Okružní 31, 638 00  Brno  
legmet@cmi.cz  
 +420 545 555 414 
 
  
 
V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A 
 
Český metrologický institut (dále jen „ČMI“), jako orgán věcně a místně příslušný ve věci stanovování 
metrologických a technických požadavků na stanovené měřidlo a stanovování zkoušek při schvalování 
typu a při ověřování stanoveného měřidla dle § 14 odst. 1 zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákona o metrologii“), a dle ustanovení § 172 a následujících zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „SprŘ“), zahájil z moci úřední dne 
12. 2. 2016 správní řízení dle § 46 SprŘ, a na základě podkladů vydává toto: 
 
 
I 
O P A T Ř E N Í   O B E C N É   P O V A H Y 
číslo: 0111-OOP-C099-19 
 
kterým se stanovují metrologické a technické požadavky na stanovená měřidla, včetně metod 
zkoušení pro ověřování stanovených měřidel: 
„výčepní nádoby“   
1   Základní pojmy 
Pro účely tohoto opatření obecné povahy platí termíny a definice podle VIM a VIML1 a následující: 
1.1  
odměrná nádoba 
odměrná nádoba (zejména výčepní sklo, džbán nebo odlivka) navržená pro určování stanove-
ného objemu kapaliny (s výjimkou lékárenských produktů) prodávané pro okamžitou spotřebu 
1.2  
odměrná nádoba s ryskou 
odměrná nádoba označená ryskou udávající jmenovitý objem 
 
1  TNI 01 0115 Mezinárodní metrologický slovník – Základní a všeobecné pojmy a přidružené termíny (VIM)  
a Mezinárodní slovník termínů v legální metrologii (VIML) jsou součástí sborníku technické harmonizace 
„Terminologie v oblasti metrologie“ veřejně dostupného na www.unmz.cz. Opatření obecné povahy č. 0111-OOP-C099-19  
2 1.3   
koncová odměrná nádoba 
odměrná nádoba, jejíž vnitřní objem se rovná jmenovitému objemu 
1.4  
odměrná nádoba sloužící k přelévání 
odměrná nádoba, z níž se kapalina před spotřebou přelije 
1.5 
objem 
objem představuje vnitřní objem u koncové odměrné nádoby nebo vnitřní objem k plnicí značce  
u odměrných nádob s ryskou 
1.6 
chyba objemu odměrné nádoby 
rozdíl mezi hodnotou jmenovitého objemu a hodnotou skutečného objemu 
2   Metrologické požadavky 
Metrologické požadavky na měřidla se řídí zvláštním právním předpisem2. 
3   Technické požadavky 
Technické požadavky na měřidla se řídí zvláštním právním předpisem2. 
4   Značení měřidla 
Značení měřidla se řídí zvláštním právním předpisem2. 
5   Schvalování typu měřidla 
Výčepní nádoby nepodléhají schvalování typu podle zákona č. 505/1990 Sb. o metrologii, ve znění poz-
dějších předpisů. 
6   Prvotní ověření 
Výčepní nádoby nepodléhají prvotnímu ověření ve smyslu zákona č. 505/1990 Sb. o metrologii, ve 
znění pozdějších předpisů. 
7   Následné ověření 
Následné ověření se neprovádí.  
 
2  Nařízení vlády č. 120/2016 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na měřidla (dále jen „nařízení vlády“), 
kterým je do české legislativy implementována směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/32/EU z 26. 
února 2014, o měřidlech (MID) Opatření obecné povahy č. 0111-OOP-C099-19  
3 8   Přezkoušení měřidla   
Postup dle této kapitoly se uplatní při přezkušování měřidla podle § 11a zákona o metrologii na žádost 
osoby, která může být dotčena jeho nesprávným měřením. 
8.1   Největší dovolené chyby (MPE) 
Největší dovolené chyby při přezkušování odměrných nádob podle § 11a zákona o metrologii jsou 
uvedeny v tabulce 1. 
Tabulka 1 – Největší dovolené chyby (MPE)  
--- S ryskou Koncové  
Odměrné nádoby sloužící k přelévání  
<100 ml ±2 ml −0 
+4 ml 
≥100 ml ±3 % −0 
+6 % 
Odměrné nádoby  
<200 ml ±5 % −0 
+10 % 
≥200 ml ±(5 ml + 2,5 %)  −0 
+10 ml + 5 %  
8.2  Zkoušky 
8.2.1 Referenční podmínky 
Referenční teplota pro měření objemu je 20 °C . 
Teplota okolního prostředí je (20 ± 5) °C. 
Teplota vody použité pro zkoušení je (20 ± 5) °C. 
Poloha pro zjištění správných údajů: měřidlo volně stojící na rovné ploše. 
8.2.2  Postup zkoušení 
Zkoušky při posouzení shody odměrných nádob se skládají z: 
    a)   vizuální prohlídky; 
    b)   zkoušky správnosti objemu. 
8.2.2.1  Vizuální prohlídka 
Při vizuální prohlídce se zjišťuje, zda měřidlo: 
    není mechanicky poškozeno; 
    je z vhodného materiálu, který je dostatečně pevný a rozměrově stálý, aby si uchoval objem  
v mezích MPE; 
       je označeno odpovídajícím způsobem (označení objemu v zákonných jednotkách; označení vý-
robce; označení CE a doplňkové metrologické označení včetně identifikačního čísla oznámeného 
subjektu); 
        nádoba, která nevyhověla uvedeným požadavkům vizuální prohlídky, se dále nezkouší. Opatření obecné povahy č. 0111-OOP-C099-19  
4 8.2.2.2   Zkouška správnosti 
Zkouška správnosti objemu odměrné nádoby pomocí etalonové odměrné nádoby: 
  Zkouška správnosti objemu spočívá ve stanovení skutečného objemu vody v nádobě a jeho po-
rovnání s objemem jmenovitým. 
  Zkoušená nádoba musí být před zkouškou vyčištěná, vymokřená a odkapaná po čekací dobu  
10 s. Po uplynutí čekací doby se z okraje nádoby zbylé kapky odstraní dotekem o hranu nádoby, 
do které se odkapávaná voda zachycuje. 
  Vymokřená a odkapaná etalonová odměrná nádoba o objemu, který odpovídá objemu zkoušené 
nádoby, se postaví na vodorovnou desku a naplní vodou tak, aby horní okraj plnicí čárky byl 
tečnou nejnižšímu bodu menisku při směru pohledu v téže rovině. Při použití etalonové nádoby s 
odřezaným hrdlem a zabroušenou plochou řezu se po jejím naplnění upraví meniskus seříznutím 
hladiny pomocí zabroušené skleněné destičky. Pro použití etalonové nádoby se zohlední chyba 
etalonové nádoby na dané hodnotě (podle kalibračního listu etalonu), je-li to relevantní. 
  Obsah etalonové odměrné nádoby se přelije do zkoušené nádoby postavené na vodorovné desce. 
Po skončení souvislého výtoku vody se musí vyčkat 10 s, aby voda odkapala. 
  Skutečný objem zkoušené nádoby se zjistí pomocí vymokřené dělené pipety nebo byrety tak, že 
se podle potřeby odebere nebo přidá potřebné množství vody k dosažení stavu, kdy horní okraj 
plnicí čárky zkoušené nádoby bude tečnou nejnižšímu bodu menisku při směru pohledu v téže 
rovině. Množství vody takto přidané nebo odebrané představuje chybu Δ. 
  Pokud jsou na nádobě vyznačeny dva nebo maximálně tři objemy, musí se provést zkouška obou 
vyznačených objemů. 
8.2.2.3  Vyhodnocení zkoušky správnosti  
Vyhodnocení zkoušky správnosti objemu odměrné nádoby pomocí etalonové odměrné nádoby: 
Hodnota relativní chyby objemu zkoušené odměrné nádoby se vypočítá z následující rovnice: 
𝛿=൬∆
௏ೕ೘൰.100   % ,   
kde Δ   .......  chyba objemu odměrné nádoby změřená podle 8.2.2.2 v ml; 
 Vjm    .....  jmenovitý objem etalonové nádoby (identický se jmenovitým objemem zkoušené ná-
doby) v ml. 
Zjištěné chyby zkoušeného měřidla nesmí překročit příslušné hodnoty největších dovolených chyb uve-
dených v kapitole 8.1, tabulce 1. 
9   Oznámené normy 
ČMI oznámí pro účely specifikace metrologických a technických požadavků na měřidla a pro účely 
specifikace metod zkoušení při schvalování jejich typu a ověřování, vyplývajících z tohoto opatření 
obecné povahy, české technické normy, další technické normy nebo technické dokumenty mezinárod-
ních popřípadě zahraničních organizací, nebo jiné technické dokumenty obsahující podrobnější tech-
nické požadavky (dále jen „oznámené normy“). Seznam těchto oznámených norem s přiřazením k pří-
slušnému opatření oznámí ČMI společně s opatřením obecné povahy veřejně dostupným způsobem (na 
webových stránkách www.cmi.cz). 
Splnění oznámených norem nebo splnění jejich částí se považuje v rozsahu a za podmínek stanovených 
tímto opatřením obecné povahy za splnění těch požadavků stanovených tímto opatřením, k nimž se tyto 
normy nebo jejich části vztahují. (1) Opatření obecné povahy č. 0111-OOP-C099-19  
5 Shoda s oznámenou normou je jedním ze způsobů, jak prokázat splnění požadavků.  Tyto požadavky 
mohou být splněny i jiným technickým řešením garantujícím stejnou nebo vyšší úroveň ochrany opráv-
něných zájmů. 
II. 
O D Ů V O D N Ě N Í 
ČMI vydává podle § 14 odst. 1 písmeno j) zákona o metrologii k provedení § 11a odst. 3 zákona o 
metrologii toto opatření obecné povahy, kterým se stanovují zkoušky při přezkoušení stanovených mě-
řidel – „výčepní nádoby“.  
Vyhláška č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající 
schválení typu, ve znění pozdějších předpisů, zařazuje v příloze Druhový seznam stanovených měřidel 
uvedený druh měřidel pod položkou 1.3.2 a mezi měřidla podléhající schvalování typu a povinnému 
ověřování.  
Tento předpis (Opatření obecné povahy) bude oznámen v souladu se směrnicí Evropského parlamentu 
a Rady (EU) č. 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických 
předpisů a předpisů pro služby informační společnosti. 
III. 
P O U Č E N Í 
Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek § 173 odst.2 SprŘ. 
Dle ustanovení § 172 odst. 5 SprŘ se proti rozhodnutí o námitkách nelze odvolat ani podat rozklad. 
Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení dle ust. § 94 až 
§ 96 SprŘ. Účastník může dát podnět k provedení přezkumného řízení ke správnímu orgánu, který toto 
opatření obecné povahy vydal. Jestliže správní orgán neshledá důvody k zahájení přezkumného řízení, 
sdělí tuto skutečnost s uvedením důvodů do třiceti dnů podateli. Usnesení o zahájení přezkumného řízení 
lze dle ust. § 174 odst. 2 SprŘ vydat do tří let od účinnosti opatření obecné povahy. 
IV. 
Ú Č I N N O S T  
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnost patnáctým dnem od dne vyvěšení na úřední desce (§ 24d 
zákona o metrologii). 
 
 RNDr. Pavel Klenovský v.r. 
 generální ředitel 
Za správnost vyhotovení: Mgr. Tomáš Hendrych  
 Vyvěšeno dne:  21. 10. 2019  
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení:  Tomáš Hendrych v.r. 
Sejmuto dne:  26. 11. 2019  
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení:  Tomáš Hendrych v.r. 
Účinnost:  5. 11. 2019  
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení:  Tomáš Hendrych v.r.