3 Preparación  
6.4.3.1  General  
6.4.3.1.1  En todo watthorímetro instalado en campo, cuando se realicen pruebas de verificación, debe 
constatarse la existencia de un sello entre su base y el arillo de su cubierta y deben tener rastreabilidad con la 
base de datos del distri buidor. Y se retira el sello de la base.  
6.4.3.1.2  Debe realizarse la revisión del sello de mecanismo. En caso de que no exista sello de 
mecanismo o se encuentre alterado, debe realizarse la verificación y la UVIM debe registrar la incidencia en el 
Dictame n/Informe de verificación o Acta circunstanciada e informar a la autoridad competente y al distribuidor.  
6.4.3.1.3  Se prepara el equipo a utilizar para la verificación y pruebas del watthorímetro.  
6.4.3.1.4  En el watthorímetro deben verificarse las conexio nes internas, como se indica en el inciso 
6.4.3.2, según corresponda al tipo de watthorímetro. Antes de realizar la verificación y pruebas para 
medidores polifásicos deben desconectarse los eslabones de prueba cuando se requiera.  
6.4.3.1.5  Deben ambientars e los equipos a utilizar en la prueba o verificación (patrón de referencia 
empleado y sus accesorios). Conectar los equipos de acuerdo con el circuito de medición a emplear. Aplicar la 
tensión eléctrica nominal con la fuente del watthorímetro bajo prueba, en el circuito de tensión y la corriente 
eléctrica nominal en el circuito de corriente, con factor de potencia unitario.  
6.4.3.2 Tipos de Conexiones  
Es importante identificar el tipo de conexión del watthorímetro que se somete a verificación y pruebas de 
campo antes de proceder a las mismas. Las siguientes figuras muestran el tipo de conexiones autorizadas 
para los watthorímetros en operación.  
Las Figuras 1, 2, 3 y 4, muestran los tipos de conexiones internas de los watthorímetros, mientras que la 
Figura 5 muestra la posición de las mordazas de sujeción del watthorímetro en una base enchufe.  
 
Figura 1- Conexiones internas para watthorímetros tipo "S" monofásicos  (vistas frontales)  
NOTA 2:  Estos diagramas son esquemáticos. No implican ninguna dirección espec ífica de movimiento o 
conexión del eslabón de potencial cuando abre.        (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 29 de octubre de 2018  
 
Figura 2- Conexiones internas para watthorímetros autocontenidos tipo "S"  de varios estatores (vistas 
frontales)  
 
Figura 3- Conexiones internas para watthor ímetros tipo "A" monofásico s (vistas frontales)  Lunes 29 de octubre de 2018  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)      
 
Figura 4- Conexiones internas para watthorímetros autocontenidos tipo "A"  de varios estatores 
(vistas frontales)  
La posición de las mordazas de la base enchufe se indica en la siguiente figura:  
 
Figura 5- Identificación de la posic ión de las mordazas de sujeción  del watthorímetro una base 
enchufe  
6.4.4 Procedimiento  
Este procedimiento consta de una prueba de carga alta, una prueba de carga baja y una prueba de carga 
inductiva que se realiza por el método de comparación respecto a u n patrón de trabajo y consiste en conectar 
el watthorímetro bajo prueba y el patrón de trabajo, a una carga constante considerando las condiciones de 
tensión y corriente eléctrica que se muestran en la Tabla 5.  
6.4.4.1 Verificación y prueba con patrón con sistema de pruebas integrado  
Cuando la prueba se lleve a cabo con un equipo que cuente con un patrón de trabajo y carga artificial 
integrados la prueba se lleva a cabo de la siguiente manera:  
6.4.4.1.1  Retirar el watthorímetro bajo prueba, realizando la co nstatación de su base, registrando el 
número de sello encontrado y la constatación del sello del mecanismo, los cuales deben tener rastreabilidad 
con la base de datos del distribuidor.  
6.4.4.1.2  Insertar el patrón de trabajo de sistema integrado en la base . 
6.4.4.1.3  Insertar el watthorímetro en la base del patrón de trabajo con sistema integrado.  
6.4.4.1.4  Realizar las pruebas de 6.4.4.3.  
6.4.4.1.5  Continuar en 6.4.5.  
6.4.4.1.6  Sellar el medidor y regresarlo a su base.        (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 29 de octubre de 2018  
6.4.4.2 Verificación con patrón de ca rga artificial externa  
Cuando la prueba se lleve a cabo con un equipo que cuente con un patrón de trabajo y carga artificial 
dispuesto con componentes separados la prueba se lleva a cabo de la siguiente manera:  
6.4.4.2.1  Retirar el watthorímetro bajo prueb a de su base, registrando el número de sello encontrado y la 
revisión del sello del mecanismo, los cuales deben tener rastreabilidad con la base de datos del distribuidor.  
6.4.4.2.2  Colocar el watthorímetro bajo verificación y prueba en la base de pruebas,  en conexión serie 
paralelo con el watthorímetro patrón.  
6.4.4.2.3  Realizar las pruebas de 6.4.4.3.  
6.4.4.2.4  Continuar en 6.4.5.  
6.4.4.2.5  Sellar el medidor y regresarlo a su base.  
6.4.4.3  Pruebas de carga  
Las pruebas que se aplican a los watthorímetros e lectromecánicos se realizan con todas las bobinas de 
potencial eléctrico en paralelo y las bobinas de corriente eléctrica en serie, constatando que tanto la tensión 
como la corriente eléctrica tengan la misma polaridad en el patrón de trabajo y en el watth orímetro bajo 
prueba, aplicándose los valores de verificación y pruebas que se indican en la Tabla 5. El valor de tensión que 
se aplica tanto al patrón de trabajo como al watthorímetro electromecánico bajo prueba se toma directamente 
del suministro eléctri co o de una fuente auxiliar.  
Para la verificación y pruebas en campo se realizan las siguientes pruebas:  
Tabla 5-Verificación y pruebas de watthorímetros electromecánicos  
Tipo de 
prueba  Tensión Eléctrica (V)  Corriente Eléctrica (A)  Factor de 
Potencia  
Carg a Alta  100 % de la tensión eléctrica nominal 
del watthorímetro electromecánico 
bajo prueba  100 % de la  intensidad de corriente 
eléctrica nominal del watthorímetro 
electromecánico bajo prueba  1.0 
Carga Baja  100 % de la tensión eléctrica nominal 
del watthor ímetro electromecánico 
bajo prueba  10 % de la intensidad de corriente 
eléctrica nominal del watthorímetro 
electromecánico bajo prueba  1.0 
Carga 
Inductiva  100 % de la tensión eléctrica nominal 
del watthorímetro electromecánico 
bajo prueba  100 % de la inten sidad de corriente 
eléctrica nominal del watthorímetro 
electromecánico bajo prueba  0.5 inductivo  
6.4.4.3.1 Prueba de carga alta  
6.4.4.3.1.1  En la carga artificial, seleccione el valor adecuado de factor de potencia, tensión y corriente 
eléctrica.  
6.4.4.3. 1.2 Energizar la carga artificial e inyectar la corriente eléctrica requerida de acuerdo con la Tabla 5.  
6.4.4.3.1.3  Inicializar el patrón de trabajo, constatando visualmente que inicie desde cero.  
6.4.4.3.1.4  El patrón de trabajo se detiene cuando el cont ador automático completa la cantidad de 5 
revoluciones programadas. Deben registrarse las lecturas de energía del patrón de trabajo (E R pat CA ) y del 
watthorímetro bajo prueba (E R med CA ). 
6.4.4.3.1.5  Mover la perilla de inyección de corriente eléctrica a cero para continuar con la  siguiente 
prueba.  
6.4.4.3.2 Prueba de carga baja  
6.4.4.3.2.1 Repetir los pasos de 6.4.4.3.1, para el patrón de trabajo.  
6.4.4.3.2.2  El número de revoluciones programadas es igual a 1.  
6.4.4.3.2.3 Registrar los valores medidos de l patrón de trabajo (E R pat CB ) y del watthorímetro bajo prueba 
(E R med CB ). Lunes 29 de octubre de 2018  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)      
6.4.4.3.2.4  Mover la perilla de inyección de corriente eléctrica a cero para continuar con la  siguiente 
prueba.  
6.4.4.3.3 Prueba de carga inductiva  
6.4.4.3.3.1  En la carga artifi cial, seleccione el valor a factor de potencia de 0.5, tensión y corriente 
eléctrica.  
6.4.4.3.3.2  Energizar la carga artificial, seleccione el valor a factor de potencia de 0.5, tensión y corriente 
eléctrica.  
6.4.4.3.3.3  Inicializar el patrón de trabajo, c onstatando visualmente que inicie desde cero.  
6.4.4.3.3.4  El patrón de trabajo se detiene cuando el contador automático completa la cantidad de  5 
revoluciones programadas. Deben registrarse las lecturas de energía del patrón de trabajo (E R pat CI ) y del 
watthorímetro bajo prueba (E R med CI ). 
6.4.4.3.3.5  Desenergizar la carga artificial y proceder a realizar los cálculos del error relativo de acuerdo 
con el inciso 6.4.5.  
6.4.5 Determinación del error relativo en carga alta, en carga baja y carga inductiva  de los 
watthorímetros  
Tanto para la prueba de carga alta, la prueba de carga baja y la prueba de carga inductiva, el error relativo 
se determina al medir simultáneamente el número de revoluciones en ambos dispositivos, aplicando las 
fórmulas siguientes:  
 
Donde:  
E R med CA  es la energía registrada por el watthorímetro en Carga Alta;  
E R pat CA  es la energía registrada por el patrón de trabajo en Carga Alta;  
E R med CB  es la energía registrada por el watthorímetro en Carga Baja;  
E R pat CB  es la energía registrad a por el patrón de trabajo en Carga Baja;  
E R med CI  es la energía registrada por el watthorímetro en Carga Inductiva;  
E R pat CI es la energía registrada por el patrón de trabajo en Carga Inductiva;  
 
Kh es la constante del watthorímetro bajo prueba;  
Kp es la constante del patrón de trabajo;  
N es el número de revoluciones del watthorímetro bajo prueba;  
n es el número de revoluciones o pulsos del patrón de trabajo;  
C es la cantidad de bobinas de corriente energizadas del watthorímetro bajo prueba;  
CA Carga Al ta; 
CB Carga Baja; y  
CI Carga Inductiva.        (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 29 de octubre de 2018  
6.4.6 Determinación del error ponderado del watthorímetro  
El error ponderado del watthorímetro se calcula considerando los resultados de error relativo en carga alta, 
error relativo en carga baja y error relativo en  carga inductiva, aplicando la siguiente fórmula:  
% Error 
ponderado del 
watthorímetro   
 
= 4 * % de error relativo en carga 
alta 
+ 2 * % de error relativo en carga 
baja 
+ % de error relativo en carga 
inductiva  
 
  7 
 
6.4.7 Criterio de aceptación o rechazo  
El registro de los watthorímetros electromecánicos de inducción en campo está sujeto a una serie de 
condiciones ambientales que no pueden controlarse y por ello no se pueden considerar las mismas 
tolerancias que se establecen para calibración en el laborat orio. Entre otras, las fuentes de incertidumbre que 
afectan el registro de los watthorímetros electromecánicos de inducción en campo se tienen las siguientes: 
vibración, factor de distorsión de la onda sinusoidal (armónicas), temperatura ambiente, diferenc ias en la 
amplitud de la tensión eléctrica aplicada con respecto a la tensión eléctrica nominal, variación de la frecuencia 
eléctrica, inclinación del watthorímetro bajo prueba con respecto a la vertical, influencia de campos 
magnéticos externos, interfere ncia por radiofrecuencias y humedad relativa.  
En apego a la consideración anterior, los watthorímetros electromecánicos que fueron fabricados para una 
clase de exactitud de 2.00 %, para la verificación en campo, el error ponderado del medidor permisible 
estimado debe ser igual o menor que ± 3.5 %.  
En caso de que el error ponderado del watthorímetro sea superior que ± 3.5 %, la UVIM debe informar a la 
Secretaría, usuario, suministrador y distribuidor de energía eléctrica. Si el error es menor o igual que ± 3 .5 %, 
debe regresarse el medidor a su base enchufe y el distribuidor debe colocar el sello de base.  
El Dictamen/Informe de verificación que se emita es para evaluar la exactitud del watthorímetro y debe 
incluirse la constatación de la acometida y base.  
6.4.8 Atención de las anomalías  
6.4.8.1  Usos no autorizados  
Cuando la instalación eléctrica no cumpla con lo dispuesto en el inciso 6.2 la UVIM, debe elaborar el 
Dictamen/Informe de verificación o Acta circunstanciada que se indica en el Capítulo 7.  
7. Proced imiento para la evaluación de la conformidad  
7.1 Políticas  
El presente procedimiento establece las directrices que deberán observar los interesados que pretendan 
demostrar el cumplimiento de esta Norma Oficial Mexicana.  
El Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos  al Comercio de la Organización Mundial del Comercio, contempla 
el compromiso de sus miembros de armonizar los procedimientos de evaluación de la conformidad, en el 
mayor grado posible, con las orientaciones o recomendaciones referentes a los procedimiento s de evaluación 
de la conformidad de los organismos internacionales de normalización.  
Para lo anterior, la Organización Mundial de Comercio (OMC), define que un procedimiento para la 
evaluación de la conformidad es “todo procedimiento utilizado, directa o indirectamente, para determinar que 
se cumplen las prescripciones pertinentes de los reglamentos técnicos o normas”.  
Asimismo, la observancia de quienes intervienen en la evaluación de la conformidad, según el nivel de 
riesgo o de protección necesarios par a salvaguardar las finalidades a que se refiere el artículo 40 de la Ley 
Federal sobre Metrología y Normalización.  Lunes 29 de octubre de 2018  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)      
El presente procedimiento toma como base las recomendaciones descritas en la norma internacional 
ISO/IEC 17007:2009, “Conformity assessment -Guidance for drafting normative documents suitable for use for 
conformity assessment”.  
7.1.1  La evaluación de la conformidad de los watthorímetros, así como la integridad de su instalación 
eléctrica, objetivo de la presente Norma Oficial Mexicana, se llevar á a cabo por UVIM y Autoridad 
Competente, en términos de lo dispuesto por la Ley Federal sobre Metrología y Normalización  y su 
Reglamento.  
Es obligatoria la verificación de los instrumentos de medición que se utilicen en transacciones comerciales, 
en toda  la República Mexicana.  
7.1.2  La verificación inicial y periódica debe llevarse a cabo únicamente por UVIM, ante quienes los 
usuarios o suministradores de servicio deberán presentar la solicitud correspondiente.  
7.1.3  Las verificaciones extraordinarias de los instrumentos de medición, deben llevarse a cabo 
únicamente por UVIM, ante quienes los usuarios o suministradores de servicio deben presentar la solicitud 
correspondiente.  
7.1.4  Cuando el usuario final considere que el instrumento de medición que le ins taló el distribuidor por 
cuenta del suministrador no mide adecuadamente, podrá solicitar al suministrador que efectúe las 
verificaciones que procedan en su presencia o de la persona que para tal efecto designe dicho usuario final.  
7.1.5  El acto de verifica ción debe realizarse en acompañamiento de personal del distribuidor el cual tiene 
como principal función otorgar el acceso al equipo de medición mediante la revisión, control y retiro de los 
sellos que resguardan dicho equipo y sus conexiones, previamente revisados que cumplan con la 
rastreabilidad, así como, constatar las actividades y los resultados emitidos por la UVIM o por parte  del 
distribuidor.  
Las UVIM deben registrar en el informe que realicen, el código de los sellos retirados e instalados. 
Asimi smo, durante la verificación, previo al retiro del sello, la UVIM deberá constatar la integridad del mismo, y 
asentar en su informe, el estado del sello y detallar cualquier anomalía.  
7.1.6  La UVIM y personal del distribuidor necesario de las partes intere sadas en la realización de la 
verificación al watthorímetro electromecánico en campo, deben tener libre acceso a los inmuebles, locales e 
instalaciones de los usuarios a fin de dar cumplimiento con la orden de visita y será obligación de los usuarios, 
cons umidores o propietarios correspondientes, en su caso, prestar todas las facilidades para que se practique 
dicha visita de verificación, y dar las instrucciones a sus representantes o personal a su cargo, para que no 
opongan obstáculo alguno a dicha verific ación.  
El método a utilizar para la verificación a los watthorímetros electromecánicos en campo, es el de 
comparación con un patrón de trabajo de Watthoras con calibración vigente, con las características 
establecidas en el Apéndice A (Normativo), con el w atthorímetro a verificar con trazabilidad a patrones 
nacionales, haciendo uso de una carga artificial para proporcionar una corriente eléctrica de valor determinado 
en la Tabla 5, la cual debe hacerse circular a través de las bobinas de corriente eléctrica  del patrón de trabajo 
y watthorímetro bajo prueba.  
7.2 Actividades previas a la verificación a watthorímetro electromecánico en campo  
7.2.1  Generalidades  
Antes de iniciar la verificación en campo de un watthorímetro electromecánico, la UVIM con la presenc ia 
del distribuidor, debe llevar a cabo las siguientes actividades:  
● Presentarse ante la persona con la que se atiende la diligencia, el representante del distribuidor, lo debe 
hacer con su gafete y el verificador con documento oficial que lo identifica como UVIM, así mismo presentará 
la solicitud a petición de parte o el  oficio de comisión, deberá recabar la firma de conformidad de los citados 
representantes, y  
● Debe requerirse a la persona con la que se atiende la diligencia que considere la presencia de dos 
testigos o personas mayores de edad que crea conveniente. En c aso de que ésta, no los nombre, los podrá 
nombrar la UVIM.  
7.2.2 Evaluación de las actividades de seguridad y control  
7.2.2.1  Antes de iniciar los trabajos, el personal de la UVIM y personal participante deben planear la 
maniobra, observando las medidas pr eventivas de seguridad e higiene que establecen los Reglamentos y las 
Normas Oficiales Mexicanas expedidas por las autoridades competentes, así como las que se indiquen para       (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 29 de octubre de 2018  
la prevención de riesgos de trabajo, siendo obligatorio utilizar el equipo de segu ridad personal completo: ropa 
de trabajo, guantes, gafas protectoras, casco con barbiquejo, botas dieléctricas y no deben de portar objetos 
metálicos personales.  
7.2.2.2  Guardar las distancias de seguridad respecto a partes energizadas.  
7.2.2.3  Se debe con statar que en el área de trabajo no existan condiciones inseguras que pongan en 
riesgo la integridad física del personal de la UVIM o instalaciones en el transcurso de los trabajos que  se 
realicen.  
7.2.2.4  Se debe delimitar el área de trabajo con conos, ci nta, barreras que impidan el paso a personas o 
vehículos ajenos, para garantizar que ninguna persona cruce por el área acordonada y pueda ocasionar  o 
sufrir un accidente.  
7.2.2.5  Realizar la constatación ocular  o comprobación  mediante  muestreo,  medición,  pruebas  de 
laboratorio, o examen  de documentos  que se realizan  para evaluar  la conformidad  en un momento  
determinado, que incluya al medidor y la acometida donde se vaya a realizar la actividad, con objeto de 
detectar cualquier anomalía evidente que impida la correcta medición e integración de energía consumida, así 
como condiciones inseguras o posible deterioro del equipo de medición que representen un riesgo potencial a 
las instalaciones o a las personas.  
7.2.3 Recolección de datos  
Constatar y anotar en el  Dictamen/Informe de verificación o acta circunstanciada los datos generales y 
específicos del watthorímetro, debiendo constatar que sus características corresponden a las condiciones 
eléctricas y contractuales del suministro y que se apegan a los datos de  facturación. Considerando 
principalmente lo siguiente:  
● Número de medidor y sus lecturas de consumos  
● Código de medidor  
● Constatar condiciones de los sellos confirmando que los números correspondan con los de la última 
verificación, pruebas realizadas por el distribuidor o conexión, cuando apliquen.  
7.3 Pruebas de verificación a watthorímetro electromecánico en campo  
7.3.1  Generalidades  
Las pruebas de verificación a watthorímetros electromecánicos en campo que deben realizarse son  las 
siguientes:  
● Carg a alta;  
● Carga baja; y  
● Carga inductiva.  
Dichas pruebas deben llevarse a cabo de acuerdo con el inciso 7.4.3 acorde al sistema de medición  que 
corresponda.  
7.3.2 Equipos de verificación, medición y prueba  
Los equipos de verificación, medición y prueba re queridos para llevar a cabo la verificación deben cumplir 
con las características indicadas en el Apéndice A.  
7.3.3 Acceso a la Unidad de Verificación al equipo de medición  
En los actos de verificación, la colocación y retiro de los sellos de seguridad de los medidores, la debe 
realizar el Distribuidor, para lo cual, las UVIM deben registrar en el informe que realicen, el código de los 
sellos retirados e instalados.  
7.3.4 Constatación de sellos y acometida  
La UVIM debe llevar a cabo las siguientes acciones:  
7.3.4.1  Constatar visualmente y en su caso llevar a cabo las mediciones necesarias para constatar que en 
la acometida o interior de la base enchufe no exista algún dispositivo o instalación que eviten, alteren o 
impidan el funcionamiento normal de los ins trumentos de control o de medición;  
7.3.4.2  Constatar las condiciones físicas del sello de seguridad de la base enchufe o sello de la canaleta 
(del bus de conexiones) si se trata de una concentración de medidores. Los sellos deben encontrarse 
correctamente  instalados, sin ruptura y no presentar señales de alteración o manipulación;  Lunes 29 de octubre de 2018  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)      
7.3.4.3  Constatar las condiciones físicas del sello de seguridad que protege el mecanismo interno del 
watthorímetro. Los sellos deben encontrarse correctamente instalados, sin ru ptura y no presentar señales de 
alteración o manipulación; y  
7.3.4.4  Cotejar los números de sellos encontrados con respecto al de la última verificación o en su caso 
última visita del distribuidor para constatar que dichos números coinciden con los últimos  instalados. Dichos 
sellos deben tener rastreabilidad con la base de datos del distribuidor.  
7.3.5 Atención de las anomalías  
Cuando el personal de la UVIM detecte una anomalía, debe elaborar en el Dictamen/Informe de 
verificación o Acta circunstanciada la descripción del desarrollo de la verificación y las observaciones en el 
acto de la diligencia y ofrecer pruebas en relación con los hechos contenidos y hallazgos, asimismo debe 
informar al distribuidor y suministrador el hallazgo de uso no autorizado de en ergía eléctrica para que realice 
las acciones correspondientes de acuerdo con sus atribuciones.  
7.4 Procedimiento de verificación de pruebas  
7.4.1 Verificación con carga instantánea (medición de la potencia instantánea)  
Proceder conforme al inciso 6.3.4.  
7.4.2 Verificación de la energía eléctrica activa del watthorímetro en campo  
Para realizar la verificación de la energía eléctrica activa, la UVIM debe proceder a interconectar el equipo 
de medición bajo prueba con el patrón de trabajo y carga artificial de  la siguiente manera:  
7.4.2.1  Abrir los eslabones de prueba en el caso de medidores polifásicos, cuando se requiera.  
7.4.2.2  Su bobina o bobinas de potencial se conectan en paralelo en disposición aditiva.  
7.4.2.3  Su bobina o bobinas de corriente se conect en en serie en disposición aditiva.  
7.4.2.4  Se debe constatar que tanto bobinas de potencial y corriente del medidor bajo prueba como 
bobinas de potencial y corriente del patrón de trabajo y bornes de potencial y corriente de la carga artificial 
coincidan todos en la misma polaridad.  
7.4.2.5  La tensión eléctrica que se aplica al patrón de trabajo como al watthorímetro se toma directamente 
del suministro eléctrico o de una fuente auxiliar.  
7.4.3 Pruebas de verificación del watthorímetro bajo prueba  
7.4.3.1  Generalidades  
Antes de iniciar las corridas de prueba, deben ambientarse los equipos a utilizar en la verificación a 
watthorímetro electromecánico en campo, aplicando tensión y corriente nominal, así como un factor de 
potencia unitario.  
La verificación en c ampo debe realizarse aplicando los parámetros establecidos en la Tabla 5 para cada 
prueba:  
7.4.3.2  Prueba de carga alta  
Considerando las condiciones para la prueba de carga alta especificadas en la Tabla 5, se debe iniciar de 
manera simultánea la integraci ón de la energía tanto en el patrón de trabajo como en el watthorímetro bajo 
prueba, finalizando dicha integración al momento de que se contabilicen 5 revoluciones en el medidor  bajo 
prueba.  
Una vez registrada la cantidad de revoluciones en el patrón de tr abajo, se calcula el error relativo como se 
indica en el inciso 6.4.5 para carga alta.  
7.4.3.3  Prueba de carga baja  
Considerando las condiciones para la prueba de carga baja especificadas en la Tabla 5, debe iniciarse de 
manera simultánea la integración de  la energía tanto en el patrón de trabajo como en el medidor bajo prueba, 
finalizando dicha integración al momento de que se contabilice 1 revolución en el medidor bajo prueba.  
Una vez registrada la cantidad de revoluciones en el patrón de trabajo, calcula r el error relativo como se 
indica el inciso 6.4.5 para carga baja.  
7.4.3.4  Prueba de carga inductiva  
Considerando las condiciones para la prueba de carga inductiva especificadas en la Tabla 5, se debe 
iniciar de manera simultánea la integración de la ener gía tanto en el patrón de trabajo como en el       (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 29 de octubre de 2018  
watthorímetro bajo prueba, finalizando dicha integración al momento de que se contabilicen 5 revoluciones en 
el watthorímetro bajo prueba.  
Una vez registrada la cantidad de revoluciones en el patrón de trabajo, se calcula el error relativo como se 
indica en el inciso 6.4.5 para carga inductiva.  
7.4.3.5  Concluidas las pruebas de carga alta, carga baja y carga inductiva  
Una vez, concluidas las pruebas se debe:  
7.4.3.5.1  Sellar el medidor  
7.4.3.5.2  Determinar el err or relativo en carga alta, en carga baja y carga inductiva de los watthorímetros.  
Para la prueba de carga alta, como la prueba de carga baja y carga inductiva el error relativo se determina 
al medir simultáneamente el número de revoluciones en ambos dispos itivos y aplicar la fórmula siguiente:  
 
En donde:  
energía registrada por el watthor regis= Kh*N 
energía registrada por el patrón de trabajo  =Kp*n*C 
Kh es la constante del watthorímetro bajo prueba;  
Kp es la constante del watthorímetro bajo prueba;  
N es el  número de revoluciones del watthorímetro bajo prueba;  
n es el número de revoluciones del patrón , y 
C es la cantidad de bobinas de corriente energizadas del watthorímetro bajo prueba  
7.4.3.5.3 Determinación del error ponderado del watthorímetro  
Considerand o los resultados de error relativo en carga alta, carga baja y carga inductiva obtenidos y 
calculados con 6.4.5, calcular el error ponderado del watthorímetro de acuerdo con 6.4.6.  
7.4.3.5.4  Resultado  
El criterio de aprobación o rechazo se encuentra defini do en 6.4.7. En caso de que el error ponderado del 
Watthorímetro sea superior al ± 3.5 %, la UVIM debe informar a la Secretaría, distribuidor y particular. Si el 
error es menor al ± 3.5 % se regresa a su base y se instala sello.  
El Dictamen/Informe de veri ficación de la energía eléctrica activa que se emita debe contener la leyenda 
siguiente: “El alcance de la verificación de la energía eléctrica activa es sobre el resultado de la prueba del 
watthorímetro e incluye la verificación de la acometida y demás el ementos de la instalación eléctrica en un 
momento determinado (Fecha y Hora de la Verificación)”.  
8. Vigilancia  
La vigilancia de esta Norma Oficial Mexicana estará a cargo de la Secretaría por conducto de la Dirección 
General de Normas (DGN) y de la Procur aduría Federal del Consumidor (PROFECO) conforme a sus 
respectivas atribuciones, lo anterior sin perjuicio de las que prevén las Disposiciones Jurídicas aplicables para 
el Distribuidor.  
9. Concordancia con Normas Internacionales  
Esta Norma Oficial Mexicana  no es equivalente (NEQ) con ninguna Norma Internacional, por no existir 
esta última al momento de su elaboración.  
Apéndice A  
(Normativo)  
Características técnicas del patrón de trabajo y de la carga artificial  
A.1 Características de patrón de trabajo.  Lunes 29 de octubre de 2018  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)      
El patrón de trabajo de energía debe ser portátil, para utilizarse en conjunto con carga artificial y el 
watthorímetro bajo prueba. Debe contar con las siguientes características:  
Incertidumbre de medición  Igual o menor que ± 0.125 %  
Corriente de Medición  De 1.5 A a 30 A  
Tensión de Medición  De 120 V a 240 V  
Tensión auxiliar CD o  De 120 V a 240 V ± 10 %; 60 Hz  
Frecuencia de medición      De 58 Hz a 62 Hz  
Factor de Potencia  Unitario  
Que mantenga la exactitud a la temperatura y humedad ambiental de operació n.  
 
El patrón de trabajo debe contar con su calibración vigente en las variables de energía eléctrica activa,  
con trazabilidad a patrones nacionales mediante laboratorios acreditados en la Norma Mexicana  NMX -EC-
17025 -IMNC -2006 (véase 2 Referencias norm ativas).  
A.2 Características de la carga artificial  
Selección de parámetros:  Corriente y tensión  
Factor de Potencia  Unitario  
Opciones de Corriente  
Carga Alta  30 A; 15A  
Opciones de Corriente  
Carga Baja  3 A; 1.5 A  
Selector de Tensión  120 V y 240 V a 60 H z 
Apéndice B  
(Informativo)  
Dictamen/Informe de verificación  
LOGO  
 FOLIO:  núm UVIM:  
INFORME DE VERIFICACIÓN DE SUMINISTRO EN BAJA TENSIÓN  
Aviso previo No.   Núm solicitud.    Tipo:  
Zona:   Agencia   Población:   
Cliente:    Dirección        (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 29 de octubre de 2018  
Cuenta:   Tarifa:  Entre calles  
RPU o RMU:   Hilos:  Colonia:  Edo. 
DATOS DE CAMPO  
Trans. De:  Distribuidor ( ) Cliente ( )  Cantidad 1F ( ) 3F ( )  Conex.  kVA:  Med izq.  Med der.  
MEDIDOR ENCONTRADO  CARGA  ANTES DEL INICIO DE LA PRUEBA  
Ubicación:  Ext. (  )    Int. ( ) Fases  A: B: C: 
Medidores  Med1  Med2  Med3  PRUEBA DE CARGA INSTANTÁNEA REAL  
No. De Medidor     Volts  Amperes  kWreales  F.P. kvsr kVA 
Cod. De Medidor     Van  A        
Cod. De Lote     Vbn  B        
Marca - tipo    Vcn  C        
Fases - Elementos     Vab  Totales        
Hilos - Conexión     Vac  Criterios de 
aceptación  % Medición relativa dentro del ± 10%  
Amperes - clase     Vcb  % error ponderado igual o menor a ± 3.5%  
Volts     Lista de constatación  Sí No 
kh    Constatación de número de medidor    
Rr    Acometida sin d erivaciones eléctrica    
Rs    Sello de canaleta si es concentración de medidores    
Kr= Kh x Rr x Rs/ 10.000     Toma de lectura del medidor    
   Sello de base en buen estado    
Mult. De Placa     Constatación de medidor que no tenga objetos sueltos o da ñados    
Lectura kWh     Constatación de medidor que no tenga perforaciones   
Lectura kW     Sello de mecanismo en buen estado    
PRUEBA DE CARGA INSTANTÁNEA MEDIDOR (Cronómetro)  Base correcta de sin derivación eléctrica    
3.6*kh*Rev*Mult     Baquelita con m ordaza de la base sin derivaciones    
Tiempo en Seg     Conductores eléctricos con mufa a la base en buen estado    
kWed     Conductores eléctricos con mufa a la base sin derivación existente    
% medición relativa     Varilla de tierra correcta    
% Error pe rmitido     Conductores de la base al interruptor general en buen estado    
CONSUMO PROMEDIO DIARIO    Interruptor en buen estado    
PRUEBA DE ENCONTRADO  Fusibles en buen estado térmico    
E Rmed C A    EQUIPO DE PRUEBA UTILIZADO  
E Rpat C A    Nombre  Marca  No. De 
serie  F. calibración  Lab. que 
acreditó  
% error relativo  C A    Multímetro          
E Rmed C B    Analizador          
E Rpat C B    Patrón energía          
% error relativo C B    OBSERVACIONES  
E Rmed C I      
E Rpat C I     
% error relativo C I     
% error ponderado      
SELLOS   
Encontrados  Base     
Dem.     
Mec.     
Otros 
sellos     
Dejados  Base     
Dem.     
Mec.     
Otros 
sellos     
RESPONSABLE DE PRUEBA   
Verificador:    
Número de registro verificador    
Firma:  Hora:    
 Fecha:    
Cons tatación  Nombre:  Firma:  Fecha:  
10. Bibliografía  
● Ley Federal sobre Metrología y Normalización, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de 
julio de 1992 y sus reformas.  
● Ley Federal de Protección al Consumidor, publicada en el Diario Oficial  de la Federación el 24 de 
diciembre de 1992, y sus reformas.  
● Ley de la Industria Eléctrica, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de agosto de 2014.  Lunes 29 de octubre de 2018  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)      
● Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 14 de enero de 1999 y sus reformas.  
● Reglamento de la Ley Federal Protección al Consumidor, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 3 de agosto de 2006, y sus reformas.  
● Lista de Instrumentos de Medición cuya verifi cación inicial, periódica o extraordinaria, así como las 
normas aplicables para efectuarla, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de abril  de 
2016.  
● NOM -001-SEDE -2012, “Instalaciones Eléctricas (utilización)”, publicada en el Diario Ofici al de la 
Federación el día 29 de noviembre de 2012.  
● NOM -008-SCFI -2002, “Sistema General de Unidades de Medida”, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el día 27 de noviembre de 2002.  
● NMX -Z-013-2015, "Guía para la estructuración y redacción de normas", declaratoria de vigencia 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de noviembre de 2015 y sus aclaraciones.  
● NMX -EC-17025 -IMNC -2006, “Evaluación de la conformidad –Requisitos generales  para la 
competencia de los laboratorios de ensayo  y de calibración” (Cancela a la  NMX -EC-17025 -IMNC -
2000), declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 24 de julio de 
2006.  
● NMX -EC-17020 -IMNC -2014, “Evaluación de la conformidad -Requisitos para el funcionamiento de 
diferentes tipos de unidades (organismos) que realizan la verificación (verificación) (cancela a la 
NMX -EC-17020 -IMNC -2000)”, declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federación 
el día 6 de junio de 2014.  
● NMX -CH-140-IMNC -2002, “Guía par a la expresión de incertidumbre en las mediciones (Cancela a la 
NMX -CH-140-1996 -IMNC)”, declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federación el 
día 17 de febrero de 2003.  
● NMX -Z-12/2-1987, “Muestreo para la inspección por atributos -Parte 2: métodos de muestreo, tablas y 
gráficas”, declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 28 de octubre 
de 1987.  
● ISO/IEC 17007:2009, “Conformity assessment -Guidance for drafting normative documents suitable 
for use fo r conformity assessment”  
● ANSI -C12.1 -2001, American National Standard for Electric Meters.  
TRANSITORIOS  
PRIMERO.  La presente Norma Oficial Mexicana, una vez que sea publicada en el Diario Oficial de la 
Federación, entrará en vigor a los 120 días naturales  después de su publicación.  
SEGUNDO.  La presente Norma Oficial Mexicana, una vez que sea publicada en el Diario Oficial de la 
Federación y entre en vigor, cancela a la Norma Oficial Mexicana NOM -044-SCFI -2008, Watthorímetros 
electromecánicos -Definiciones, características y métodos de prueba, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 13 de enero de 2009.  
Ciudad de México, a 28 de agosto de 2017 .- El Director General de Normas y Presidente del Comité 
Consultivo Nacional de Normalización de la Secreta ría de Economía, Alberto Ulises Esteban Marina -. 
Rúbrica.