MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO  
 
RESOLUCIÓN   NÚMERO                     DE 2016         
(                                   ) 
 
Por la cual se adiciona el Capítulo Sexto en el Título VI de la Circular Única y se reglamenta el 
control metrológico aplicable a instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático 
 
REPUBLICA DE COLOMBIA
I
EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
En ejercicio de facultades legales, en especial, las que confiere n la Ley 1480 de 2011 y los 
Decretos 4886 de 2011 y 1074 de 2015 , y  
G/TBT/N/COL/ 
CONSIDERANDO 
 
Que el artículo 334 de la Constitución Política, faculta al Estado para intervenir por mandato 
de la ley en la producción, distribución, utilización y consumo de los bienes para racionalizar 
la economía con el fin de obtener el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, los 
beneficios del desarrollo y la prevención de un ambiente sano. 
 
Que el artículo 78 de la Constitución Política, prevé:  “[l]a ley regulará el control de calidad de 
bienes y servicios ofrecidos y pres tados a la comunidad, así como la información que debe 
suministrarse al público en su comercialización. Serán responsables, de acuerdo con la ley, quienes 
en la producción y en la comercialización de bienes y servicios, atenten contra la salud, la segurida d y 
el adecuado aprovisionamiento a consumidores y usuarios ”. 
 
Que el artículo 3 de la Ley 155 de 1959 dispone que: “[e]l Gobierno intervendrá en la fijación de 
normas sobre pesas y medidas, calidad, empaque y clasificación de los productos, materias primas y 
artículos o mercancías con miras a defender el interés de los consumidores y de los productores de 
materias primas ”. 
 
Que el artículo 2.2.1.7. 14.21. del Decreto 1074 de 201 5 Decreto Único, señala que: “Todos los 
equipos, aparatos, medios o sistemas que sirvan como instrumentos de medida o tengan como 
finalidad la actividad de medir, pesar o contar y que sean utilizados en el comercio, en la salud, en la 
seguridad o en la protección del medio ambiente o por razones de interés público, protección al 
consumidor o lealtad en las prácticas comerciales, deberán cumplir las disposiciones y los requisitos 
establecidos en el presente decreto y con los reglamentos técnicos metrológicos que para tal efecto 
expida la Superintendencia de Industria y Comercio y, en su defecto, con las recomendaciones de la 
Organización Internacional de la Metrología Legal (OIML) para cada tipo de instrumento”.  
 
Que el artículo 2.2.1.7. 14.32 del Decreto 1074 de 2015, establece que: “En especial, están 
sujetos al cumplimiento de lo establecido en el presente capítulo los instrumentos de medida que sirvan 
para medir, pesar o contar y que tengan como finalidad, entre otras: 
 
1. Realizar transacciones comerciales o determinar el precio de servicios.  
2. Remunerar o estimar en cualquier forma labores profesionales.  
3. (…) 
 
4. Realizar actividades que puedan afectar la vida, la salud o la integridad física , la seguridad 
nacional o el medio ambiente.  
                                            
1 Modificado por el Decreto 1595 de 2015 que expidió las normas relativas al Subsistema Nacional de la Calidad y modificó 
el capítulo 7 y la sección 1 del capítulo 1 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1074 de 2015. 
2 Ibídem .  RESOLUCIÓN   NÚMERO _____________   DE 2016             HOJA No. __ 2_____  
 
Por la cual se adiciona el Capítulo Sexto en el Título VI de la Circular Única y se reglamenta el control 
metrológico aplicable a instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático  
__________________________________________________________________ 
 
5. Ejecutar actos de naturaleza pericial, judicial o administrativa.  
6. Evaluar la conformidad de productos y de instalaciones.  
7. Determinar  cuantitativamente los componentes de un producto cuyo precio o calidad dependa  
de esos componentes”.  
 
Que el artículo 2.2.1. 7.14.13 del Decreto 1074 de 2015, precisa que: “La Superintendencia de 
Industria y Comercio es la Entidad competente para instruir y expedir reglamentos técnicos 
metrológicos para instrumentos de medición sujetos a control metrológico. 
 
“(…). 
 
La Superintendencia de Industria y Comercio podrá además implementar las herramientas 
tecnológicas o informativas que considere necesarias para asegurar el adecuado control metrológico 
e instruirá la forma en que los productores, importadores, reparadores y responsables de los 
instrumentos de medición, reportarán información al sistema. (…) 
 
“La Superintendencia de Industria y Comercio reglamentará las condiciones y los requisitos de 
operación de los Organismos Autorizados de Verificación Metrológica y Organismos Evaluadores de 
la Conformidad que actúen frente a los instrumentos de medición”. 
 
Que de conformidad con lo ordenado en los numerales 47, 48, 50, 51, 54 y 55 del artículo 1 
del Decreto 4886 de 2011, entre otras facultades, le corresponde a la Superintendencia de 
Industria y Comercio, respectivamente: “47. Organizar e instruir la forma en que funcionará la 
metrología legal en Colombi a. 48. Ejercer funciones de control metrológico de carácter obligatorio en 
el orden nacional. 50. Establecer el procedimiento e instruir la forma en que se hará la aprobación de 
modelo para los instrumentos de medida que cuenten con la respectiva aprobación de modelo. 51. 
Ejercer el control sobre pesas directamente o en coordinación con las autoridades del orden territorial. 
54. Fijar las tolerancias permisibles para efectos del control metrológico” . Y, “55. Expedir la 
reglamentación para la operación de la metrología legal”.  
 
Que teniendo en cuenta lo establecido en los numerales 4 y 9 del artículo 14 del Decreto 4886 
de 2011, es función del Superintendente Delegado para el Control y Verificación de 
Reglamentos Técnicos y Metrología Legal: “4. Fijar las tolerancias permisibles para efectos del 
control metrológico”. Y, 9. Estandarizar métodos y procedimientos de medición y calibración, así como 
un banco de información para su difusión” . 
 
Que en virtud de lo previsto en los numerales 8 y 9 del artículo 59 de la Ley 1480 de 2011, se 
faculta a la Superintendencia de Industria y Comercio para ordenar la suspensión inmediata y 
de manera preventiva de la producción o comercialización de productos cuando se tenga 
indicios graves de que dicho producto no cumple, entre otros, con el reglamento técnico 
correspondiente, o para evitar que se cause daño o perjuicio a los consumidores por violación 
a las normas sobre protección al consumidor. 
 
Que el numeral segundo del artículo 2.2.1.7.14.4 del Decreto 1074 de 2015, modificado por el 
artículo 3 del Decreto 1595 de 2015, dispone que : “(…) Toda persona que use o mantenga un 
instrumento de medición que sea usado en cualquiera de las actividades relacionadas con el presente 
capítulo será responsable del buen funcionamiento y de la conservación del instrumento de medición, 
en cuanto a sus características metrológicas obligatorias y a la confiabilidad de sus  mediciones,  así  
 
como del cumplimiento del reglamento técnico metrológico correspondiente. Igualmente deberá 
permitir la realización de las verificaciones periódicas establecidas en el reglamento técnico o las que 
se hagan después de una reparación o modificación del instrumento, a su costa, permitiendo el acceso 
al instrumento de medición y a los documentos pertinentes ”. 
                                            
3  Ibídem.  RESOLUCIÓN   NÚMERO _____________   DE 2016             HOJA No. __ 3_____  
 
Por la cual se adiciona el Capítulo Sexto en el Título VI de la Circular Única y se reglamenta el control 
metrológico aplicable a instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático  
__________________________________________________________________ 
Que a efectos de desarrollar lo dispuesto en los artículos 2.2.1.7. 14.1 y sigu ientes del Decreto 
1074 de 2015, así como lo señalado en la Resolución -SIC- No. 64190 de 2015, y para 
impulsar la defensa de la seguridad, la protección de la salud y de los intereses económicos 
de los consumidores y usuarios, se hace necesario determinar los requisitos que deben 
cumplir los instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático producidos en Colombia 
o importados al país, para efectos de ser declarada su conformidad, y ser utilizados en 
Colombia. 
 
Que el presente proyecto de resolución fue publicado en la página web de la Superintendencia 
de Industria y Comercio en dos (2) oportunidades, entre el 5 y 22 de marzo de 2015, y entre 
el 9 y 13 de noviembre de 2015, frente al cual se presentaron observaciones. 
 
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.7.5.6 del Decreto 1074 de 2015, la 
Superintendencia de Industria y Comercio solicitó a la Dirección de Regulación del Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo, con oficio No. 15-311651-0, concepto previo a la notificación 
internacional ante la Organización Mundial del Comercio -OMC, acerca del cumplimiento de 
la presente reglamentación con los lineamientos del Subsistema Nacional de la Calidad y si la 
misma podría llegar a crear obstáculos técnicos innecesarios al comercio con otros países. 
 
Que mediante comunicación Radicada No. 15-311651-1-0, la Dirección de Regulación del 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo analizó la presente norma y conceptuó 
previamente a la notificación internacional en el sentido que se precisaran, dentro del 
reglamento, (i) el objeto legítimo cuya protección se busca con el reglamento técnico 
metrológico, (ii) la individualización de los productos sujetos al cumplimiento del reglamento 
con inclusión de las partidas arancelarias correspondientes, (iii) el esquema de certificación 
adoptado dentro del proceso de evaluación de la conformidad y (iv) la fecha de entrada en 
vigencia del reglamento y su régimen de transición. 
 
Una vez analizadas las observaciones rendidas por la Dirección de Regulación del Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo, se adoptaron las que fueron pertinentes para dar 
cumplimiento a los planteamientos realizados, obteniendo de esa Dirección, mediante 
comunicación con número de radicación 2-2016-004870 REF 1-2016-005078 del 31 de marzo 
de 2016, concepto favorable por considerar que el presente reglamento “(…) no restringe el 
comercio el comercio más de lo necesario para alcanzar los objetivos legítimos (…)” .  
 
Que mediante signatura G/TBT/N/COL/ ___ del __ de ________ de 2016,  el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo dio traslado de la notificación internacional de esta resolución 
ante los países miembros de la OMC y de la CAN, al igual que nuestros socios comerciales, 
informando que no se presentaron observaciones al mis mo. 
 
Que el Superintendente Delegado para la Protección de la Competencia mediante memorando 
con Radicación No. 16-_______ del  __ de _____   de  2016, rindió concepto previo de 
abogacía de la competencia sobre la presente reglamentación, concluyendo que 
_____________. 
 
RESUELVE  
 
 
ARTÍCULO 1 . Adicionar el Capítulo Sexto en el Título VI METROLOGÍA LEGAL de la Circular 
Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, el cual quedará así: 
 
CAPÍTULO SEXTO . REGLAMENTO TÉCNICO METROLÓGICO APLICABLE A 
INSTRUMENTOS DE PESAJE DE FUNCIONAMIENTO NO AUTOMÁTICO (BALANZAS) 
 RESOLUCIÓN   NÚMERO _____________   DE 2016             HOJA No. __ 4_____  
 
Por la cual se adiciona el Capítulo Sexto en el Título VI de la Circular Única y se reglamenta el control 
metrológico aplicable a instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático  
__________________________________________________________________ 
6.1. Objeto 
 
El presente reglamento técnico metrológico es aplicable a los instrumentos de pesaje de 
funcionamiento no automático (balanzas) que son utilizados en todas aquellas actividades 
sujetas a control metrológico de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.7.14.3 del 
Decreto 1074 de 2015, de tal manera que lo que se busca es reducir o eliminar la inducción a 
error a los consumidores y usuarios en general, y asegurar la calidad de las mediciones que 
proveen este tipo de instrumentos para el desarrollo de las actividades que tienen 
implicaciones en la salud y seguridad de las personas, en la preservación del medio ambiente, 
en la protección de la vida animal o vegetal, entre otras. 
 
Con el fin de adoptar estos objetivos, el presente reglamento fija los requisitos técnicos, 
metrológicos y administrativos que deberán cumplir los instrumentos de pesaje de 
funcionamiento no automático , para establecer el procedimiento de evaluación de la 
conformidad, defin ir las obligaciones para fabricantes e importadores y especificar el 
procedimiento de verificación metrológica para los instrumentos de este tipo que son utilizados 
en actividades sujetas a control metrológico. 
 
6.2. Ámbito de aplicación 
 
Los requisitos técnicos, metrológicos y administrativos de este reglamento técnico son 
aplicables a los instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático (balanzas) que son 
utilizados para determinar la masa de un objeto en cualquiera de las actividades sujetas a 
control metrológico según lo dispuesto en el artículo 2.2.1.7.14.3 del Decreto 1074 de 2015, y 
cuyas partidas arancelarias se definen a continuación: 
 
Ítem No.  Partida No.  Descripción  arancelaria  Productos  
1 90160011  Balanzas sensibles a un peso 
inferior o igual a 5 cg, incluso con 
pesas. Eléctricas o electrónicas.  Según descripción arancelaria  
2 8423810000  Aparatos e instrumentos de pesar, 
incluidas las básculas y balanzas 
para comprobar o contar piezas 
fabricadas, excepto las balanzas 
sensibles a un peso inferior o igual a 
5 cg;  
 
 
Los demás a paratos e instrumentos 
de pesar c on capacidad inferior o 
igual a 30 kg  Balanzas liquidadoras de precio 
(utilizadas en tiendas, 
supermercados, carnicerías ) 
con y sin impresora, solo peso, 
contadoras, para POS (balanzas 
solo peso conectables a PC 
para cálculo  de precio)  con 
división  de escala  mayor o igual 
a 0,1 g.   Básicamente  equipos 
clase III, aunque también  puede 
incluir algunas configuraciones 
en clase II  
3 8423829000  Balanzas con capacidad superior a 
30 kg pero inferior o igual a 5.000 kg  Basculas de plataforma y  
colgantes, con capacidad entre 
30 y 5  000 kg. Clase III  
4 8423821000  Balanzas con capacidad superior a 
30 kg pero inferior o igual a 5.000 kg:  
De pesar vehículos  Basculas entre 30 y 5  000 kg 
para pesar vehículos  
5 8423891000  Las demás basculas para pesar 
vehículos,  incluidas basculas 
camioneras  Básculas para pesar vehículos 
de más de 5 000 kg  
6 9016001200  Balanzas sensibles a un peso 
inferior o igual a 5 cg, incluso con 
pesas.  
- Balanzas e lectrónicas  
 Balanzas con división de escala 
menor o igual a 0,05 g. Equipos 
clase II y clase I  RESOLUCIÓN   NÚMERO _____________   DE 2016             HOJA No. __ 5_____  
 
Por la cual se adiciona el Capítulo Sexto en el Título VI de la Circular Única y se reglamenta el control 
metrológico aplicable a instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático  
__________________________________________________________________ 
 
Parágrafo. El presente reglamento técnico se exceptúa para productos que a pesar de 
encontrarse incluidos en las sub partidas arancelarias descritas atrás, no son instrumentos de 
pesaje de funcionamiento no automático. No obstante, si un instrumento de pesaje de los 
regulados por este reglamento ingresa al país bajo una partida arancelaria distinta de aquellas 
descritas en este numeral, esta sujeto al cumplimiento de las disposiciones contempladas en 
este reglamento. 
 
6.3. Definiciones 
 
Para efectos de la aplicación e interpretación del presente reglamento técnico se tendrá en 
cuenta la terminología sobre instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático 
contendida en los numerales T.1 a T.9 de la Norma Técnica Colombiana NTC 2031:2014, por 
lo que hacen parte integral de esta.  
 
Para efectos de la terminología básica usada en el marco de la metrología legal, se tendrá en 
cuenta el Vocabulario Internacional de términos en Metrología Legal (VIML) OIML V 1:201 3. 
 
En la presente norma siempre que se refiera al instrumento de pesaje o simplemente 
instrumento, se está haciendo referencia al instrumento de pesaje de funcionamiento no 
automático sujeto a control metrológico. 
 
6.4. Principios técnicos 
 
6.4.1. Unidades de medida 
 
Las unidades de masa que deben utilizar los instrumentos de pesaje sometidos a control 
metrológico, son las del Sistema Internacional de Unidades (SI), según lo dispuesto en el 
Capítulo Primero del Título VI de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y 
Comercio. 
 
6.4.2. Principios de los requisitos metrológicos 
 
Los requisit os establecidos en la presente norma aplican a todos los instrumentos de pesaje 
y a todos los modelos de esos instrumentos. Independientemente de sus principios de 
medición. L os instrumentos se clasifican según: 
 
 La división de escala de verificación, que representa la exactitud absoluta; y  
 El número de divisiones de escala de verificació n, que representa la exactitud relativa.  
 
Los errores máximos permitidos (emp) son del orden de magnitud de la división de esca la 
de verificación. Estos se aplican a las cargas brutas y, cuando un dispositivo de tara está en 
funcionamiento, se aplican a las cargas netas. Los errores máximos permitidos no se aplican 
a los valores netos calculados cuando un dispositivo de tara predeterminada está en 
funcionamiento. 
 
La capacidad mínima (Min) del instrumento se utiliza para indicar que es probable que el 
uso del instrumento por debajo de este valor arroje errores de medición relativos considerables. 
 
6.4.3. 
Principios de los requisitos técnicos 
 
Los requisit os técnicos generales se aplican a todos los modelos de instrum entos, ya sea n 
mecánicos o electrónicos, y son modificados  o  complementados  con requisitos  adicionales RESOLUCIÓN   NÚMERO _____________   DE 2016             HOJA No. __ 6_____  
 
Por la cual se adiciona el Capítulo Sexto en el Título VI de la Circular Única y se reglamenta el control 
metrológico aplicable a instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático  
__________________________________________________________________ 
para instrumentos usados pa ra una aplicación específica o diseñ ados  para una tecnología 
especial. Tienen por objeto especificar el funcionamiento de los instrumentos, no su diseño.  
 
6.4.4. Aplicación de los requisitos  
 
Los requisitos de esta norma aplican a todos los dispositivos que realizan las funciones 
relevantes de medición, ya sea que estén incorporadas en un instrumento o fabricados como 
unidades separadas. Tal es el caso de: 
 
- Dispositivo de medición de carga;  
- Dispositivo indicador;  
- Dispositivo de tara predeterminada; y  
- Dispositivo calculador de precio.  
 
6.5. Requisitos metrológicos, técnicos y generales de construcción 
 
Los requisitos que deben satisfacer los instrumentos de pesaje a los que se refiere esta norma 
incluyendo los errores máximos permitidos (emp), son definidos en los capítulos 3 “Requisitos 
metrológicos” , 4 “Requisitos técnicos para los instrumentos con indicación automática o indicación 
semiautomática” , 5 “Requisitos técnicos para los instrumentos electrónicos”  y 6 “Requisitos técnicos 
para los instrumentos con indicación no automática ” de la NTC 2031:2014  o de la norma que la 
adicione, modifique o aclare, la cual hace parte integral de presente  reglamento técnico 
metrológico.  
 
6.6. Marcado de instrumentos y módulos  
 
Los instrumentos de pesaje sujetos a control metrológico deben cumplir las disposiciones 
sobre marcado definidas en el capítulo 7 “Marcado de instrumentos y módulos”  NTC 
2031:2014. 
 
6.6.1. Marcado de instrumentos de pesaje no sometidos a control metrológico 
 
En aplicación de lo dispuesto en el numeral 3.2 de la Resolución 64190 de 2015, aquellos 
instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático no sujetos a control metrológico, 
deberán ser rotulados con una etiqueta indeleble adherida en una parte visible del instrumento 
que cubra al menos el 30% del área del mismo, en idioma castellano, en un recuadro de fondo 
blanco y borde negro, con la siguiente leyenda: “Este instrumento no podrá ser utilizado para 
ninguna de las finalidades descritas en el artículo 2.2.1.7. 14.3 del Decreto 1074  de 2015 y no está 
sometido a control metrológico por parte de las autoridades competentes” . 
 
Si por la naturaleza del instrumento de pesaje no es posible adherir la etiqueta de información 
exigida, se deberá informar al comprador del instrumento acerca de dicha circunstancia por 
escrito, bien sea mediante la entrega de un folleto informativo o en las instrucciones de manejo 
del instrumento. 
 
6.7. Demostración de la conformidad  
 
La conformidad de los instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático de producción 
nacional y extranjera con los  requisitos definidos  en  el  presente  reglamento técnico, se 
demostrará mediante (i) un certificado de examen de modelo del instrumento emitido en 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el numeral 6.7.1.3 de este reglamento técnico; 
más, (ii) una declaración de conformidad del productor o importador del instrumento 
individualmente considerado, emitida en cumplimiento de los requisitos previstos en el 
numeral 6.7.1.4 de esta resolución. RESOLUCIÓN   NÚMERO _____________   DE 2016             HOJA No. __ 7_____  
 
Por la cual se adiciona el Capítulo Sexto en el Título VI de la Circular Única y se reglamenta el control 
metrológico aplicable a instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático  
__________________________________________________________________ 
6.7.1. Disposiciones comunes  
 
6.7.1.1. Normas equivalentes  
 
Se consideran equivalentes al presente reglamento técnico las siguientes normas 
internacionales:  
 
- La Recomendación de la Organización Internacional de la Metrología Legal –OIML R- 76 
Parte I; 
- La Directiva 2009/23/EC del Parlamento Europeo y del Consejo del 23 de abril de 2009 
y Directiva 2014/31/EU del Parlamento Europeo y del Consejo del 26 de febrero de 2014 en 
materia de armonización de las normas de los Estados miembros de la Unión Europea, 
relativas a la puesta en el mercado de instrumentos de pesaje de funcionamiento no 
automático. 
- La Sección 2.20 del Manual No. 44 sobre “Especificaciones, tolerancias y otros 
requerimientos técnicos para instrumentos de pesaje y medición”  adoptado por la 99  
Conferencia Nacional de Pesas y Medidas de 2014, publicado por el Instituto Nacional de 
Estándares y Tecnología de los Estados Unidos de América (NIST por sus siglas en inglés) 
del año 2015. 
 
6.7.1.2. Disposición transitoria 
 
Hasta tanto exista al menos un (1) organismo de certificación acreditado ante el Organismo 
Nacional de Acreditación de Colombia –ONAC cuyo alcance de certificación corresponda al 
presente reglamento técnico metrológico, se aceptará, como medio para demostrar la 
conformidad de los instrumentos de pesaje con los requisitos establecidos en esta norma, la 
declaración de conformidad del productor y/o importador soportada sobre la base de (i) 
haberse observado las reglas y efectuado los ensayos señalados en el numeral 8.3 de la NTC 
2031:2014, por parte de un laboratorio de pruebas y ensayos acreditado ante el Organismo 
Nacional de Acreditación de Colombia –ONAC bajo la norma ISO/IEC 17025:2005 cuyo 
alcance de acreditación corresponda a los instrumentos de pesaje, o por parte de un 
laboratorio extranjero que efectúe los ensayos establecidos en una de las normas equivalentes 
a este reglamento definidas en el numeral 6.6.3.1., siempre que ostenten acreditación vigente 
bajo la norma ISO/IEC 17025:2005 emitida por un miembro signatario del acuerdo de 
reconocimiento mutuo del International Laboratory Acreditation Cooperation –ILAC. 
 
6.7.1.3
. Requisitos para la expedición del certificado de examen de modelo  
 
El certificado de examen de modelo del instrumento de pesaje deberá ser emitido bajo el 
esquema de certificación 1A definido en la norma ISO/IEC 17067:2013, con alcance al 
presente reglamento técnico o sus normas equivalentes, (i) por parte de un organismo de 
certificación de producto acreditado ante el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia 
–ONAC bajo la norma ISO/IEC 17065:2012 con alcance al presente reglamento técnico 
metrológico, o (ii) por parte de un organismo evaluador de la conformidad reconocido en el 
marco de los acuerdos de reconocimiento multilateral de los que haga parte el ONAC, siempre 
y cuando el país emisor acepte los certificados colombianos para productos nacionales, o por 
parte de un organismo notificado. 
 
Adicionalmente, se permite demostrar la conformidad del modelo del instrumento, mediante la 
aprobación de modelo que emita un Instituto Nacional de Metrología cuyas capacidades de RESOLUCIÓN   NÚMERO _____________   DE 2016             HOJA No. __ 8_____  
 
Por la cual se adiciona el Capítulo Sexto en el Título VI de la Circular Única y se reglamenta el control 
metrológico aplicable a instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático  
__________________________________________________________________ 
calibración y medición4, hayan sido publicadas ante la Oficina Internacional de Pesas y 
Medidas5. 
 
El certificado de examen de modelo o la aprobación de modelo estará vigente mientras el 
productor no modifique ninguna de las características y/o propiedades del instrumento de 
pesaje que fueron evaluadas. En caso de que se efectúe cualquier modificación, se deberá 
volver a certificar o aprobar el modelo del instrumento. 
 
 
6.7.1.3.1.  Ensayos y exámenes para la expedición del certificado de examen de modelo  
 
Para efectos de expedir el certificado de conformidad de modelo del instrumento de pesaje, 
se deberán efectuar los ensayos establecidos en el numeral 3.10 de la NTC 2031:2014 bajo 
las condiciones allí establecidas  en laboratorios acreditados ante el Organismo Nacional de 
Acreditación de Colombia –ONAC bajo la norma ISO/IEC 17025:2005 cuyo alcance de 
acreditación corresponda al ensayo respectivo; o, practicar las pruebas y ensayos previstos 
en las normas equivalentes al presente reglamento técnico metrológico en laboratorios 
extranjeros siempre que ostenten acreditación vigente bajo la norma ISO/IEC 17025:2005 
emitida por un miembro signatario del acuerdo de reconocimiento mutuo del International 
Laboratory Acreditation Cooperation -ILAC. 
 
6.7.1.4. Requisitos para la expedición de la declaración de conformidad del instrumento 
de pesaje  
 
Mediante la declaración de conformidad del instrumento de pesaje el productor / importador 
garantiza la conformidad del instrumento individualmente considerado con el modelo 
certificado.  Esta declaración debe ser expedida de conformidad con los requisitos 
establecidos en la norma internacional ISO/IEC 17050:2004, utilizando el modelo de 
declaración de conformidad incluido en el Anexo No. 2 de esta resolución, y debe ir 
acompañada del informe de resultados de los ensayos que se señalan en el numeral 6.7.1.4.1. 
 
6.7.1.4.1. Ensayos y exámenes para la expedición de la declaración de conformidad del 
instrumento de pesaje  
 
Para efectos de expedir la declaración de conformidad del instrumento de pesaje, el productor 
y/o importador es responsable de la realización, en al menos el diez por ciento (10%) de los 
instrumentos que ingresan al mercado nacional con el mismo certificado de examen de 
modelo, de los ensayos establecidos en el numeral 8.3 de la NTC 2031:2014, bajo las 
condiciones allí establecidas, en laboratorios que estén acreditados ante el Organismo 
Nacional de Acreditación de Colombia –ONAC- bajo la norma ISO/IEC 17025:2005 y cuyo 
alcance de acreditación corresponda a los instrumentos de pesaje de funcionamiento no 
automático (balanzas); o, (ii) en laboratorios extranjeros siempre que ostenten acreditación 
vigente bajo la norma ISO/IEC 17025:2005 emitida por un miembro signatario del acuerdo de 
reconocimiento mutuo del International Laboratory Acreditation Cooperation -ILAC. 
 
6.7.1.5. Documentación técnica del instrumento de pesaje  
 
Para efectos de evaluar la conformidad del instrumento de pesaje, el organismo evaluador de 
la conformidad que sea escogido por el productor y/o importador para llevar a cabo el análisis 
                                            
4  Calibration and Measurements Capabilities (CMC).  
 
5 Bureau International des Poids et Mesures –BIPM.  
 RESOLUCIÓN   NÚMERO _____________   DE 2016             HOJA No. __ 9_____  
 
Por la cual se adiciona el Capítulo Sexto en el Título VI de la Circular Única y se reglamenta el control 
metrológico aplicable a instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático  
__________________________________________________________________ 
y examen a que haya lugar de acuerdo con la alternativa de demostración de la conformidad 
que haya escogido, deberá estudiar la documentación técnica que prepare el productor y/o 
importador del instrumento, la cual deberá permitir que se comprenda e interprete el diseño , 
producción y funcionamiento del instrumento de pesaje y la evaluación de su conformidad con 
los requisitos establecidos en la presente norma. Igualmente deberá ser lo suficientemente 
detalla da respecto de la definición de las características metrológicas del instrumento. 
 
La documentación técnica deberá comprender, como mínimo, los siguientes elementos 
necesarios para la evaluación del modelo o su identificación: 
 
a) Una descripción general del modelo; 
b) Los esquemas de diseño y fabricación del instrumento, y los planos de  componentes, 
subconjuntos, circuitos, etc.; 
c) Descripción y explicación necesaria para la comprensión de lo anterior, en particular, del 
funcionamiento del instrumento; 
d) Descripción del procedimiento de fabricación del instrumento mediante el cual se 
garantiza la uniformidad de la producción; 
e) Cuando sea aplicable, una descripción de los dispositivos electrónicos del instrumento 
junto con sus planos, diagramas, diagramas de flujo de la lógica e información del software en 
general que expliquen sus características y funcionamiento; 
f) Una lista de las normas técnicas equivalentes al presente reglamento técnico, aplicadas 
total o parcialmente en la producción del instrumento, y una descripción de las soluciones 
adoptadas para cumplir los requisitos esenciales cuando no se hayan aplicado las normas 
equivalentes señaladas en el numeral 6.7.1.1 de este reglamento; 
g) Los resultados de los cálculos de diseño, de las pruebas, etc; 
h) Cuando sea necesario, los informes de resultados de los ensayos que demuestren que 
el modelo, el instrumento y sus módulos, son conformes con el represente reglamento técnico 
metrológico o con las normas equivalentes, en las condiciones nominales de funcionamiento 
y durante la exposición a perturbaciones ambientales específicas; 
i) Fotografías del instrumento; 
j) Manual de instalación y de uso del instrumento; 
k) Los certificados de examen y resultados de los ensayos correspondientes sobre 
instrumentos que contengan elementos idénticos a los del proyecto; y, 
l) Esquema de precintos del instrumento donde se especifique el lugar de instalación de 
los mismos, sus características, codificación y ubicación para que dichos elementos sean 
objeto de evaluación por parte del organismo de certificación que lleve a cabo el procedimiento 
de evaluación de la conformidad según corresponda.  
El fabricante / importador del medidor de combustible, debe entregar al organismo evaluador 
de la conformidad una muestra representativa del tipo o modelo definitivo. 
 
6.7.1.6. Precintado del instrumento de pesaje  
 
Cuando un instrumento de pesaje haya superado satisfactoriamente  la evaluación de la 
conformidad respectiva de acuerdo con lo establecido en el presente reglamento técnico, se 
procederá a su precintado por parte del productor o importador quien deberá  documentar dicho 
procedimi ento mediante un esquema de precintos o docume nto similar que hará parte de la  
document ación técnica del instrumento.  
 RESOLUCIÓN   NÚMERO _____________   DE 2016             HOJA No. __ 10_____
  
 
Por la cual se adiciona el Capítulo Sexto en el Título VI de la Circular Única y se reglamenta el control 
metrológico aplicable a instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático  
__________________________________________________________________ 
 
En cada precinto de seguridad deberá fijarse un código de barras que  cumpla con el estándar 
de captura de  información establecido  en la norma  internacional ISO /IEC 18004:2015 , 
incluyendo identificadores de aplicación y Función 1.  La información que debe contener el 
código de barras es la siguiente:  
 
a) Identificación única, global e inequívoca de l fabricante y/o importador, de trece (13) 
números, que no sea asignado de forma unilateral. 
 
b) Número serial del precinto de seguridad asignado en orden consecutivo, compuesto 
por una codificación alfanumérica que combine máximo veinte (20) caracteres escogidos por 
el productor y/o importador.  
 
6.8. Obligaciones del productor e importador  
 
Son obligaciones del productor y/o importador, en relación con el cumplimiento del presente 
reglamento técnico las siguientes: 
 
6.8.1. Introducir al mercado nacional instrumentos de pesaje que si están sujetos a control 
metrológico se encuentren conformes con los requisitos establecidos en el presente 
reglamento técnico.  
 
6.8.2. Fijar un código de barras a cada instrumento de pesaje el cual deberá cumplir con el 
estándar de captura de información establecido en la norma internacional ISO /IEC 
15417:2007. Los datos que debe contener el código de barras son los siguientes:  
 
(i) identif
icación única, global e inequívoca del equipo de pesaje que varíe  dependiendo de 
las características principales del equipo,  tales como modelo, clase de precisión, Max, Min, 
e, d, tipo de instrumentos, entre otras, de trece (13) números.  
 
(ii) Número serial alfanumérico de veinte (20) dígitos. 
 
6.8.3. Elaborar y preparar la documentación técnica señalada en el numeral 6.7.1.5 de este 
reglamento, para efectos de evaluar la conformidad de los instrumentos de pesaje;  
 
6.8.4. Elaborar la declaración de conformidad a que se refiere el numeral 6.7 del presente 
reglamento técnico, bajo los parámetros establecidos en la norma ISO/IEC 17050:2004;  
 
6.8.5. Conservar copia de la documentación técnica señalada en el numeral 6.6.1.5 del 
presente reglamento técnico, por el término que se establece para la conservación de los 
papeles de comercio previsto en el artículo 60 del Código de Comercio, contado a partir de la 
fecha de introducción al mercado del instrumento de pesaje al mercado;  
 
6.8.6. Identificar los instrumentos de pesaje que son introducidos al mercado nacional, en su 
cubierta exterior, con su nombre comercial o marca, dirección física y electrónica y teléfono 
de contacto;  
 
6.8.7. Entregar al titular del instrumento de pesaje las instrucciones de operación y manual de 
uso en castellano, como también copia de los certificados y declaraciones de conformidad 
obtenidos para efectos de demostrar la conformidad de sus instrumentos;  
 RESOLUCIÓN   NÚMERO _____________   DE 2016             HOJA No. __ 11_____
  
 
Por la cual se adiciona el Capítulo Sexto en el Título VI de la Circular Única y se reglamenta el control 
metrológico aplicable a instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático  
__________________________________________________________________ 
6.8.8. Tomar las medidas correctivas necesarias para recoger o retirar del mercado aquellos 
instrumentos de pesaje respecto de los cuales se tenga motivos para pensar que no están 
conformes con los requisitos establecidos en el presente reglamento técnico metrológico;  
 
6.8.9. Permitir a la Superintendencia de Industria y Comercio y/o al Organismo Autorizado de 
Verificación Metrológica que sea designado por este, el acceso a toda clase de información y 
documentación que sea necesaria para efectos de demostrar la conformidad de los 
instrumentos de pesaje que introdujo al mercado;  
 
6.8.10. Incorporar al Sistema de Información de Metrología Legal –SIMEL de la 
Superintendencia de Industria y Comercio, al momento de introducir los instrumentos de 
pesaje sujetos a control metrológico al mercado nacional, la información que se relaciona en 
los literales a y b de este numeral, únicamente respecto de los in strumentos de pesaje   (i) que 
sean utiliza dos para determinar el precio de un bien en transacciones comerciales, y (ii) de 
básculas camioneras utilizadas para efectos del control de sobrepeso que ejerce la autoridad 
competente en puertos, vías y carreteras del país;  como mínimo, la siguiente infor mación:  
 
a. La documentación obtenida por el productor o importador para efectos de demostrar la 
conformidad de los instrumentos de pesaje , según el esquema de evaluación de la 
conformidad establecido en el presente reglamento técnico al cual se haya acogido; y 
 
b. La documentación técnica de que trata el numeral 6.7.1.5 de este reglamento técnico. 
 
6.9. Prohibición de comercialización y uso de instrumentos de pesaje 
 
Los instrumentos de pesaje sujetos a control metrológico que no superen la evaluación de la 
conformidad en los términos establecidos en este reglamento técnico, no podrán ser 
comercializados, ni importados al país, ni utilizados dentro del territorio nacional en cualquiera 
de las actividades señaladas en el artículo 2.2.1.7.14.3 del Decreto 1074 de 2015. Tampoco 
podrán ser comercializados, importados ni utilizados dentro del territorio nacional en 
actividades sujetas a control metrológico, aquellos instrumentos de pesaje cuya información 
descrita en el numeral 6.8. 10 no haya sido incorporada a SIMEL de manera completa. 
 
6.10. Autoridad de inspección, vigilancia y control 
 
En concordancia con lo establecido en el numeral 3.6. de la Resolución SIC 64190 de 2015, 
la Superintendencia de Industria y Comercio y las Alcaldías Municipales ejercen funciones 
como autoridad administrativa encargada de vigilar el cumplimiento del presente reglamento 
técnico metrológico, y en esa medida podrá, según lo previsto en los numerales 8 y 9 del 
artículo 59 de la Ley 1480 de 2011, ordenar;   (i) que se detenga la comercialización o puesta 
en servicio de un instrumento de pesaje que no cumple con los requisitos definidos en esta 
norma,  (ii) la no utilización temporal o definitiva de los instrumentos de medición en servicio 
que no aprueben la verificación metrológica descrita en el numeral 6.10 de este reglamento,  
(iii) adoptar las medidas procedentes para asegurar que se ajuste metrológicamente el 
instrumento en servicio dentro de los errores máximos permitidos e  (iv) imponer las sanciones 
contempladas en el artículo 61 de la Ley 1480 de 2011 a que haya lugar ,prev ia investi gació n 
y desarrollo del procedimiento administrativo correspondiente, sin perjuicio de las 
competencias que en esta materia poseen los entes territoriales. 
 
6.10.1. Designación para el ejercicio de funciones de verificación metrológica 
 
Para efectos de llevar a cabo la verificación metrológica de los instrumentos de pesaje sujeto 
a control metrológico según las disposiciones contenidas en esta norma, la Superintendencia RESOLUCIÓN   NÚMERO _____________   DE 2016             HOJA No. __ 12_____
  
 
Por la cual se adiciona el Capítulo Sexto en el Título VI de la Circular Única y se reglamenta el control 
metrológico aplicable a instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático  
__________________________________________________________________ 
de Industria y Comercio designará, de acuerdo al procedimiento de selección objetiva que se 
adopte para tal fin, los Organismos Autorizados de Verificación Metrológica –OAVM 
encargados de verificar los instrumentos en la fase de comercialización y puesta en servicio, 
cuyas obligaciones, regiones autorizadas para el ejercicio de sus funciones e instrumentos de 
medición autorizados para verificar serán señalados en el acto administrativo de autorización 
que expida esa Superintendencia. 
 
Parágrafo. La designación administrativa de que trata el presente numeral, se entiende sin 
perjuicio de las facultades inspección, vigilancia y control que ejercen la Superintendencia de 
Industria y Comercio y las Alcaldías Municipales en materia de control metrológico, entidad 
que podrá reasumir sus funciones en cualquier momento y lugar.  
 
6.11. Verificación metrológica de instrumentos de pesaje en servicio 
 
Con independencia de la obligación que asiste a todo titular de un instrumento de pesaje sujeto 
a control metrológico, de mantenerlo en todo momento ajustado a los requisitos metrológicos, 
técnicos y administrativos establecidos en la presente norma, únicamente aquellos que sean 
utilizados en las actividades señaladas en el numeral 6.8.10 de este reglamento técnico están 
sujetos a las verificaciones metrológicas dispuestas en este numeral. 
 
Los demás instrumentos de pesaje sujetos a control metrológico deberán ser calibrados con 
la periodicidad que haya recomendado el fabricante del mismo , para lo cual la 
Superintendencia de Industria y Comercio y las Alcaldías Municipales podrán solicitar a su 
titular, el certificado que demuestre que se han realizado las calibraciones a que haya lugar 
en cumplimiento de lo establecido en el artículo 2.2.1.7.12.2 del Decreto 1074 de 2015. 
 
6.11.1. Procedimiento de verificación metrológica periódica y de después de reparación 
o modificación 
 
Todo titular de instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático sujetos a control 
metrológico, que se encuentren en servicio a la fecha de entrada en vigencia de este 
reglamento técnico, deberá permitir y sufragar el costo de la verificación metrológica de sus 
instrumentos por parte del Organismo Autorizado de Verificación Metrológica –OAVM 
designado para operar en la zona geográfica donde se encuentra en servicio el instrumento , 
cada dos (2) años a partir de la fecha de la regularización del instrumento respectivo. 
 
La primera verificación metrológica de un instrumento de pesaje puesto en servicio con 
posterioridad a la fecha de entrada en vigencia de este reglamento técnico, se deberá realizar 
máximo a los dos (2) años siguientes, salvo que se trate de un instrumento de pesaje clases 
III y IIII cuya capacidad máxima sea ≥ a 20 000 kg, caso en el cual se deberá realizar al año 
de su puesta en servicio .  
 
Aquél instrumento de pesaje que no supere la verificación metrológica periódica, no podrá ser 
utilizado en ninguna de las actividades previstas en el artículo 2.2.1.7. 14.3 del Decreto 1074 
de 2015. El plazo de validez de la verificación metrológica es de dos (2) años, salvo para 
instrumentos de pesaje clases III y IIII cuya capacidad máxima sea ≥ a 20 000 kg, caso en el 
cual el plazo es de un (1) año al cabo del cual se deberá realizar una nueva verificación 
metrológica por parte del OAVM autorizado.    Lo  anterior  se  entiende,  sin  perjuicio  de  la 
obligación del titular del instrumento de mantenerlo ajustado metrológicamente en todo 
momento de conformidad con lo señalado en el numeral 3.4.1 de la Resolución 64190 de 
2015. 
 RESOLUCIÓN   NÚMERO _____________   DE 2016             HOJA No. __ 13_____
  
 
Por la cual se adiciona el Capítulo Sexto en el Título VI de la Circular Única y se reglamenta el control 
metrológico aplicable a instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático  
__________________________________________________________________ 
Siempre que se efectúe una reparación o modificación en un instrumento de pesaje que 
implique la rotura de precintos, el reparador que la realizó deberá registrar dicho procedimiento 
en SIMEL desde donde dará de alta el instrumento para ser utilizado por su titular, y generará 
una alerta al OAVM para comprobar su correcto funcionamiento y que los resultados de las 
mediciones se encuentren dentro de los errores máximos permitidos señalados en la presente 
norma por remisión al numeral 3.5 de la NTC2031:2014 o de la norma que la modifique, aclare 
o adicione, y retirará la etiqueta de no superación de la verificación metrológica periódica 
cuando haya lugar a ello. Una vez informado el OAVM de esta situación, dispondrá de un 
plazo de quince (15) días hábiles para proceder a ejecutar la verificación metrológica 
correspondiente. El plazo de validez de la verificación metrológica bajo este supuesto, 
comenzará a contarse a partir del momento en que se compruebe por parte del OAVM, la 
reparación o modificación del instrumento de pesaje de manera satisfactoria. 
 
En caso de que el instrumento haya sido verificado después de reparación dentro de los seis 
(6) meses siguientes a la verificación ordinaria, la siguiente verificación metrológica al 
instrumento reparado se realizará al mismo tiempo de los demás instrumentos de medición 
del establecimiento de comercio, en el plazo para la realización de verificación ordinaria. En 
caso de que la reparación se haya realizado entre los meses siete (7) a doce (12) de la última 
verificación ordinaria, el instrumento verificado después de reparación volverá a ser verificado 
por el OAVM transcurrido un año más el periodo restante, para que coincida con la siguiente 
fecha de verificación ordinaria. 
 
Ejemplo No. 1.  El día 15 de junio de 2016, durante la verificación metrológica periódica de 
varios instrumentos de medición en un mismo establecimiento de comercio, se constata que 
dos (2) de ellos no aprueban satisfactoriamente las pruebas realizadas; los instrumentos en 
cuestión son reparados el 20 de junio de 2016, y verificados por el OAVM después de 
reparación el 5 de julio de 2016.  Estos instrumentos de medición vuelven a ser verificado por 
el OAVM el 15 de junio de 2017. 
 
Ejemplo No. 2. Todos los instrumentos de medición de un establecimiento de comercio son 
verificados metrológicamente por el OAVM el día 15 de junio de 2016, y todos aprueban el 
procedimiento realizado con una vigencia de un (1) año contado a partir de esa fecha; con 
posterioridad, el día 2 de febrero de 2017 el titular de los instrumentos solicita a un reparador 
inscrito en SIMEL el ajuste y reparación cuatro (4) de ellos, siendo verificados por el OAVM, 
después de reparación efectuada, el 28 de febrero de 2017. Estos instrumentos de medición 
vuelven a ser verificados por el OAVM, como parte de la verificación metrológica periódica que 
les corresponde, el día 15 de junio de 2018. 
 
Ilustración de los ejemplos  
 
Verificación 
periódica # 1 Reparación 
dentro de los 
seis (6) meses 
siguientes  Verificación 
después de 
reparación  Reparación 
efectuada 
entre  el mes 
siete (7) y 
doce (12)  Verificación 
después de 
reparación  Verificación 
periódica # 2 Verificación 
periódica # 3 
 
Fecha  
2016 /06/15 2016/06/20  2016 /07/05 2017/ 02/02  2017 /02/2 8 2017 /06/15 2018 /06/15 
 
20 instrum entos de 
medición 
verificados. Dos 
presentan errores y 
deben ser 
reparados    
2 
instrumentos 
de medición 
reparados   
2 
instrumentos 
de medición 
reparados 
fueron 
verificados 
por OAVM   
4 
instrumentos 
más debieron 
ser reparados   
4 
instrumentos 
de medición 
reparados 
fueron 
verificados 
por OAVM   
16 
instrumentos 
de medición 
verificados.   
20 instru mentos 
de medición 
verificados.  RESOLUCIÓN   NÚMERO _____________   DE 2016             HOJA No. __ 14_____
  
 
Por la cual se adiciona el Capítulo Sexto en el Título VI de la Circular Única y se reglamenta el control 
metrológico aplicable a instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático  
__________________________________________________________________ 
 
6.11.2. Documentación del procedimiento de verificación metrológica y de la 
regularización de instrumentos de pesaje en SIMEL 
 
Es obligación del OAVM designado, documentar en tiempo real a través del Sistema de 
Información de Metrología Legal –SIMEL de la Superintendencia de Industria y Comercio, la 
totalidad del procedimiento de verificación metrológica adelantado por cada instrumento de 
pesaje así como la regularización de los mismos cuando aplique. 
 
En la hoja de resultado del registro de verificación metrológica que se debe incorporar en el 
SIMEL, se deberán anotar los resultados de los ensayos descritos en este reglamento técnico, 
indicando de forma simultánea el error máximo permitido en cada uno. 
 
6.11.3. Alcance del procedimiento de verificación  
 
Este procedimiento es aplicable a todo tipo de instrumento de pesaje de funcionamiento no 
automático en servicio, sujeto a control metrológico en los términos establecidos en esta 
Resolución. 
 
6.11.4. Examen Administrativo  
 
El examen administrativo constará de las siguientes actuaciones: 
 
6.11.4.1. Comprobación de los datos contenidos en la tarjeta de control metrológico del 
instrumento de pesaje 
 
El examen administrativo del instrumento de pesaje, comprende la comprobación, y 
complementación si faltarán, de los datos contenidos en la tarjeta de control metrológico –
TCM del instrumento de medición en el Sistema de Información de Metrología Legal –SIMEL. 
Tales datos son: 
 
a) Titular del instrumento; 
b) Marca; 
c) Modelo; 
d) Número de serie del instrumento; y 
e) Características técnicas del instrumento. 
 
El OAVM deberá fijar un código de barras a cada instrumento de pesaje examinado 
administrativamente, el cual deberá cumplir con el estándar de captura de información 
establecido en la norma internacional ISO /IEC 15417:2007. La información contenida en el 
código de barras deberá corresponder a los datos incorporados en la TC M. 
 
6.11.4.2. Comprobación de la marca de regularización 
 
De acuerdo con lo señalado en el numeral 3.4.2.1.1 de la Resolución 64190 de 2015, la 
regularización es el procedimiento que lleva a cabo el Organismo Autorizado de Verificación  
 
Metrológica -OAVM, con el objeto de establecer si un instrumento de pesaje que se encuentra 
en uso a la entrada en vigencia de la presente reglamentación, se ajusta a los requisitos 
esenciales, metrológicos, técnicos y administrativos dispuestos en este reglamentos técnico , 
pese a que no se evaluó la conformidad de dicho instrumento de manera previa a su entrada 
al mercado o puesta en servicio.  
 RESOLUCIÓN   NÚMERO _____________   DE 2016             HOJA No. __ 15_____
  
 
Por la cual se adiciona el Capítulo Sexto en el Título VI de la Circular Única y se reglamenta el control 
metrológico aplicable a instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático  
__________________________________________________________________ 
Para efectos de regularizar un instrumento de pesaje el OAVM deberá realizar el examen 
metrológico previsto en el numeral 6.11 .5 del presente reglamento, y en caso de superar 
satisfactoriamente las pruebas allí descritas se deberá adherir una etiqueta al instrumento con 
las siguientes características: 
 
 
Superintendencia de Industria y Comercio  
 
Regularización No. _______  
 
Fecha: AA/MM/DD  
 
Razón Social del OAVM:________  
 
Instrumento regularizado  
 
 
La etiqueta debe estar confeccionada con un material resistente a los agentes externos, tanto 
atmosféricos, como abrasivos y a los impactos. Será de tipo adhesivo y autodestructiva al 
desprendimiento. Tendrá forma rectangular y fondo blanco. 
 
La realización de este procedimiento implica el pago de la tarifa asociada al servicio de 
verificación metrológica que presta el OAVM, y deberá ser asumida por el titular del 
instrumento, de conformidad con lo establecido en el numeral 5.9 de la Resolución 64189 de 
2015. 
 
Parágrafo: Aquél instrumento de pesaje que se encuentre en uso a la fecha de entrada en 
vigencia de la presente reglamentación y que no logre ser regularizado por no estar conforme 
con los requisitos establecidos en este reglamento técnico, no podrá ser utilizado en ninguna 
de las actividades sujetas a control metrológico y deberá ser dado de baja en SIMEL. 
 
6.11.4.3. Placa de características del instrumento de pesaje 
 
El OAVM debe comprobar que el instrumento de pesaje posea una placa de características 
adherida al instrumento, que contenga como mínimo las siguientes indicaciones: 
 
a) Marca o nombre del fabricante; 
b) Clase de exactitud; 
c) Capacidad máxima; 
d) Capacidad mínima; 
e) División de escala de verificación e; y 
f) División de escala real d. 
 
Estos datos deben ir agrupados y ser fácilmente visibles y cercanos a la visualización de l os 
resultados de medida. Si para el momento de la regularización alguno de estos datos faltara, 
el OAVM deberá colocarlos en el instrumento de pesaje. 
 
6.11.4.4. Comprobación de precintos 
 
El OAVM debe compr obar que los precintos que son exigidos en la presente reglamentación, 
garanticen la integridad del instrumento frente a manipulaciones intencionales o no, y que 
coincidan con los especificados en el examen de tipo o modelo (si lo tiene) o en el documento 
de regularización así como el número consecutivo y codificación del precinto. En el caso de 
existir precintos electrónicos se tomará nota del número correlativo de control. RESOLUCIÓN   NÚMERO _____________   DE 2016             HOJA No. __ 16_____
  
 
Por la cual se adiciona el Capítulo Sexto en el Título VI de la Circular Única y se reglamenta el control 
metrológico aplicable a instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático  
__________________________________________________________________ 
 
6.11.5. Examen metrológico del instrumento de pesaje 
 
6.11.5.1. Equipos a utilizar para la realización de los ensayos 
 
Para la realización del examen metrológico del instrumento de pesaje, el OAVM debe utilizar 
un conjunto de pesas patrón adecuado a la clase de precisión del instrumento a verificar, 
siguiendo l os criterios establecidos en el numeral 3.7 de la NTC 2031:2014 o de la norma que 
la adicione, aclare o modifique. 
 
En aquellos casos en que se requiera, por la tipología de los instrumentos de pesaje a verificar , 
se debe disponer de pesas suficientes para alcanzar al menos el 50% del alcance máximo a 
verificar. 
 
Adicionalmente, se debe disponer de un termohigrómetro de ambiente para medir la 
temperatura y humedad del ensayo y sus variaciones, y para la verificación metrológica de 
instrumentos d
e pesaje clase I se debe contar con un barómetro electrónico para medir la 
presión atmosférica. 
 
También se debe disponer de un medidor de nivel y de un variador de tensión, en los casos 
en que se necesite hacer una verificación de los requisitos esenciales (ver numeral 6. 10.6.5). 
 
Los patrones e instrumentos mencionados en este numeral, deberán ser calibrados al menos 
cada dos (2) años con el Instituto Nacional de Metrología –INM o con algún laboratorio 
acreditado para tal fin. 
 
6.11.5.2. Condiciones ambientales  
 
Las pruebas deben ser efectuadas a una temperatura ambiente estable, en general a la 
temperatura normal de funcionamiento del instrumento en su lugar de instalación, siempre que 
no se superen las especificaciones del productor y se apliquen las indicaciones y condiciones 
dadas por éste cuando se conozcan. En los instrumentos con dispositivo receptor de carga e 
indicador en distintos lugares, se tomaran las condiciones ambientales en los dos sitios, 
siempre que se encuentren dentro de las especificaciones de uso del instrumento. 
 
Se considera que la temperatura es estable cuando la diferencia entre las temperaturas 
extremas anotadas durante el ensayo no sobrepasa el 1/5 del intervalo de temperatura de 
utilización del instrumento considerado, sin sobrepasar 5º C por hora, y que la velocidad de 
variación no sobrepase los 5ºC por hora. 
 
6.11.5.3. Precarga 
 
Antes de realizar los ensayos al instrumento de pesaje de funcionamiento no automático que 
se describen en este reglamento , este debe ser pre-cargado una vez a su capacidad máxima 
o su carga límite máxima, si este valor está definido. 
 
6.11.6. Ensayos 
 
6.11.6.1. Ensayo de excentricidad 
 
Para la realización de este ensayo se deben aplicar las instrucciones y especificaciones 
establecidas en los numerales 3.6.2 y A.4.7 de la norma técnica NTC 2031:2014 o de la norma RESOLUCIÓN   NÚMERO _____________   DE 2016             HOJA No. __ 17_____
  
 
Por la cual se adiciona el Capítulo Sexto en el Título VI de la Circular Única y se reglamenta el control 
metrológico aplicable a instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático  
__________________________________________________________________ 
que lo adicione, aclare o modifique, a excepción de lo relacionado con la determinación de los 
errores de indicación lo cual se hará de la siguiente manera:  
 
Indicación del instrumento menos el valor verdadero de la masa. 
 
Si el instrumento está provisto de un dispositivo de ajuste a cero o de bloqueo de cero, éste 
no debe operar durante la realización del ensayo. 
 
Las indicaciones obtenidas al aplicar la carga sobre las diferentes posiciones en el instrumento 
deberán estar dentro de los máximos errores permitidos para la carga considerada.  
 
Ejemplo:  Alcance máximo  e6  Carga  emp  
    15 kg    5 g   5 kg   10 g 
    1 000 kg  200 g   300 kg  400 g 
    1 500 kg  0,5 kg   500 kg  1 kg   
 
En la hoja de resultado del registro de verificación metrológica que el OAVM debe incorporar 
en SIMEL, se toma nota del resultado de la prueba de pesaje indicando de forma simultánea 
el máximo error permitido en ese punto. 
 
Parágrafo. Este ensayo no aplica para instrumentos de pesaje colgantes.  
 
6.11.6.1.1. Instrumento con un receptor de carga que no tenga más de cuatro puntos de 
apoyo  
 
Para la realización de este ensayo se deberán aplicar las instrucciones y especificaciones 
establecidas en los numerales 3.6.2.1 y A.4.7.1 de la NTC 2031:2014 o de la norma que la 
modifique, adicione o aclare. 
 
6.11.6.1.2. Instrumentos con receptor de carga de más de cuatro (4) puntos de apoyo  
 
Para la realización de este ensayo se deberán aplicar las instrucciones y especificaciones 
establecidas en los numerales 3.6.2.2 y A.4.7.2 de la NTC 2031:2014 o de la norma que la 
modifique, adicione o aclare. 
 
6.11.6.1.3. Instrumento con dispositivo receptor de carga particular (tipo tanque, tova, 
etc.) 
 
Para la realización de este ensayo se deberán aplicar las instrucciones y especificaciones 
establecidas en los numerales 3.6.2.3 y A.4.7.3 de la NTC 2031:2014 o de la norma que la 
modifique, adicione o aclare. 
 
6.11.6.1.4. Instrumentos utilizados para pesar cargas rodantes  
 
Para la realización de este ensayo se deberán aplicar las instrucciones y especificaciones 
establecidas en los numerales 3.6.2.4 y A.4.7.4 de la NTC 2031:2014 o de la norma que la 
modifique, adicione o aclare. 
 
Si el receptor de carga está compuesto de varias secciones, el ensayo debe  aplicarse a cada 
secció n. 
                                            
6 División de escala de verificación. RESOLUCIÓN   NÚMERO _____________   DE 2016             HOJA No. __ 18_____
  
 
Por la cual se adiciona el Capítulo Sexto en el Título VI de la Circular Única y se reglamenta el control 
metrológico aplicable a instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático  
__________________________________________________________________ 
 
6.11.6.2. Ensayo de pesaje 
 
El ensayo de pesaje se realizará siguiendo el procedimiento establecido en el numeral A.4.4.1 
de la Norma Técnica Colombiana NTC 2031:2014 o de la norma que la adicione, aclare o 
modifique,  a excepción de lo relacionado con la determinación de los errores de indicación lo 
cual se hará de la  siguiente manera: Indicación del instrumento menos el valor verdadero de 
la masa.  
 
En caso de realizar el ensayo con materia de sustitución, éste se debe hacer según lo indicado 
en el numeral A.4.4.5 de la NTC 2031:2014. 
 
En la realización de este ensayo, se debe comprobar que los errores obtenidos en todo el 
campo de medida del instrumento para las cargas crecientes o decrecientes consideradas, 
están dentro de los errores máximos permitidos. 
 
6.11.6.3. Ensayo de la exactitud del dispositivo de puesta a cero  
 
El efecto de un dispositivo de puesta a cero no podrá alterar el alcance máximo de un 
instrumento. 
 
En instrumentos con dispositivo de puesta a cero automático o semiautomático, se procederá 
colocando el instrumento a cero y se añadirán sucesivamente pesas adicionales, para 
determinar la carga adicional necesaria para que la indicación cambie desde cero hasta un 
escalón por encima de cero. 
 
En los instrumentos con dispositivo de puesta a cero automático o con dispositivo de 
mantenimiento del cero, la precisión de la puesta a cero se ensaya llevando la indicación fuera 
del rango automático (por ejemplo, por una carga igual a 10 e). En los instrumentos con 
indicación digital y división de escala (d) superior a 10 mg, se utiliza el sistema de localización 
del punto de cambio de indicación para conocer con exactitud los errores del instrumento antes 
del redondeo. 
 
Para la evaluación del error en este ensayo, se deberá aplicar lo señalado en el numeral 
A.4.4.3 de la NTC 2031:2014. 
 
Después de ajustar a cero, el efecto de la desviación del cero en el resultado de un 
procedimiento de pesaje no podrá exceder de 0,25 e. 
 
6.11.6.4. Ensayo de repetibilidad  
 
Para la realización de este ensayo se deberán aplicar las instrucciones y especificaciones 
establecidas en los numerales 3.6.1 y el tercer párrafo del A.4.10 de la NTC 2031:2014 o de 
la norma que la modifique, adicione o aclare. 
 
La determinación de los errores de indicación se hará de la  siguiente manera: Indicación del 
instrumento menos el valor verdadero de la masa.  
 
Si durante el ensayo de pesaje del numeral 6. 10.6.2 se utiliza material de sustitución, la 
determinación de errores de medición se adelantará con arreglo a lo establecido en el numeral 
A.4.4.3 de la NTC 2031:2014 o de la norma que lo adicione, aclare o modifique. 
 RESOLUCIÓN   NÚMERO _____________   DE 2016             HOJA No. __ 19_____
  
 
Por la cual se adiciona el Capítulo Sexto en el Título VI de la Circular Única y se reglamenta el control 
metrológico aplicable a instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático  
__________________________________________________________________ 
La diferencia en el valor absoluto entre el procedimiento de pesaje realizado con una misma 
carga, no deberá exceder del máximo error permitido para la carga considerada. Sin perjuicio 
de lo señalado anteriormente, ninguna de las indicaciones por sí misma deberá superar los 
mayores errores permitidos. 
 
6.11.6.5. Otros ensayos  
 
En el caso de instrumentos de pesaje que no tengan examen de modelo, al momento de 
realizar el procedimiento de regularización para comprobar el cumplimiento de los requisitos 
esenciales de acuerdo a lo dispuesto en la presente resolución, se realizarán las siguientes 
pruebas: 
 
a) Desnivelarlo, de ser posible, en dirección longitudinal y transversal hasta desplazar 2 mm 
el centro de la burbuja del centro de la marca, o bien un 5% si no dispone de nivel (5 cm cada 
metro de plataforma). 
 
b) Variar la tensión de la red en -15% a 10% del valor nominal y ver la influencia sobre la 
indicación. 
 
c) Colocar una carga del 50% de máximo y comprobar que la indicación no varía más de 
0,5 e en 30 minutos (0,25 e a los 15 minutos). 
 
Adicionalmente, el instrumento debe cumplir con los siguientes requisitos: 
 
- Debe medir en unidades legales de medida; 
- Debe interrumpir la indicación con 9 e por encima de su alcance máximo; 
- Debe conocerse su carga límite; y 
- Debe poder clasificarse en una clase de exactitud. 
 
6.12. Colocación de precintos  
 
Siempre que se haya concluido satisfactoriamente un procedimiento de regularización o de 
verificación metrológica de después de reparación en el cual el reparador haya tenido que 
cambiar precintos, el OAVM debe precintar nuevamente el instrumento de pesaje en aquellos  
elementos que afectan los resultados de medida, con el objeto de impedir cualquier posibilidad 
de modificar sus características metrológicas. 
 
Durante el procedimiento de regularización, el verificador precintará al menos en los siguientes 
puntos: 
 
 Mecanismos de regularización y bloqueo del acceso al modo de calibración; 
 
 Cajas sumadoras de señales de celdas de carga (si son accesibles por el usuario) los 
potenció
metros de ajuste de las celdas y “Switch”  de ajuste; y 
 
 Computador electrónico y sus conexiones, o en su defecto la carcasa exterior. 
 
En la regularización inicial se complementará por el verificador el registro de precintado que 
formará parte del registro de ensayos. En posteriores verificaciones se realizará dicho registro 
si ha existido alguna actuación que requiera actualizarlo como en la verificación después de 
reparación. 
 RESOLUCIÓN   NÚMERO _____________   DE 2016             HOJA No. __ 20_____
  
 
Por la cual se adiciona el Capítulo Sexto en el Título VI de la Circular Única y se reglamenta el control 
metrológico aplicable a instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático  
__________________________________________________________________ 
En el evento en que se presente una reparación o modificación del instrumento de pesaje, el 
personal verificador del OAVM deberá colocar los precintos en los mismos elementos que los 
colocó el reparador. 
 
6.13. Superación de la verificación metrológica  
 
Cuando se hayan superado todas las fases de la verificación, se adherirá en lugar visible del 
instrumento de pesaje verificado, ya sea en el visor o en algún elemento de la instalación qu e 
lo soporta, la “Etiqueta de verificación”  cuyas características, formato y contenido serán los 
siguientes:  
 
Descripción de los campos:  
 
1. Encabezado. La etiqueta de marcado de conformidad metrológica siempre deberá llevar 
como encabezado el texto “SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO” , y a 
renglón seguido “CONTROL METROLÓGICO” en mayúscula . 
 
2. NII. Hace referencia al número de identificación alfanumérico del instrumento de 
medición registrado en el Sistema de Información de Metrología Legal –SIMEL (número NII 
número de identificación del instrumento) de la Superintendencia de Industria y Comerci o.  
 
Este número de identificación lo obtiene el OAVM  al momento de regularizar el medidor para 
efectuar el respectivo control metrológico posterior.  
 
3. Nombre del OAVM. Este campo contiene el nombre o razón social del Organismo 
Autorizado de Verificación Metrológica que efectuó la verificación del instrumento de medición.  
 
4. Código del OAVM. Corresponde al número de identificación alfanumérico que fue 
asignado al Organismo Autorizado de Verificación Metrológica una vez autorizado y designado 
por la Superinte ndencia de Industria y Comercio. Este número se encuentra registrado en el 
Sistema de Información de Metrología Legal –SIMEL.  
 SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO1  
CONTROL METROLÓGICO.  
Resol ución _____ del __ de _______ de 2015  
NII2:  
Nombre del OAVM3: 
 
 Resultado de la Verificación5: 
Código del OAVM4: CONFORME  
Fecha de Verificación6: 
Plazo de validez8  
Firma del Verificador7: DÍA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 29 30 31  
MES  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
AÑO  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026  RESOLUCIÓN   NÚMERO _____________   DE 2016             HOJA No. __ 21_____
  
 
Por la cual se adiciona el Capítulo Sexto en el Título VI de la Circular Única y se reglamenta el control 
metrológico aplicable a instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático  
__________________________________________________________________ 
5. Resultado de la Verificación. Este campo siempre deberá contener la palabra 
“CONFORME” . 
 
6. Fecha de verificación: Corresponde a la fecha exacta en que se efectuó la verificación 
metrológica del instrumento de medición, la cual deberá ser fijada de la siguiente manera:  
 
 
Año / Mes / Día  
 
7. Firma del verificador. En la parte inferior izquierda de la etiqueta, deberá fijarse la firma 
del verificador del Organismo Autorizado de Verificación Metrológica que efectuó el 
procedimiento correspondiente.  
 
8. Plazo de validez Corresponde a la fecha límite en la cual se vence l a verificación 
metrológica periódica practicada por el OAVM. En esta casilla, se deberá perforarán  las 
casillas correspondientes al día, mes y año en que se vence la verificación periódica.  
 
Características de la Etiqueta. La etiqueta de marcado de conformidad del instrumento de 
medición debe estar confeccionada con un material resistente a los agentes externos, tanto 
atmosféricos como abrasivos y a los impactos. Será de tipo adhesivo y aut odestructiva al 
desprendimiento;  tendrá forma rectangular  y fondo de color amarillo . Sus dimensiones son:  
(60) x setenta (70) milímetros, debiéndose mantener dichas proporciones para otros tamaños . 
 
Cuando un instrumento de medición conste de un grupo de dispositivos que funcionen 
conjuntamente y que no tenga la condición de subconjuntos, el marcado se situará en el 
dispositivo principal del instrumento.  
 
Si por razones de tamaño o sensibilidad del instrumento de pesaje no fuera posible aplicar la 
etiqueta, ésta se colocará en la periferia de su instalación y en l a documentación 
correspondiente exigida en ésta disposición.  
 
Se deberán mantener las proporciones de la fuente y tamaño dependiendo del instrumento de 
pesaje en el cual deba fijarse la etiqueta. 
 
6.14. No superación de la verificación metrológica 
 
Cuando un instrumento de pesaje no supere la verificación metrológica; (i) como consecuencia 
de deficiencias detectadas en su funcionamiento durante las pruebas metrológicas llevadas a 
cabo por la Superintendencia de Industria y Comercio o por quien haga sus veces (errores, 
indicaciones de dispositivos, manipulaciones, etc.), o porque le (ii) falte alg ún precinto 
colocado por el productor/importador, el reparador o el verificador, (iii) o porque no se 
conozcan las características metrológicas del instrumento por no estar registradas en SIMEL, 
dicho instrumento deberá ser puesto fuera de servicio hasta que se subsanen las deficiencias 
encontradas previa orden administrativa impartida por esta Superintendencia.  
 
Quedará retirado del servicio definitivamente, aquel instrumento sobre el cual no se tenga 
constancia de que fue puesto en servicio con posterioridad a la entrada en vigencia de la 
presente reglamentación técnica metrológica y/o respecto del cual no se haya demostra do su 
conformidad en los términos señalados en esta norma y no cumpla los requisitos esenciales 
de los ensayos de la regularización, entre otros, los ensayos de desnivelación, alimentación o 
estabilidad descritos en el numeral 6.11.6.5. “Otros ensayos” , también quedarán fuera de 
servicio. 
 RESOLUCIÓN   NÚMERO _____________   DE 2016             HOJA No. __ 22_____
  
 
Por la cual se adiciona el Capítulo Sexto en el Título VI de la Circular Única y se reglamenta el control 
metrológico aplicable a instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático  
__________________________________________________________________ 
Los instrumentos que son retirados definitivamente del servicio se les darán de baja definitiva. 
 
El proceso a seguir en cualquiera de los casos es el siguiente: 
 
Se debe entregar al titular del instrumento el acta de verificación metrológica donde consten 
las no conformidades encontradas y se indiquen los resultados de las pruebas de ensayo. En 
el acta se advierte al titular, que la no conformidad puede generar la orden de suspensión del 
instrumento de medición y la posibilidad de que la Superintendencia de Industria y Comercio 
inicie un proceso administrativo sancionatorio. El acta debe ser impresa y firmada por el 
verificador y quien atendió la visita. En caso de que la persona que atiende la visita se niegue 
a firmar el acta, se dejará constancia de dicha circunstancia en el acta. 
 
El acta firmada debe ser incorporada al Sistema de Información de Metrología Legal –SIMEL 
de la Superintendencia de Industria y Comercio. 
 
La Superintendencia de Industria y Comercio podrá, si lo considera necesario, expedir el acto 
administrativo de suspensión de uso del instrumento de pesaje generando una alerta en 
SIMEL al OAVM para que éste imprima el acto administrativo . El acto administrativo será 
entregado por el OAVM al responsable del instrumento de medición, y si éste no ha sido 
reparado, pondrá la etiqueta de fuera de servicio. 
 
En caso de que el instrumento de pesaje ya haya sido reparado, el OAVM debe realizar 
verificación metrológica de después de reparación y registrar dicho procedimiento en el 
SIMEL. 
 
La etiqueta de inhabilitación se podrá retirar cuando haya actuado el reparador y subsanado 
la deficiencia. 
 
Todo  instrumento de pesaje que no haya superado la verificación metrológica dispuesta en la 
presente norma, deberá llevar adherida una etiqueta fijada en un lugar visible del instrumento 
de medición, ya sea en el visor o en algún elemento de la instalación de lo soporta,  cuyas 
características, formato y contenido, serán los siguientes:  
 
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO  
CONTROL METROLÓGICO1 
 
Resolución _____ del __ de _______ de 2015 
NII2:  
Nombre del OAVM3: Resultado de la Verificación5: 
 
 
NO CONFORME  Código del OAVM4: 
Fecha de Verificación6: 
Firma o Sello7: 
 
Descripción de los campos:  
 
1. Encabezado. La etiqueta siempre deberá llevar como encabezado el texto 
“SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO” , y a renglón seguido “CONTROL 
METROLÓGICO” en mayúscula. 
 RESOLUCIÓN   NÚMERO _____________   DE 2016             HOJA No. __ 23_____
  
 
Por la cual se adiciona el Capítulo Sexto en el Título VI de la Circular Única y se reglamenta el control 
metrológico aplicable a instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático  
__________________________________________________________________ 
2. NII. Hace referencia al número de identificación alfanumérico del instrumento de 
medición registrado en el Sistema de Información de Metrología Legal –SIMEL de la 
Superintendencia de Industria y Comercio.  
 
3. Nombre del OAVM. Éste campo contiene el nombre o razón social de Organismo 
Autorizado de Verificación Metrológica que efectuó la verificación del instrumento de medición.  
 
4. Código del OAVM. Corresponde al número de identificación alfanumérico que fue 
asignado al Organismo Autorizado de Verific ación Metrológica una vez autorizado y designado 
por la Superintendencia de Industria y Comercio. Éste número se encuentra registrado en el 
Sistema de Información de Metrología Legal –SIMEL.  
 
5. Resultado de la Verificación. Éste campo siempre deberá contener  la palabra “NO 
CONFORME” . 
 
6. Fecha de verificación: Corresponde a la fecha exacta en que se efectuó la verificación 
metrológica del instrumento de medición, la cual deberá ser fijada de la siguiente manera:  
 
Año / Mes / Día  
 
7. Firma o sello. En la parte inferior izquierda de la etiqueta, deberá fijarse la firma del 
verificador del Organismo Autorizado de Verificación Metrológica que efectuó el procedimiento 
correspondiente.  
 
Características de la Etiqueta. Ésta etiqueta debe estará confeccionada con un material 
resistente a los agentes externos, tanto atmosféricos como abrasivos y a los impactos. Será 
de tipo adhesivo y autodestructiva al desprendimiento. Tendrá forma rectangular, sus 
dimensiones son (40) x setenta (70) milímetros, debiéndose mantener dichas proporciones 
para otros tamaños  y fondo de color rojo. 
 
Cuando un instrumento de medición conste de un grupo de dispositivos que funcionen 
conjuntamente y que no tenga la condición de subconjuntos, el mar cado se situará en el 
dispositivo principal del instrumento.  
 
Si por razones de tamaño o sensibilidad del instrumento de medida no fuera posible aplicar la 
etiqueta, se colocará en la periferia de su instalación y en la documentación correspondiente 
exigid a en las disposiciones de su regulación específica.  
 
Se deberán mantener las proporciones de la fuente y tamaño dependiendo del instrumento de 
pesaje en el cual deba fijarse la etiqueta. 
 
6.15. Reparadores autorizados 
 
Únicamente respecto de las reparaciones o modificaciones de los instrumentos de pesaje de 
funciona
miento no automático sujetos al cumplimiento de las disposiciones de esta Resolución 
que impliquen la rotura de precintos, podrán ser realizadas por una persona natural o jurídica 
inscri
ta como reparador en el registro de reparadores de SIMEL de la Superintendencia de 
Industria y Comercio, conforme a lo establecido en el numeral 3.6 de la Resolución 64190 de 
2015 y demás disposiciones establecidas por esta Superintendencia. El registro se hace por 
una sola vez. 
 
Los titulares de instrumentos de pesaje que deban reparar sus equipos, bien sea de manera 
preventiva o como consecuencia de una orden impartida por la Superintendencia de Industria RESOLUCIÓN   NÚMERO _____________   DE 2016             HOJA No. __ 24_____
  
 
Por la cual se adiciona el Capítulo Sexto en el Título VI de la Circular Única y se reglamenta el control 
metrológico aplicable a instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático  
__________________________________________________________________ 
y Comercio, podrán contratar los servicios de cualquier reparador que se encuentre inscrito 
en SIMEL. 
 
Para efectos de las reparaciones que se propone llevar a cabo, el reparador que se inscriba  
en SIMEL deberá precisar, en ese mismo registro, la información que se detalla a continuación. 
 
6.15.1. Información de carácter administrativo y técnico 
 
En la inscripción se deberá incorporar esta información: 
 
a) Nombre y apellido de la persona natural o razón social de la persona jurídica; 
b) Número de identificación (C.C. o N.I.T); 
c) Domicilio principal y secundarios donde realiza sus actividades de reparación o 
modificación de instrumentos de pesaje; 
d) La(s) marca(s), modelo(s) y tipo(s) de instrumento(s) que repara, precisando sus 
características fundamentales; 
e) Indicación de la experiencia y conocimientos que posee en la reparación de instrumentos 
de pesaje; y  
f) Relación de los medios técnicos disponibles para llevar a cabo las reparaciones que se 
propone realizar. 
 
Adicionalmente deberá anexar en SIMEL todos los documentos que sirvan de soporte para 
demostrar su idoneidad, capacidad, experticia y experiencia en la reparación de instrumentos 
de pesaje. 
 
El registro del reparador en SIMEL tendrá carácter público respecto del nombre, dirección y 
teléfono del reparador. 
 
6.15.2. Actuaciones de los reparadores 
 
El reparador que haya reparado o modificado un instrumento de pesaje, una vez comprobado 
su correcto funcionamiento y que sus mediciones se hagan dentro de los máximos errores 
permitidos (mep), deberá retirar la etiqueta de no superación de la verificación metrológica 
cuando haya lugar a ello y colocar nuevamente los precintos que haya tenido que levantar 
para llevar a cabo la reparación o la modificación.  
 
Una vez reparado o modificado el instrumento de pesaje de manera satisfactoria, el reparador 
deberá registrar la actuación adelantada en SIMEL con indicación del objeto de la reparación 
o modificación, especificación de los elementos sustituidos, los ajustes y controles efectuados , 
la indicación de los elementos precintados en el instrumento, la codificación de los precintos 
utilizados y la fecha de la reparación o modificación. Desde SIMEL se generará una alerta al 
OAVM p
ara la realización de la verificación metrológica subsecuente. 
 
Los precintos de seguridad que utiliza el reparador en sus actuaciones, solo podrán ser 
aquellos cuya identificación alfanumérica haya sido registrada previamente en SIMEL. 
 
El reparador deberá poseer los medios técnicos adecuados y necesarios para realizar 
correctamente su trabajo.  
  
Si la actuación de un reparador en un instrumento de pesaje no implica la rotura de precintos 
que hayan sido puestos por el OAVM, esta operación no estará sujeta a posterior verificación 
por parte del OAVM. 
 RESOLUCIÓN   NÚMERO _____________   DE 2016             HOJA No. __ 25_____
  
 
Por la cual se adiciona el Capítulo Sexto en el Título VI de la Circular Única y se reglamenta el control 
metrológico aplicable a instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático  
__________________________________________________________________ 
 
Parágrafo. Con independencia del registro del procedimiento efectuado por el reparador en 
SIMEL, éste deberá conservar la documentación necesaria que soporte las reparaciones 
realizadas, por un término no inferior a tres (3) años contados a partir del momento en que 
realizó el procedimiento.  
 
6.15.3. Régimen de responsabilidad de los reparadores 
 
Los reparadores autorizados son responsables del cumplimiento de sus obligaciones dentro 
del marco establecido en esta Resolución.  
 
Con independencia de la  imposición de sanciones administrativas a las que haya lugar, si 
después de verificar la información  incorporada en SIMEL por parte del reparador se establece 
su falsedad o inexactitud, la Superintendencia de Industria y Comercio podrá cancelar el 
registro en SIMEL.  
 
6.16. Precintos de seguridad  
 
6.16.1. Requisitos mínimos  
 
Los precintos que sean utilizados por OAVM y reparadores de instrumentos de pesaje en el 
ejercicio de sus funciones, deberán ser de dos (2) clases: (i) De tipo cable con cierre rotativo 
hechos de policarbonato o resina; y (ii) de tipo etiqueta de papel o material plástico hechos de 
acetato destructible. 
 
Asimismo  deberán como mínimo cumplir los siguientes requisitos:  
 
a) Ser fácil de usar;  
b) Debe ser durable y resistente a ruptura accidental, a los agentes externos tanto 
atmosféricos como abrasivos y a los impact os;  
c) Su diseño debe garantizar que sólo pueda ser utilizado una vez;  
d) Debe destruirse en sus partes esenciales cuando se abra o altere, o que de cualquier 
forma deje rastro del acceso al instrumento de pesaje  precintado;  
e) Debe ser lo suficientemente complejo para evitar la duplicación, y si ello no fuere posible, 
la numeración no deberá ser reproducida en un periodo inferior a cuatro (4) años;  
f) Debe Poseer un código de barras que cumpla con el estándar de captura de  información 
establecido en la norma  internacional ISO /IEC 18004:2015  incluyendo identificadores de 
aplicación y Función 1 . La información que debe contener el código de barras es la siguiente:  
 
(i) Identificación única, global e inequívoca del OAVM o reparador; de trece (13) números, 
que no
 sea asignado de forma unilateral, 
 
(ii) Número serial del precinto de seguridad asignado en orden consecutivo, compuesto 
por una codificación alfanumérica que combine máximo veinte (20) caracteres escogidos por 
el OAVM o por el reparador.  
 
6.16.2. Registro de precintos de seguridad 
 
Luego de haber sido registrado en SIMEL , el OAVM  deberá registrar en ese Sistema la serie 
de numeración de los precintos de seguridad que utilizará en el ejercicio de sus funciones.  
 
 RESOLUCIÓN   NÚMERO _____________   DE 2016             HOJA No. __ 26_____
  
 
Por la cual se adiciona el Capítulo Sexto en el Título VI de la Circular Única y se reglamenta el control 
metrológico aplicable a instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático  
__________________________________________________________________ 
6.16.3. Responsabilidad en uso de los precintos  
 
Los Organismos Autorizados de Verificación Metrológica y los reparadores son responsables 
de la custodia de los precintos que utilizan en el ejercicio de sus funciones.  
 
6.17. Régimen sancionatorio  
 
La inobservancia a lo dispuesto en la presente Resolución, dará lugar a la imposición de las 
sanciones previstas en el artículo 61 de la Ley 1480 de 2011, previa investigación 
administrativa.  
 
6.17.1. Régimen de transición  
 
Los instrumentos de pesaje producidos en el país o importados antes de la fecha de entrada 
en vigencia del presente reglamento técnico, únicamente podrán ser comercializados hasta 
seis (6) meses después de la fecha señalada en el artículo 4 de esta resolución. 
 
ARTÍCULO 2. El Anexo No. 1 de la presente Resolución, Norma Técnica Colombiana NTC 
2031:2014 “INSTRUMENTOS DE PESAJE DE FUNCIONAMIENTO NO AUTOMÁTICO. 
REQUISITOS METROLÓGICOS Y TÉCNICOS.  PRUEBAS ”, hace parte integral de esta 
norma. 
 
ARTÍCULO 3. El Anexo No. 2 de la presente Resolución, “MODELO DE DECLARACIÓN DE 
LA CONFORMIDAD PARA INSTRUMENTOS DE PESAJE DE FUNCIONAMIENTO NO 
AUTOMÁTICO (BALANZAS)” , hace parte integral de esta norma y es obligación del 
productor y/o importador utilizarlo conforme a las instrucciones que allí se describe para 
demostrar la conformidad de sus productos en la forma que lo establece este reglamento 
técnico. 
 
ARTÍCULO 4. Vigencia. La presente Resolución entrará en vigencia seis (6) meses después 
de la fecha de su publicación en el Diario Oficial. 
 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
Dada en Bogotá D.C., a los 
 
El Superintendente de Industria y Comercio,  
 
 
 
 
 
 
PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILO 
 
 
Proyectó: Jairo Malaver  
Revisó: Diego Rodríguez  
Aprobó: Alejandro Giraldo