Viernes 13 de julio de 2018  DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)      
SECRETARIA DE ECONOMIA  
NORMA Oficial Mexicana NOM -214/1 -SCFI -2018, Instrumentos de medición -Alcoholímetros evidenciales -
Especificaciones y métodos de prueba.  
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos. - Secretaría de Econ omía. - 
Dirección General de Normas.  
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM -214/1 -SCFI -2018,  “INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN -ALCOHOLÍMETROS 
EVIDENCIALES -ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA” . 
ALBERTO ULISES ESTEBAN MARINA , Director General de Normas y Presidente del Comité C onsultivo 
Nacional de Normalización de la Secretaría de Economía (CCONNSE), con fundamento en los artículos 34 
fracciones II, XIII y XXXIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 3 fracción XI, 38 fracción 
II, 39 fracción V, 40 fracción I  y IV, 41 y 47  de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, 34 del 
Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y 22 fracciones I, IV, IX, X, XVI y XXV  del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, y;  
CONSIDERANDO  
Que es re sponsabilidad del Gobierno Federal procurar las medidas que sean necesarias para garantizar 
que los instrumentos de medición que se comercialicen en territorio nacional sean seguros y exactos, con el 
propósito de que presten un servicio adecuado conforme a  sus cualidades metrológicas, y aseguren la 
exactitud de las mediciones que se realicen en actividades que puedan afectar la vida, la salud o la integridad 
corporal, actos de naturaleza pericial, judicial o administrativa o la verificación o calibración de  otros 
instrumentos de medición;  
Que con fecha de 25 de mayo de 2017 el Comité Consultivo Nacional de Normalización de la Secretaría 
de Economía (CCONNSE), aprobó la publicación del PROYECTO DE NORMA OFICIAL MEXICANA  PROY -
NOM -214/1 -SCFI -2017 “INSTRUMENTOS  DE MEDICIÓN -ALCOHOLÍMETROS EVIDENCIALES -
ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA”, la cual se realizó en el Diario Oficial de la Federación el 17 
de noviembre de 2017, con objeto de que los interesados presentaran sus comentarios;  
Que durante el plazo de 60 d ías naturales contados a partir del día siguiente de la fecha de publicación de 
dicho Proyecto de Norma Oficial Mexicana, la Manifestación de Impacto Regulatorio a que se refiere el 
artículo 45 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización estuvo a di sposición del público en general 
para su consulta; emitiéndose el dictamen final aprobatorio por parte de dicha Comisión y que dentro del 
mismo plazo, los interesados presentaron comentarios sobre el contenido del citado Proyecto de Norma 
Oficial Mexicana,  mismos que fueron analizados por el grupo de trabajo, realizándose las modificaciones 
conducentes al Proyecto de Norma Oficial Mexicana.  
Que con fecha 6 de marzo de 2018, el Comité Consultivo Nacional de Normalización de la Secretaría de 
Economía aprobó l a norma referida;  
Que la Ley Federal sobre Metrología y Normalización establece que las Normas Oficiales Mexicanas se 
constituyen como el instrumento idóneo para la protección de los intereses del consumidor, expide la 
siguiente: Norma Oficial Mexicana NOM -214/1 -SCFI -2018 “INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN -
ALCOHOLÍMETROS EVIDENCIALES -ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA”. SINEC - 
20180315102938309.  
Ciudad de México, a 6 de marzo de 2018 .- El Director General de Normas y Presidente del Comité 
Consultivo Nacional de No rmalizaci ón de la Secretaría de Economía, Alberto Ulises Esteban Marina .- 
Rúbrica.  
NORMA OFICIAL MEXICANA  NOM -214/1 -SCFI -2018  INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN -
ALCOHOLÍMETROS EVIDENCIALES -ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA  
Prefacio  
El Comité Consultivo Nacional d e Normalización de la Secretaría de Economía (CCONNSE) es el 
responsable de la elaboración de la Norma Oficial Mexicana NOM -214/1 -SCFI -2018, INSTRUMENTOS DE 
MEDICIÓN -ALCOHOLÍMETROS EVIDENCIALES -ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA. Esta 
Norma Oficial Mexic ana contiene requisitos que son correspondientes conforme a la Ley Federal sobre 
Metrología y Normalización.  
En la elaboración de la presente Norma Oficial Mexicana participaron las siguientes empresas  e 
instituciones:  
CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA (CENAM)        (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Viernes 13 de julio de 2018  
SECRETARÍA DE SALUD  
o SECRETARIADO TÉCNICO DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN DE 
ACCIDENTES (STCONAPRA)  
o COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)  
SERVICIOS DE EVALUACIÓN GAMA , S.A. DE C.V.  
FUNDACIÓN DE INVESTIGACIONES SOCIALES, A.C. (FISAC)  
SECRETARÍ A DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO (SSP)  
UNIVERSAL SUPPLIERS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.  
POLICIA FEDERAL (PF)  
ALCOAMIGO, S.A. DE C.V.  
ASOCIACIÓN MEXICANA DE MEDI CINA VIAL (AMEVI) AC  
CERTIFICACIÓN MEXICANA, S.C.  
DRAEGER SAFETY, S.A. DE C.V.  
GRUPO INDUSTRIAL PHILADELPHIA, S.A. DE C.V. (GIP)  
KABLA COMERCIAL, S.A. DE C.V.  
PROVEEDORA MEXICANA DE ARTÍCULOS DE CURACIÓN Y LABORATORIO, S.A. DE C.V.  
SECRETARÍA D E COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (SCT)  
TECNOLOGÍA Y DIAGNÓ STICOS DEL NORTE (TDN)  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA (SE)  
o DIRECCIÓN GENERAL DE NORMAS (DGN)  
Índice del contenido  
1 Objetivo y campo de aplicación  
2 Referencias normativas  
3 Términos y definiciones  
4 Clasificación  
5 Especificaciones  
6 Métodos de Prueba  
7 Procedimiento para la Evaluación de la Conformidad (PEC)  
8 Concordancia con Normas Internacionales  
Apéndice A  (Informativo) Equivalencias de unidades  
9 Bibliografía  
TRANSITORIO  
Índice de tablas  
TABLA 1. - Especificación de l ímites de precisión y exactitud  
TABLA 2. - Condiciones para l a prueba de muestreo de aliento  
TABLA 3. - Frecuencias y amplitudes para la prueba de estabilidad en vibraciones  
TABLA A.1. - Definición de unida des de medida en alcoholímetros  
TABLA A.2. - Equivalencias de unidades de medida en alcoholímetros  
1 Objetivo y campo de aplicación  
1.1 Objetivo  
La presente Norma Oficial Mexicana establece los criterios de desempeño, métodos de prueba, métodos 
de evaluación y procedimientos de verificaci ón para los alcoholímetros evidenciales. Estos dispositivos utilizan 
aire espirado para detectar y cuantificar la presencia de alcohol con la exactitud e incertidumbre necesaria 
para fines evidenciales.  Viernes 13 de julio de 2018  DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)      
Adicionalmente se establece la fórmula de equivalenci a para determinación de alcohol en sangre a partir 
de la cuantificación en aire espirado.  
1.2 Campo de aplicación  
La presente Norma Oficial Mexicana aplica a los alcoholímetros evidenciales, que se importen o 
comercialicen en el territorio de los Estados U nidos Mexicanos y que se utilizan para la detección y 
cuantificación de alcohol en aire espirado, con fines de medición de la cantidad de alcohol ingerida permitida 
para el desarrollo de una actividad determinada, ya sea con fines preventivos, evidenciales  o sancionatorios.  
Se aplica también para determinar la equivalencia de alcohol en sangre a partir de la cuantificación en aire 
espirado.  
2 Referencias normativas  
No es necesario consultar ninguna Norma Oficial Mexicana, Norma Mexicana o Norma Internaciona l para 
la aplicación de esta Norma Oficial Mexicana.  
3 Términos y definiciones  
Para los propósitos de esta Norma Oficial Mexicana, se aplican los términos y definiciones siguientes:  
3.1 acreditación  
acto por el cual la entidad de acreditación reconoce la c ompetencia técnica y confiabilidad de las unidades 
de verificación para la evaluación de la conformidad de esta Norma Oficial Mexicana  
3.2 aire espirado  
aire representativo que proviene de los alvéolos pulmonares donde el intercambio gaseoso se lleva a cab o 
entre la sangre y el aire contenido dentro de los alvéolos  
3.3 alcohol  
compuesto químico orgánico que contiene un grupo hidroxilo enlazado a un átomo de carbón saturado, 
que es una sustancia psicoactiva con propiedades que pueden producir dependencia  
3.4 Alcoholímetro Evidencial (AE)  
instrumento que mide y muestra la concentración en masa de alcohol en el aire espirado, dentro de los 
límites de error especificados, utilizado para propósitos de evidencia y de prueba. Los resultados del análisis 
son indicad os en lecturas numéricas no ambiguas  
3.5 aprobación  
acto por el cual la Secretaría de Economía reconoce la capacidad técnica y confiabilidad de las unidades 
de verificación, que se requieran para llevar a cabo la evaluación de la conformidad de esta Norma  Oficial 
Mexicana  
3.6 BAC  
concentración de alcohol en sangre expresado en g/100 ml  
NOTA a la entrada:  Véase Apéndice A (Informativo)  
3.7 CAS  
concentración de alcohol en sangre expresado en g/L  
NOTA a la entrada:  Véase Apéndice A (Informativo)  
3.8 COFEPRIS  
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios  
3.9 c.a. 
corriente alterna  
3.10 c.c. 
corriente continua  
3.11 dependencia competente  
Secretaría de Economía        (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Viernes 13 de julio de 2018  
3.12 Desviación Estándar del alcoholímetro evidencial (DE)  
indicación de la precisión d e la medición del AE en una prueba, expresada como:  
 
Donde:  
n es el número de mediciones realizadas.  
Xi es la medición i -ésima de un total de n mediciones.  
Xm es el promedio aritmético de las n mediciones.  
3.13 dictamen de cumplimiento  
documento emitido p or una unidad de verificación de instrumentos para medir acreditada y aprobada, 
obtenido después de realizar la verificación y con resultado aprobatorio  
3.14 Entidad  
Entidad de acreditación  
3.15 Error (E)  
diferencia entre un valor medido de una magnitud y un valor de referencia  
NOTA a la entrada:  El concepto de error de medida puede emplearse:  
a) cuando exista un único valor de referencia, como en el caso de realizar una calibración mediante un 
patrón cuyo valor medido tenga una incertidumbre de medida desp reciable, o cuando se toma un 
valor convencional, en cuyo caso el error es conocido.  
b) cuando el mensurando se supone representado por un valor verdadero único o por un conjunto de 
valores verdaderos, de amplitud despreciable, en cuyo caso el error es des conocido.  
3.16 espirómetro  
dispositivo que sirve para medir la capacidad respiratoria de los pulmones  
3.17 error sistemático de medida  
componente del error de medida que, en mediciones repetidas, permanece constante o varía de manera 
predecible  
NOTA 1 a la  entrada:  El valor de referencia para un error sistemático es un valor verdadero, un valor 
medido de un patrón (en mediciones químicas los patrones son material de referencia certificados) cuya 
incertidumbre de medida es despreciable, o un valor convencion al. 
NOTA 2 a la entrada:  El error sistemático y sus causas pueden ser conocidas o no. Para compensar un 
error sistemático conocido puede aplicarse una corrección.  
NOTA 3 a la entrada:  El error sistemático es igual a la diferencia entre el error de medida y  el  error 
aleatorio.  
3.18 evaluación de la conformidad  
determinación del grado de cumplimiento con esta Norma Oficial Mexicana. Comprende entre otros, los 
procedimientos de muestreo, prueba, calibración, certificación y verificación . 
3.19 evidencial  
refiere a la característica del instrumento que permite que éste, por algún medio, sea capaz de 
proporcionar los resultados impresos de la medición realizada y capaz de almacenar o respaldar  la 
información . 
3.20 exactitud  
proximidad entre un valor medido y un valor verdadero de un mensurando . 
NOTA a la entrada:  El concepto “exactitud de medida” no es una magnitud y no se expresa 
numéricamente. Se dice que una medición es más exacta cuanto más pequeño es el error de medida.  Viernes 13 de julio de 2018  DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)      
3.21 incertidumbre  
parámetro no negati vo que caracteriza la dispersión de los valores atribuidos a un mensurando, a partir de 
la información que se utiliza  
NOTA a la entrada:  La incertidumbre de medida incluye componentes procedentes de efectos 
sistemáticos, tales como componentes asociadas a correcciones y a valores asignados a patrones, así como 
la incertidumbre debida a la definición. Algunas veces no se corrigen los efectos sistemáticos estimados y en 
su lugar se tratan como componentes de incertidumbre.  
3.22 interesado  
persona física o mor al que desea obtener un dictamen de cumplimiento de acuerdo con lo establecido en 
esta Norma Oficial Mexicana  
3.23 LFMN  
Ley Federal sobre Metrología y Normalización  
3.24 Material de Referencia (MR)  
material suficientemente homogéneo y estable con respecto a propiedades especificadas, establecido 
como apto para su uso previsto en una medición o en un examen de propiedades cualitativas  
NOTA a la entrada:  El examen de una propiedad cualitativa comprende la asignación de un valor a dicha 
propiedad y de una ince rtidumbre asociada. Esta incertidumbre no es una incertidumbre de medida.  
3.25 Material de Referencia Certificado (MRC)  
MR acompañado por la documentación emitida por un organismo autorizado, que proporciona uno o varios 
valores de propiedades especificada s, con incertidumbres y trazabilidades asociadas, empleando 
procedimientos válidos  
NOTA a la entrada:  La “documentación” mencionada se proporciona en forma de “certificado” (véase la 
Guía ISO 31:2000).  
3.26 negación  de dictamen  
documento emitido por una un idad de verificación de instrumentos para medir acreditada y aprobada, 
obtenido después de realizar la verificación y con resultado no aprobatorio  
3.27 NMX  
Norma Mexicana  
3.28 norma o lineamiento internacional  
norma, lineamiento o documento normativo que e mite un organismo internacional de normalización u otro 
organismo internacional relacionado con la materia reconocido por el gobierno mexicano en los términos del 
derecho internacional  
3.29 OMC  
Organización Mundial del Comercio  
3.30 particular  
persona físi ca o moral que pretende ser una Unidad de Verificación de Instrumentos para Medir Acreditada 
y Aprobada  
3.31 PEC 
Procedimiento para la Evaluación de la Conformidad  
3.32 precisión  
proximidad entre las indicaciones o los valores medidos obtenidos en medicion es repetidas de un mismo 
objeto, o de objetos similares, bajo condiciones especificadas  
NOTA 1 a la entrada:  Es habitual que la precisión de una medida se exprese numéricamente mediante 
medidas de dispersión tales como la desviación típica, la varianza o e l coeficiente de variación bajo las 
condiciones especificadas.  
NOTA 2 a la entrada:  Las “condiciones especificadas” pueden ser condiciones de repetibilidad, 
condiciones de precisión intermedia, o condiciones de reproducibilidad (véase la norma ISO 5725 -3:1994).        (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Viernes 13 de julio de 2018  
NOTA 3 a la entrada:  La precisión se utiliza para definir la repetibilidad de medida, la precisión intermedia 
y la reproducibilidad.  
NOTA 4 a la entrada:  Con frecuencia, “precisión de medida” se utiliza, erróneamente, en lugar de 
“exactitud de medida ”. 
3.33 NOM  
Norma Oficial Mexicana  
3.34 pruebas de conformidad  
pruebas realizadas para comprobar la conformidad de un AE con las especificadas en esta NOM, NMX o 
reglamento técnico  
3.35 RLFMN  
Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización  
3.36 sesgo de medida  
valor estimado de un error sistemático  
3.37 Sesgo del alcoholímetro Evidencial (SE)  
indicación de la exactitud del alcoholímetro con respecto al MRC  
 (2) 
Donde:  
Xm es el promedio aritmético de las n mediciones  
3.38 Unidad de Calibración  y verificación (UC)  
dispositivo que produce una muestra de prueba de aire de concentración conocida de alcohol a partir de 
MRC y que cumple con las especificaciones metrológicas de una unidad de calibración y verificación  
3.39 UVIM  
Unidad de Verificación de Instrumentos para Medir Acreditada y Aprobada  
3.40 Verificación Inicial  
verificación que, por primera ocasión y antes de su utilización para determinar la aplicación de una 
sanción, debe realizarse respecto de las propiedades de funcionamiento y uso de los instrumentos de 
medición, para determinar si operan de conformidad con las características metrológicas establecidas en esta 
NOM, siendo responsabilidad de los usuarios de los mismos  
3.41 Verificación Periódica  
verificación que, una vez concluida la vi gencia de la inicial, se debe realizar en los intervalos de tiempo 
que determine la dependencia competente, respecto de las propiedades de funcionamiento y uso de los 
instrumentos de medición para determinar si operan de conformidad con las características  metrológicas 
establecidas en esta NOM, siendo responsabilidad de los usuarios de los mismos  
3.42 verificación  
constatación ocular o comprobación mediante muestreo, medición, pruebas de laboratorio o examen de 
documentos que se realizan para evaluar la con formidad de esta NOM en un momento determinado  
3.43 CENAM  
Centro Nacional de Metrología  
3.44 INM 
Instituto Nacional de Metrología  
4 Clasificación  
4.1 Por su tipo:  
a) AE móvil diseñados para su aplicación y transportación en sitios de operaciones en el camp o. 
b) AE fijo diseñados para su uso en instalaciones fijas.  Viernes 13 de julio de 2018  DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)      
4.2 Por su fuente de energía  
a) AE de baterías diseñados para funcionar con fuente de corriente de baterías (c.c.).  
b) AE de (c.a.) diseñados para funcionar con fuente de corriente alterna.  
5 Espe cificaciones  
5.1 Precisión y exactitud  
El AE debe cumplir con la precisión y exactitud de la Tabla 1.  
TABLA 1.- Especificación de límites de precisión y exactitud  
BAC  
(g de alcohol/100 ml de 
sangre)  |SE| 
(BAC)  DE (BAC)  
0.020  <0.005  0.0042  
0.040  <0.005  0.0042  
0.080  <0.005  0.0042  
0.160  <0.008  0.0080  
 
NOTA:  Véase Apéndice A (Informativo)  |SE| = valor absoluto de SE  
 
Lo anterior se comprueba con el método de prueba de 6.2.  
5.2 Interferencias por acetona  
El AE debe cumplir con la precisión y exactitud de [ |SE|≤0.005 BAC; DE<0.0042] cuando se utiliza en la 
UC los MRC adicionados con acetona.  
Lo anterior se comprueba con el método de prueba de 6.3.  
5.3 Lectura del blanco  
El AE debe cumplir con la lectura de 0.000 BAC [Véase el Apéndice A (Informativo)] cuando se utiliza en la 
UC un MRC blanco de alcohol.  
En el caso de que el AE muestre lecturas diferentes a 0.000 BAC [Véase el Apéndice A (Informativo)], 
debe cumplir con [|SE| ≤0.005 BAC sin ningún resultado individual mayor a 0.005 BAC [Véase el Apéndice A 
(Informa tivo)]].  
Lo anterior se comprueba con el método de prueba de 6.4.  
5.4 Muestreo de aliento  
El AE debe cumplir con la precisión y exactitud de [|SE| ≤0.005 BAC [Véase el Apéndice A (Informativo)]; 
DE<0.0042] cuando se utiliza en la UC los MRC de 0.048 BAC, 0. 072 BAC, y 0.080 BAC, bajo las condiciones 
que se especifican en el método de prueba de 6.5.  
5.5 Fuente de energía  
El AE debe cumplir con la precisión y exactitud de [|SE| ≤0.005 BAC [Véase el Apéndice A (Informativo)]; 
DE<0.0042] cuando se opera el AE con las tensiones de alimentación que se especifican en el método de 
prueba de 6.6.  
5.6 Temperatura ambiente  
El AE debe cumplir con la precisión y exactitud de [|SE| ≤0.005 BAC [Véase el Apéndice A (Informativo)]; 
DE<0.0042] cuando se opera el AE a las condicio nes de temperatura que se especifican en el método de 
prueba de 6.7.  
5.7 Estabilidad en vibraciones  
El AE debe cumplir con la precisión y exactitud de [|SE| ≤0.005 BAC [Véase el Apéndice A (Informativo)]; 
DE<0.0042] cuando se opera el AE a las condiciones d e vibraciones que se especifican en el método de 
prueba de 6.8.  
5.8 Prevención de riesgos eléctricos  
El AE debe abstenerse de representar un riesgo de descarga eléctrica o de quemaduras para el operario y 
la persona que se somete a la prueba de alcohol en el aire espirado.        (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Viernes 13 de julio de 2018  
6 Métodos de Prueba  
6.1 Generalidades  
Para cada una de las pruebas a continuación se requiere realizar en el AE en evaluación 10 mediciones 
del MRC a 0.080 BAC [Véase el Apéndice A (Informativo)] y/o con MRC a otros niveles de concentraci ón de 
alcohol especificados en cada prueba, para los que debe reportar los resultados de la DE y el SE con al 
menos tres decimales.  
Para estas especificaciones de modelo se utiliza etanol con 99.8 por ciento de pureza o mayor, para 
preparar los MRC y los M R primarios deben ser preparados y certificados por CENAM con valores de 
referencia certificados en contenido de etanol en agua con incertidumbres menores o iguales a 1.5 por  ciento 
relativo al valor de referencia asignado. También pueden ser utilizados MR C secundarios, elaborados por 
laboratorios productores de materiales de referencia acreditados por la Entidad, estos MRC secundarios 
deben ser trazables a CENAM u otros INM y contar con valores de referencia certificados en contenido de 
etanol en agua con incertidumbres menores o iguales a 6 por ciento relativo al valor de referencia asignado.  
Las pruebas 1, 2 y 3 se realizan por un experto con capacidad demostrada en el uso de la UC. Los 
requisitos de desempeño se indican entre corchetes, [SE, DE].  
6.2 Prueba 1 Precisión y Exactitud  
6.2.1  Principios  
El método de prueba para los AE, se realiza mediante la utilización de muestras de prueba de aliento 
simuladas generadas a partir de MRC de diferentes niveles de concentración de alcohol y una UC para la 
verific ación metrológica.  
6.2.2  Materiales y equipo  
 UC. 
 Dispositivos de introducción de muestra del AE (adaptador o boquillas).  
 MRC de las concentraciones siguientes de etanol:  
1. 0.020 g/100 mL (BAC);  
2. 0.040 g/100 mL (BAC);  
3. 0.080 g/100 mL (BAC);  
4. 0.160 g/ 100 mL (BAC); y  
5. 0.300 g/100 mL (BAC).  
NOTA:  Para las equivalencias de unidades de medida en alcoholímetros véase el Apéndice A 
(Informativo).  
6.2.3  Preparación y conservación de los AE  
El almacenaje y manipulación de los AE debe ser de acuerdo con el ma nual de usuario de los mismos.  
Los MRC deben utilizarse de acuerdo con las instrucciones de su certificado.  
Las pruebas deben realizarse en ausencia de corrientes de aire a la temperatura, humedad y presión 
barométrica normal prevaleciente en el laboratori o a menos que se especifique lo contrario.  
6.2.4  Procedimiento  
Seguir los procedimientos especificados por el manual de usuario del AE.  
Colocar en la UC el MRC correspondiente a cada una de las concentraciones de prueba siguientes:  
1. 0.020 g/100 mL (BAC)  
2. 0.040 g/100 mL (BAC)  
3. 0.080 g/100 mL (BAC)  
4. 0.160 g/100 mL (BAC)  
5. 0.300 g/100 mL (BAC)  
NOTA 1:  La concentración de 0.300 g/100  mL (BAC) es de información solamente para usuarios 
potenciales. No hay requisito de desempeño.  
NOTA 2:  Para las equivale ncias de unidades de medida en alcoholímetros véase el Apéndice A 
(Informativo).  Viernes 13 de julio de 2018  DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)      
Acondicionar el MRC a 34 °C dentro de la UC y verificar que se genere una relación de la concentración 
de alcohol en la muestra de vapor de al menos 0.000393 y que su concentr ación de alcohol no varíe en más 
de 1%. 
Colocar el AE en posición de medición, con el adaptador que se indica en el manual de usuario.  
Tomar la lectura en el AE bajo prueba.  
Repetir el procedimiento 10 veces.  
6.2.5  Expresión de los resultados  
Los resultado s de prueba deben incluirse en el informe de prueba.  
6.3 Prueba 2 Interferencias por acetona  
6.3.1  Principios  
El método de prueba para los AE, se realiza mediante la utilización de muestras de prueba de aliento 
simuladas generadas a partir de MRC de alcoho l a 0.020 BAC [Véase el Apéndice A (Informativo)] con 
diferentes niveles de concentración de acetona y una UC para la verificación metrológica.  
6.3.2  Materiales y equipo  
 UC. 
 Dispositivos de introducción de muestra del AE (adaptador o boquillas).  
 MRC de alc ohol a 0.020 BAC con los contenidos de acetona de 99.8 % de pureza o mayor, a los 
niveles de concentración siguientes:  
- 70 µL por cada 500 mL de disolución;  
- 115 µL por cada 500 mL de disolución.  
6.3.3  Preparación y conservación de los AE  
La preparación y conservación de los AE debe realizarse de acuerdo con 6.2.3.  
6.3.4  Procedimiento  
Seguir los procedimientos especificados por el manual de usuario del AE.  
Colocar en la UC el MRC correspondiente a cada una de las concentraciones de prueba siguientes:  
1. 0.020 BAC con 70 µL por cada 500 mL de disolución;  
2. 0.020 BAC con 115 µL por cada 500 mL de disolución.  
Acondicionar el MRC a 34 °C dentro de la UC y verificar que se genere una relación de la concentración 
de alcohol en la muestra de vapor de al menos 0. 000393 y que la concentración de alcohol no varíe en más 
de 1%. 
Colocar el AE en posición de medición, con el adaptador que se indica en el manual de usuario.  
Tomar la lectura en el AE bajo prueba.  
Repetir el procedimiento 10 veces.  
6.3.5  Expresión de los resultados  
Los resultados de prueba deben incluirse en el informe de prueba.  
6.4 Prueba 3 Lectura del blanco  
6.4.1  Principios  
El método de prueba para los AE, se realiza mediante la utilización de muestras de prueba de aliento 
simuladas generadas a partir de un MRC blanco de alcohol y una UC para la verificación metrológica.  
6.4.2  Materiales y equipo  
 UC. 
 Dispositivos de introducción de muestra del AE (adaptador o boquillas).  
 MRC blanco de alcohol        (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Viernes 13 de julio de 2018  
6.4.3  Preparación y conservación de los AE  
La preparación y c onservación de los AE debe realizarse de acuerdo con 6.2.3.  
6.4.4  Procedimiento  
Seguir los procedimientos especificados por el manual de usuario del AE.  
Colocar en la UC el MRC blanco de alcohol.  
Acondicionar el MRC a 34 °C dentro de la UC y verificar que no hay presencia de alcohol en la muestra  
de vapor.  
Colocar el AE en posición de medición, con el adaptador que se indica en el manual de usuario.  
Tomar la lectura en el AE bajo prueba.  
Repetir el procedimiento 10 veces.  
6.4.5  Expresión de los resultados  
Los resultados de prueba deben incluirse en el informe de prueba.  
6.5 Prueba 4 Muestreo de aliento  
6.5.1  Principios  
El método de prueba para los AE, se realiza mediante la utilización de una muestra de prueba de aliento 
simulada generada a partir de MRC co n diferentes concentraciones de alcohol y una UC capaz de medir los 
volúmenes y tiempos especificados para la verificación metrológica.  
6.5.2  Materiales y equipo  
 UC. 
 Dispositivos de introducción de muestra del AE (adaptadores o boquillas).  
 MRC de las conce ntraciones siguientes:  
- 0.048 g/100 mL (BAC);  
- 0.072 g/100 mL (BAC);  
- 0.080 g/100 mL (BAC).  
 Espirómetro.  
 Caja de guantes.  
NOTA:  Para las equivalencias de unidades de medida en alcoholímetros véase el Apéndice A 
(Informativo).  
6.5.3  Preparación y conserv ación de los AE  
La preparación y conservación de los AE debe realizarse de acuerdo con 6.2.3.  
6.5.4  Procedimiento  
Seguir los procedimientos especificados por el manual de usuario del AE.  
Colocar en la UC el MRC correspondiente a cada una de las concentraci ones de prueba siguientes:  
1. 0.048 g/100 mL (BAC);  
2. 0.072 g/100 mL (BAC);  
3. 0.080 g/100 mL (BAC).  
Acondicionar el MRC a 34 °C dentro de la UC a cada una de las condiciones de la Tabla 2 y verificar que 
la concentración de alcohol no varíe en más de 1 %. 
Utilizar aire con 5% dióxido de carbono como gas de acarreo (gas acarreador) en la UC.  
Utilizar un espirómetro para medir los volúmenes de muestra emitidos por la UC y, si es necesario, colocar 
el AE en una caja de guantes para hacer esa medición.  
NOTA:  Para las equivalencias de unidades de medida en alcoholímetros véase el Apéndice A 
(Informativo).  Viernes 13 de julio de 2018  DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)      
TABLA 2.- Condiciones para la prueba de muestreo de aliento  
No. de 
Prueba  Volumen de cada 
segmento (L)  Tiempo de  
cada segmento  
(s) 
1 0.67 3.3 
2 0.67 2.0 
3 2.0 4.0 
 
Colocar el AE en posición de medición, con el adaptador que se indica en el manual de usuario.  
Tomar la lectura en el AE bajo prueba.  
Repetir el procedimiento 3 veces.  
6.5.5  Expresión de los resultados  
Los resultados de prueba deben incluirse en e l informe de prueba.  
6.6 Prueba 5 Fuente de energía  
6.6.1  Principios  
El método de prueba para los AE, se realiza mediante la utilización de muestras de prueba de aliento 
simuladas generadas a partir de un MRC y una UC, para esta prueba se evalúa el desempe ño del AE 
mientras es sometido a una variación en la tensión de alimentación eléctrica del equipo bajo prueba tomando 
en cuenta el tipo de alimentación del AE (c.a. o c.c.).  
6.6.2  Materiales y equipo  
 UC. 
 Dispositivos de introducción de muestra del AE (adap tadores o boquillas).  
 MRC de alcohol a 0.080 BAC.  
 Fuente de alimentación en c.a. o c.c., según sea el caso.  
6.6.3  Preparación y conservación de los AE  
La preparación y conservación de los AE debe realizarse de acuerdo con 6.2.3.  
6.6.4  Procedimiento  
Seguir los procedimientos especificados por el manual de usuario del AE.  
Colocar en la UC el MRC correspondiente.  
Acondicionar el MRC a 34 °C dentro de la UC y verificar que se genere una relación de la concentración 
de alcohol en la muestra de vapor de al menos 0.000393 y que la concentración de alcohol no varíe en más 
de 1%. 
Conectar el AE a la fuente de alimentación a cada una de las tensiones de prueba siguientes, tomando en 
cuenta el tipo de alimentación del AE (c.a. o c.c.):  
1. 108 V c.a. o 11 V c.c.  
2. 123 V c.a. o 15 V c.c.  
Conectar y dejar funcionando el AE por 30 min a la tensión de prueba.  
Monitorear la fuente de energía con un vo ltmetro de ± 2 % de exactitud en la escala completa en el 
intervalo usado y reajustar la tensión, si es necesario.  
Colocar el A E en posición de medición, con el adaptador que se indica en el manual de usuario.  
Tomar la lectura en el AE bajo prueba.  
Repetir el procedimiento 10 veces por cada tensión de alimentación.  
6.6.5  Expresión de los resultados  
Los resultados de prueba deben i ncluirse en el informe de prueba.        (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Viernes 13 de julio de 2018  
6.7 Prueba 6 Temperatura ambiente  
6.7.1  Principios  
El método de prueba para los AE, se realiza mediante la utilización de muestras de prueba de aliento 
generadas a partir de un MRC y una UC, para esta prueba se evalúa el d esempeño del AE mientras es 
sometido a una variación en la temperatura ambiente.  
6.7.2  Materiales y equipo  
 UC. 
 Dispositivos de introducción de muestra del AE (adaptadores o boquillas).  
 MRC de alcohol a 0.080 BAC.  
 Cámara de temperatura controlable a ± 10 °C . 
6.7.3  Preparación y conservación de los AE  
La preparación y conservación de los AE debe realizarse de acuerdo con 6.2.3.  
6.7.4  Procedimiento  
Seguir los procedimientos especificados por el manual de usuario del AE.  
Colocar en la UC el MRC correspondiente.  
Acondicionar el MRC a 34 °C dentro de la UC y verificar que se genere una relación de la concentración 
de alcohol en la muestra de vapor de al menos 0.000393 y que la concentración de alcohol no varíe en más 
de 1%. 
Introducir el AE en la cámara de tempera tura a las temperaturas de prueba siguientes:  
1. 20 °C  
2. 30 °C  
Atemperar y dejar funcionando el AE por 1 h a la temperatura de prueba.  
Colocar el AE en posición de medición, con el adaptador que se indica en el manual de usuario.  
Tomar la lectura en el AE  bajo prueba.  
Repetir el procedimiento 10 veces por cada temperatura de prueba.  
NOTA:  Para AE portátiles:  
Se recomienda introducir el AE en la cámara de temperatura a las temperaturas de prueba siguientes:  
1. 10 °C  
2. 35 °C  
Se recomienda atemperar y dejar funcionando el AE por 1 h a la temperatura de prueba.  
Si es necesario, se recomienda operar la UC fuera de la cámara de temperatura para asegurar que se 
mantiene operando a temperatura normal.  
6.7.5  Expresión de los resultados  
Los resultados de prueba debe n incluirse en el informe de prueba.  
6.8 Prueba 7 Estabilidad en vibraciones  
6.8.1  Principios  
El método de prueba para los AE, se realiza mediante la utilización de muestras de prueba de aliento 
generadas a partir de un MRC y una UC, para esta prueba se ev alúa el desempeño del AE después de ser 
sometido a un movimiento armónico simple.  
6.8.2  Materiales y equipo  
 UC. 
 Dispositivos de introducción de muestra del AE (adaptadores o boquillas).  
 MRC de alcohol a 0.080 BAC [véase el Apéndice A (Informativo)].  
 Mesa v ibratoria programable.  
 Cronómetro.  Viernes 13 de julio de 2018  DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)      
6.8.3  Preparación y conservación de los AE  
La preparación y conservación de los AE debe realizarse de acuerdo con 6.2.3.  
6.8.4  Procedimiento  
Seguir los procedimientos especificados por el manual de usuario del AE.  
Colocar  en la UC el MRC correspondiente.  
Acondicionar el MRC a 34 °C dentro de la UC y verificar que se genere una relación de la concentración 
de alcohol en la muestra de vapor de al menos 0.000393 y que la concentración de alcohol no varíe en más 
de 1%. 
Colocar  el AE en la mesa vibratoria programable con suficiente potencia para hacer vibrar el AE.  
A través de cada uno de sus tres ejes principales, someter el AE a movimiento armónico simple de la 
amplitud y frecuencia que se especifican en la Tabla 3.  
TABLA 3.- Frecuencias y amplitudes para la prueba de estabilidad en vibraciones  
Intervalo de frecuencia (Hz)  Amplitud  
(cm, pico a pico)  
10 a 30  0.762  
30 a 60  0.381  
 
Hacer un barrido a través de cada intervalo de frecuencia en 2.5 min, y luego invertir el barrido a la 
frecuencia inicial en 2.5 min.  
Después de concluir la vibración, colocar el AE en posición de medición, con el adaptador que se indica en 
el manual de usuario.  
Tomar la lectura en el AE bajo prueba.  
Repetir el procedimiento 10 veces.  
6.8.5  Expresión d e los resultados  
Los resultados de prueba deben incluirse en el informe de prueba.  
7 Procedimiento para la Evaluación de la Conformidad (PEC)  
La evaluación de la conformidad de los productos, objeto de la presente NOM, debe llevarse a cabo por 
UVIM en térm inos de lo dispuesto por la LFMN y el RLFMN de acuerdo con lo descrito en el PEC que a 
continuación se describe y en su caso por la dependencia competente a través de la Procuraduría Federal de 
Consumidor y/o Dirección General de Normas.  
7.1 Introducción  
El presente PEC establece las directrices que deben observar los interesados que pretendan demostrar el 
cumplimiento con esta NOM, de los productos objeto de la misma.  
El Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio de la OMC, contempla el compromiso de su s 
miembros de armonizar los PEC, en el mayor grado posible, con las orientaciones o recomendaciones 
referentes a los PEC de los organismos internacionales de normalización.  
Para lo anterior, la OMC, define que un PEC es “todo procedimiento utilizado, direc ta o indirectamente, 
para determinar que se cumplen las prescripciones pertinentes de los reglamentos técnicos o normas”.  
Asimismo, la observancia de quienes intervienen en la evaluación de la conformidad, según el nivel de 
riesgo o de protección necesario s para salvaguardar las finalidades a que se refiere el artículo 40 de la LFMN.  
7.2 Objetivo  
Establecer los lineamientos mínimos y los procedimientos de la presente NOM.  
7.3 Campo de aplicación  
El presente PEC, se aplica a los AE, que se importen o comerci alicen en el territorio de los Estados Unidos 
Mexicanos y que se utilizan para la detección y cuantificación de alcohol en aire espirado con fines de 
medición de la cantidad de alcohol ingerida permitida para el desarrollo de una actividad determinada, ya sea 
con fines preventivos, evidenciales o sancionatorios.        (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Viernes 13 de julio de 2018  
7.4 Disposiciones generales  
7.4.1  La evaluación de la conformidad de la NOM motivo de este PEC puede ser realizada por las UVIM.  
7.4.2  Los particulares deben cumplir con los requisitos que al efecto  establezca la dependencia 
competente.  
7.4.3  La aprobación para las unidades de verificación, la debe otorgar la dependencia competente previa 
convocatoria que al efecto se emita, en la cual se establecen los requisitos a cubrir por los particulares.  
7.4.4  La aprobación otorgada a las UVIM, tiene una vigencia de 4 años a partir de la fecha de su 
expedición, sujeta a una revalidación anual a efecto de constatar que se continúan manteniendo los 
estándares originales.  
7.4.5  La UVIM puede evaluar la conformidad  a petición de parte, para fines particulares u oficiales. Lo 
anterior sin perjuicio de que las autoridades confieran atribuciones oficiales para realizar visitas de inspección. 
La solicitud de practicar la evaluación de la conformidad a petición de parte y los resultados de la misma se 
deben hacer constar por escrito.  
7.4.6  Cuando para sus fines, se requiera comprobar el cumplimiento de la Prueba 1 Precisión y Exactitud, 
Prueba 2 Interferencias por acetona y Prueba 3 Lectura del blanco de esta NOM, los int eresados deben 
obtener de una UVIM, un dictamen de cumplimiento de una verificación inicial y posteriormente, obtener un 
dictamen de cumplimiento de una verificación periódica dentro del primer semestre de vigencia.  
7.4.7  Previa solicitud de los interesado s, las UVIM, deben realizar la verificación inicial en sus 
instalaciones, en las que se puede recabar la información documental requerida y realizar la Prueba 1 
Precisión y Exactitud, Prueba 2 Interferencias por acetona y Prueba 3 Lectura del blanco, de co nformidad con 
lo establecido en esta NOM. Estas pruebas solamente deben realizarse en las instalaciones de la UVIM 
(verificación inicial).  
7.4.7.1  Posterior a la Verificación Inicial, las UVIM deben realizar de acuerdo con un plan de trabajo 
específico, la s visitas necesarias de la Verificación Periódica, para lo cual deben acudir al domicilio dado por 
el interesado a efecto de recabar la información documental requerida de conformidad con lo establecido en 
esta NOM. Las visitas de verificación pueden ser e n el domicilio del importador, comercializador, operador o 
en un sitio independiente a ellos (Verificación Periódica).  
7.4.7.2  En ambos casos debe elaborarse un informe detallado de los AE, determinando el cumplimiento o 
en su caso el no cumplimiento.  
7.4.8 Para la aprobación del modelo o prototipo se requiere comprobar el cumplimiento de todas las 
especificaciones de esta NOM. La Verificación Inicial debe abstenerse de realizarse a menos de que el AE 
cuente con una aprobación del modelo o prototipo, y que las características del AE coincidan con las 
establecidas en la aprobación del modelo o prototipo. Además de contar con un certificado de que cumple con 
las regulaciones de buenas prácticas de manufactura para dispositivos para usos médicos, emitido o aval ado, 
con base en la documentación que corresponda del país de origen, por la COFEPRIS.  
El certificado de cumplimiento emitido por COFEPRIS, únicamente aplica para aquellos AE que sean 
utilizados en instituciones de salud pública o para fines médicos.  
7.4.9  La aprobación del modelo o prototipo, debe ser anexado al expediente de verificación.  
7.4.10  La UVIM debe hacer del conocimiento del interesado el resultado obtenido respecto a la verificación 
y realización de las pruebas correspondientes, indicando, en s u caso, el cumplimiento o no con lo establecido 
en la presente NOM.  
7.4.11  La UVIM, debe elaborar el dictamen final con el resultado de la verificación realizada, aprobatorio o 
no, entregando al interesado dicho dictamen para los efectos que procedan.  
7.4.12 Para los AE que obtengan resultado no aprobatorio es posible que se vuelva a presentar una nueva 
solicitud de verificación después de haber realizado las correcciones pertinentes. Tras la nueva solicitud de 
verificación, el interesado debe presentar una  declaración que describe lo que se ha hecho para superar los 
problemas que condujeron al incumplimiento. Sin embargo, la UVIM se reserva el derecho de determinar si se 
debe realizar alguna nueva prueba. El AE debe abstenerse de ser utilizado hasta obtener  un dictamen de 
cumplimiento posterior a una segunda verificación.  
7.4.13  La dependencia competente y/o la Entidad deben realizar periódicamente visitas de verificación y 
vigilancia a las UVIM, con el objeto de vigilar el cumplimiento de lo establecido en este PEC.  
7.4.14  Al momento de estar en operación los instrumentos deben exhibir los dictámenes obtenidos como 
resultado de la verificación.  Viernes 13 de julio de 2018  DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)      
7.4.15  La vigencia de los dictámenes de cumplimiento es de un año, sujeta a una verificación periódica 
dentro del p rimer semestre posterior a su emisión.  
7.5 Procedimiento  
7.5.1  La UVIM debe celebrar un contrato de prestación de servicios con el interesado en obtener un 
dictamen de cumplimiento de la presente NOM.  
7.5.2  Los interesados están obligados a pedir por escri to una fecha de la verificación a las oficinas de la 
UVIM. Normalmente, al menos 30 días son requeridos de la fecha de notificación hasta que la verificación 
pueda ser programada.  
7.5.3  La UVIM debe dar una copia simple del registro de la solicitud y debe confirmar la fecha de 
verificación.  
7.5.4  Los interesados deben entregar el AE a la UVIM una semana antes del inicio de la verificación 
programada. El interesado debe pres entar un único dispositivo. Si é ste tiene la intención de presentar un AE 
duplicado, o copia de seguridad, también es posible hacerlo. Asimismo, es responsable de asegurar que los 
AE funcionan correctamente y se empaquetan correctamente.  
7.5.5  El interesado debe entregar el manual de usuario (o instrucciones) y el manual de mantenimiento ( si 
los hay) que se suministran con la compra del AE, así como las especificaciones y dibujos que describen 
completamente el AE y su uso. Se debe respetar la información como de carácter confidencial.  
7.5.6  El interesado tiene el derecho de probar su AE ent re el tiempo de llegada en donde se realizará la 
verificación y el inicio de las pruebas, pero debe abstenerse de tener acceso al AE durante las pruebas. 
Cualquier mal funcionamiento de un AE que resulte en la omisión de cualquiera de las pruebas da lugar a una 
negación de dictamen.  
7.5.7  La UVIM debe realizar la Prueba 1 Precisión y Exactitud, Prueba 2 Interferencias por acetona y 
Prueba 3 Lectura del blanco, mencionadas en la presente NOM. El resultado de las pruebas realizadas se 
debe asentar en un infor me de verificación, que debe ser firmado por el técnico acreditado responsable de 
realizar las pruebas.  
7.5.8  La UVIM debe emitir un documento con el resultado de la verificación realizada, pudiendo ser un 
dictamen de cumplimiento o una negación de dictame n; en ambos casos, el documento debe contar con la 
firma del técnico acreditado responsable de realizar las pruebas y del supervisor.  
7.5.9  En caso de que el instrumento cumpla con la Prueba 1 Precisión y Exactitud, Prueba 2 Interferencias 
por acetona y Pr ueba 3 Lectura del blanco, de la presente NOM. La UVIM debe colocar en el instrumento 
verificado una marca contraseña de verificación.  
7.5.9.1  La marca contraseña de verificación debe ser colocada de tal manera que no pueda ser removida 
del AE sin dañarla o destruirla.  
7.5.9.2  La marca contraseña de verificación debe ser colocada de tal manera que no interfiera con la 
operación normal del AE.  
7.5.9.3  La marca contraseña de verificación debe ser colocada de tal manera que no permita el acceso a 
los component es internos del AE (no aplica para las baterías del mismo).  
7.5.10  La UVIM debe programar una Verificación Periódica dentro de los primeros 6 meses de vigencia del 
dictamen de cumplimiento.  
7.5.10.1  Dentro de la Verificación Periódica se verifica el estado  del AE, así como de la marca contraseña 
y demás información relativa al uso del AE durante dicho periodo; pudiendo ser bitácoras de uso, reportes de 
incidentes o cualquier control que el usuario del AE maneje.  
7.5.10.2  En caso de que dentro de la Verifica ción Periódica se encuentre que el estado o funcionamiento 
del AE, la información del uso del mismo (bitácora) y el estado de la marca contraseña es correcto; se debe 
proceder a emitir una carta con el resultado de la verificación; manteniendo la vigencia del dictamen  de 
cumplimiento.  
7.5.10.3  En caso de que dentro de la Verificación Periódica se encuentre que el estado o funcionamiento 
del AE, la información del uso del mismo (bitácora) o el estado de la marca contraseña no sea correcta; se 
debe proceder a la cancelación del dictamen de cumplimiento, en términos de las disposiciones jurídicas 
aplicables, o en su caso de la LFMN y el RLFMN.  
7.5.10.4  En caso de que la UVIM no reciba respuesta a la programación de la Verificación Periódica; se 
debe proceder a  la cancelación del dictamen de cumplimiento en términos de las disposiciones jurídicas 
aplicables, o en su caso de la LFMN y el RLFMN.        (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Viernes 13 de julio de 2018  
7.5.10.5  Previo a la cancelación del dictamen de cumplimiento, la UVIM debe enviar un comunicado por 
escrito al interesa do, dándole aviso de la cancelación, así como un plazo de 5 días hábiles para responder lo 
que a sus intereses convenga. Pudiendo como resultado de la respuesta del interesado detener la 
cancelación del dictamen de cumplimiento.  
8 Concordancia con Normas I nternacionales  
Esta Norma Oficial Mexicana no es equivalente (NEQ) con ninguna Norma Internacional, por no existir 
esta última al momento de elaborar esta NOM.  
Apéndice A  
(Informativo)  
Equivalencias de unidades  
TABLA A. 1.- Definición de unidades de medida  en alcoholímetros  
Abreviación  Unidades  
CAS:  concentración de alcohol en sangre [3]  g/L 
BAC:  concentración de alcohol en sangre [2]  g/100 mL  
Concentración de alcohol en aire espirado [4]  mg/L  
 
TABLA A. 2.- Equivalencias de unidades de medida en alcoholí metros  
Medida  Abreviación  Equivalencia en CAS  
g de alcohol/L de sangre  CAS  1 
g de alcohol/ 100 mL de sangre  BAC  10 
mg de alcohol/ L de aire espirado   2.1 
* 1 mg de etanol por litro de aire = 2.1 g de etanol por litro de sangre  
 
9 Bibliografía  
 Ley Federa l de Procedimiento Administrativo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de 
agosto de 1994, y sus reformas.  
 Ley Federal de Metrología y Normalización, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de 
julio de 1992, y sus reformas.  
 Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 14 de enero de 1999, y sus reformas.  
 Reglamento de tránsito del Distrito Federal. Publicado en la Gaceta Oficial Distrito Federal el 17 de 
agosto  de 2015, (156 Bis).  
 OIML -R-126-2012, “Evidential breath analyzers”.  
 58 FR 48705 “Model Specifications for Devices to Measure Breath Alcohol”; Highway Safety 
Programs; National Highway Traffic Safety Administration, DOT, USA, 1993, vol. 58.  
 BIPM. Internati onal Vocabulary of Metrology -Basic and General concepts and Associated Terms 
(VIM). 3rd edition ed: JCGM; 2012.  
 Guía ISO 31:2000 -Material de referencia -Contenido de los certificados y etiquetas.  
 ISO 5725 -3:1994 Accuracy (trueness and precision) of measurem ent methods and results - Part 3: 
Intermediate measures of the precision of a standard measurement method.  
TRANSITORIO  
ÚNICO:  La presente NOM, una vez que sea publicada en el Diario Oficial de la Federación como Norma 
Definitiva, entrará en vigor a los 150  días naturales siguientes al día de su publicación.  
Ciudad de México, a 6 de marzo de 2018 .- El Director General de Normas y Presidente del Comité 
Consultivo Nacional de Normalización  de la Secretaría de Economía, Alberto Ulises Esteban Marina .- 
Rúbrica.