Český metrologický institut  
Okružní 31, 638 00  Brno  
 
Manažerské shrnutí pro EK (není součástí tohoto právního předpisu)  
Měřidla a měřicí systémy protečeného množství kapalin jiných než voda – stacionární měřicí systémy 
s výjimkou výdejních stojanů jsou v  ČR uváděny na trh a do provozu podle směrnice 2014/32/EU 
(MID). Po uvedení do provozu jsou předmětem národní metrologické regulace – ověřování ve 
stanovených lhůtách. Předmětem tohoto notifikovaného předpisu je pouze ověřování měři del již 
uvedených do provozu. Předpis se netýká ani uvádění na trh, ani uvádění do provozu.  
Požadavky uplatňované na tato měřidla v  provozu jsou plně kompatibilní s  MID a jsou dále založeny 
na doporučeních OIML R 117.  
 (Konec manažerského shrnutí.)  
 
 Vyřizuje: Mgr. Tomáš Hendrych  
 Telefon: 545  555 414 
  
 
V E Ř E J N Á  V  Y H L Á Š K A  
 
Český metrologický institut (dále jen „ČMI“), jako orgán věcně a místně příslušný ve věci stanovování 
metrologických a technických požadavků na stanovené měřidlo a stanovování metod zkoušení při 
schvalování typu a při ověřování stanoveného měřidla dle §  14 odst. 1 zákona č. 505/1990  Sb., 
o metrologii, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o metrologii“), a dle ustanovení §  172 a 
následujících zákona č.  500/2 004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „SprŘ“), zahájil 
z moci úřední dne 22 . 07. 2016 správní řízení dle §  46 SprŘ, a na základě podkladů vydává tento:  
 
 
I. 
N Á V  R H   O P A T Ř E N Í   O B E C N É   P O V  A H Y  
číslo: číslo: 0111 -OOP -C066-16 
 
kterým se stanovují metrologické a technické požadavky na stanovená měřidla , včetně metod 
zkoušení  pro ověřování stanovených měřidel:  
„měřidla a měřicí  systémy protečeného množství kapalin jiných než voda  – stacionární měřicí 
systémy s výjimkou výdejních stojanů “ 
 
Toto opatření obecné povahy stanovuje metrologické a technické požadavky na měřicí systémy  
protečeného množství kapalin jiných než voda  – stacionární  měřicí systémy kromě výdejních stojanů , Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C066-16 
 
2 které se uplatní po uvedení na trh nebo do provozu při jejich ověřování. Tyto požadavky navazují 
na požadavky zvláštního  právního předpisu1). 
Na stacionární  měřicí systémy kromě výdejních stojanů  se při ověřování uplatňují metrologické 
požadavky, které byly rozhodné pro jejich uvedení do oběhu.  
1   Základní pojmy  
Pro účely tohoto opatření obecné povahy platí termíny a definice podle VIM a VIML2), zvláštního 
právního předpisu1) a následující:  
1.1 
měřicí systém protečeného množství kapalin jiných než voda nebo než zkapalněné plyny  – 
měřicí systém na potrubí (dále jen „měřicí systém“)   
sestava zařízení pro určování  a zaznamenávání proteklého množství ( hmotnosti nebo objemu , případně 
objemu za stanovených po dmínek , nebo objemu etanolu  za stanovených podmínek ) dané kapaliny jiné 
než v oda na základě měření  nezbytných  veličin při jejím průtoku zcela zaplněným po trubím  
POZNÁMKA    Měřicími systémy podle tohoto předpisu jsou všechna měřidla mimo výdejní stojany na pohonné 
hmoty, LPG a CNG a měřicí systémy na cisternách.  
2   Metrologické požadavky  
Metrologické požadavky vycházejí z  požadavků zvláštního  právního předpisu1) a z požadav ků 
doporučení OIML  R 117-13). 
Na měřidla se při ověřování uplatňují metrologické požadavky, které byly rozhodné pro jejich uvedení 
do oběhu.  
2.1   Stanovené pr acovní podmínky  
2.1.1    Rozsah teploty okolí  
Každá komponenta m ěřicího systém u musí řádně pracovat v  rozsahu teploty okolí specifikovaném 
výrobcem jako rozsah pracovních teplot,  přičemž : 
  minimální teplota musí být +5 °C nebo −10 °C nebo −25 °C nebo −40 °C a  
  maximální teplota musí být +30 °C nebo +40 °C nebo +55 °C nebo +70 °C nebo +85 °C. 
2.1.2    Rozsah průtoku  
Rozsah průtoku měřicího systému mezi minimálním průtokem Qmin a maximálním průtokem Qmax je 
specifikov án výrobcem . Tento rozsah průtoku musí být v  mezích rozsahu průtoku  každého prvku 
měřicího systému.  
                                                      
1)    Nařízení vlády č. 120/2016 Sb., o posuzování shody měřidel při jejich dodávání na trh (dále jen „nařízení vlády 
o měřidlech“) . Tímto nařízením je do české legislativy transponována směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2014/32/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání 
měřidel na trh  
2)   TNI 01 0115  Mezinárodní metrologický slovník – Základní a všeobecné pojmy a přidružené termíny (VIM)  
a Mezinárodní slovník termínů v  legální metrologii (VIML) jsou součástí sborníku technické harmonizace 
„Terminologie v  oblasti metrologie“ veřejně dostupného na www.unmz.cz   
3)    OIML R 117 -1 „Dynamic measuring systems for liquids other than water . Part 1 : Metrological and technical 
requirements“  – veřejně dostupný na  www.oiml.org  Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C066-16 
 
3 Poměr průtoku Qmax : Qmin měřicí ho systému na potrubí a měřicího systému pro nakládku lodí lze 
stanovit pro všechny kapaliny  podle podmínek použití.  
Minimální požadovan ý poměr průtoku Qmax : Qmin měřicího systému pro kryogenní kapaliny je 5  : 1. 
Minimální požadovaný poměr průtoku Qmax : Qmin pro ostatní měřicí  systémy  uvedené v  tabulce 1  je 
4 : 1. 
2.1.3   Měřená kapalina  
Měřená kapalina musí být specifikována buď uvedením názv u, nebo druh u kapaliny u kapalin , jejichž  
fyzikální vlast nosti jsou určeny a obecně známy, nebo musí být specifikována přímo uvedením rozsahů 
relevantních fyzikálních vlastností, se kterými výrobci tyto kapaliny dodávají,  jako je  rozsah hu stoty a 
rozsah  viskozity . Dále musí být specifikovány také rozsahy teplot y a tlaku  měřené kapaliny  
a případně Reynoldsova čísla . 
2.1.4   Nejmenší odměr  (mmq )  
Nejmenší odm ěr kapaliny měřicím systém em je vyjádřen  jako nejmenší dílek stupnice ve tvaru 1  × 10n, 
2 × 10n anebo 5  × 10n měřicích jednotek objemu nebo hmotnosti, přičemž  n je kladné nebo záporné celé 
číslo , nebo nula.  
Nejmenší odměr měřicího systému  nesmí být menší než  největší z nejmenší ch odměrů jakékoli 
jeho součásti . 
2.2   Přesnost měřicích systémů  
Měřicí systém musí splňovat požadavky na největší dovolené chyby v  celém měřicím rozsahu průtoku 
specifikovaném výrobcem.  
2.2.1   Třída přesnosti měřicích systémů  
Měřicí  systém musí být zařazen do tříd y přesnosti dané největší dovolenou chybou podle tabulky  1. 
Výrobce může pro určitý druh měřicí ho systému stanovit vyšší přesnost.  
Tabulka  1 – Třídy přesnosti  
Třída přesnosti  Druhy měřicích systémů  
0,3 Měřicí systémy na potrubí  
0,5 Všechny měřicí systémy, pokud není jinde v  této tabulce stanoveno jinak, zejména : 
   měřicí systémy pro nakládku (vykládku) lodí ; 
   měřicí systémy na mléko ; 
   měřicí systémy pro doplňování paliva do letadel . 
1,0 Měřicí systémy pro zkapalněné plyny pod tlakem , měřené při teplotě −10 °C nebo vyšší . 
Měřicí systémy běžně třídy  0,3 nebo  0,5, ale používané pro kapaliny : 
   jejichž teplota je nižší než −10 °C nebo vyšší než +50 °C; 
   jejichž dynamická viskozita je vyšší než 1  000 mPa·s; 
   jejichž maximální objemový průtok není větší než 20  L/h. 
1,5 Měřicí systémy pro zkapalněný oxid uhličitý . 
Měřicí systémy pro zkapalněné plyny pod tlakem , měřené při teplotě nižší než −10 °C 
(s výjimkou kryogenních kapalin) . 
2,5 Měřicí systémy pro kryogenní kapaliny (o  teplotě nižší  než −153 °C). Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C066-16 
 
4 2.2.2   Největší  dovolen é chyb y  
Pro objem y rovnající se dvěma litrům nebo větší jsou největší dovolené chyby uvedeny v  tabulce 2. 
Tabulka  2 – Největší dovolené chyby pro V ≥ 2  litry 
Třída přesnosti  Největší dovolené chyby  
0,3 0,5 1,0 1,5 2,5 
Měřicí systémy (A) (celý systém)  0,3 % 0,5 % 1,0 % 1,5 % 2,5 % 
Měřidla (B) (průtokoměr ) 0,2 % 0,3 % 0,6 % 1,0 % 1,5 % 
Pro objem y menší než dva litry jsou největší dovolené chyby uvedeny v  tabulce 3 . 
Tabulka  3 – Největší dovolené chyby pro V < 2  litry 
Měřený objem  V MPE  
V < 0,1 L 4× hodnota v tabulce  2 použitá na 0,1  L 
0,1 L ≤ V < 0,2 L 4× hodnota v  tabulce  2 
0,2 L ≤ V < 0,4 L 2× hodnota v  tabulce  2 použitá na 0,4  L 
0,4 L ≤ V < 1 L 2× hodnota v  tabulce  2 
1 L ≤ V < 2 L hodnota v  tabulce  2 použitá na 2  L 
Bez ohledu na měřené množství je velikost největší dovolen é chyby dána jako větší z  násle dujících dvou 
hodnot:  
a) absolutní hodnota největší dovolené chyby uvedené v  tabulce  2 nebo v  tabulce  3, 
b) absolutní hodnota největší dovolené chyby pro nejmenší odměr Emin. 
Pro nejmenší odměry rovn ající se dvěma litrům nebo větší platí následující podmínky:  
Podmínka  1:  Emin musí splňovat podmínku: Emin ≥ 2R, kde  R je nejmenší hodnota dílku indikačního 
zařízení.  
Podmínka  2:  Emin je dáno vztahem: Emin = (2 mmq )  (A/100), kde mmq  je nejmenší odměr a A je 
číselná hodnota pro měřicí systémy (A) v tabulce  2. 
Pro nejmenší odměry menší než dva litry platí výše uvedená podmínka  1 a Emin je rovno dvojnásobku 
hodnoty uvedené v  tabulce 3 pro měřicí systémy (A) z tabul ky 2. 
U měřicího systému nesmí docházet ke zneužívání největší dovolené chyby ani k systematickému 
zvýhodňování jedné ze stran.  
2.2.3   Přepočítaný indikovaný údaj  
V případě přepočítávaného indikovaného údaje platí  největší dovolená chyba pro měřicí systémy (A)  
v tabulce  2. Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C066-16 
 
5 2.2.4   Přepočítávací zařízení  
Největší dovolená chyba přepočítávaných indikovaných údajů způsoben á přepočítávacím zařízením je 
rovna (A − B), kde A  a B jsou hodnoty uvedené v  tabulce  2. 
Části přepočítávacího zařízení, které lze zkoušet oddě leně:  
a) Počitadlo : Největší dovolená chyba  indikovaných hodnot charakteristických veličin kapaliny 
platná pro výpočet, kladná nebo záporná, se rovná jedné desetině  největší dovolené chyby pro 
měřicí systémy ( A) v tabul ce 2. 
b) Připojená měřidla  musí mít alespoň  takovou  přesnost , jakou udávají hodnoty v  tabulce  4. 
Tabulka  4 – Největší dovolené chyby připojených měřidel  
MPE pro měření  Třída přesnosti měřicího systému  
0,3 0,5 1,0 1,5 2,5 
Teplota  ±0,3 °C ±0,5 °C ±1 °C 
Tlak  menší než 1  MPa:  ±50 kPa 
 od 1 do 4 MPa:  ±5 % 
 větší než  4 MPa:  ±200  kPa 
Hustota  ±1 kg/m3 ±2 kg/m3 ±5 kg/m3 
POZNÁMKA    Tyto hodnoty se vztahují na údaje charakteristických veličin kapaliny indikované 
přepočítávacím zařízením.  
 
c) Přesnost výpočtové funkce : Největší dovolená chyba výpočtu každé charakteristické veličiny 
kapaliny, kladná nebo záporná, je rovna dvěma pětinám hodnoty uvedené pod písmenem b) .  
3   Technické požadavky  
Technické požadavky jsou založeny na požadavcích nařízení vlády o měřidlech a na  požadavcích 
doporučení OIML  R 1173). 
Na měřidla se při ověřování uplatňují technické požadavky, které byly rozhodné pro jejich uvedení do 
oběhu.  
3.1   Konstrukce měřicí ho systému   
Měřicí  systém  musí vždy obsahovat tyto součásti :  
a) měřidlo průtoku nebo  protečeného množství  (průtokoměr) , 
b) dělící bod , 
c) hydraulickou trasu  s danými vlastnost mi zabezpečujícími  správnou funkčnost měřicího systému . 
Pokud to vyžaduje správn á funkčnos t měřicího systému, musí  být jako jeho součást využity odpovídající 
komponenty , například : 
d) zařízení na odstranění plynné fáze , 
e) filtr, 
f) čerpadlo , 
g) diferenční ventil,  
h) korekční  zařízení . Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C066-16 
 
6 Měřicí systém může být vybaven dalšími pomocnými a přídavnými zařízeními.  
Pokud více  průtokoměrů  určených pro samostatné transakce  sdílí společné kompone nty (například 
počitadlo, filtr, zařízení na odstranění plynné fáze , přepočítávací zařízení množství  kapaliny  atp.) tvoří  
každý průtokoměr  s uvedenými  sdílenými  komponentami  samostatný měřicí  systém.  
3.2   Indikační  zařízení  
Měřicí  systém musí být vybaven indikačním zařízením udávajícím množství protečené kapaliny za 
podmínek měření.  
Objem je zobrazen v měřicích jednotkách objemu úměrných měřicímu rozsahu, např. v  m3, dm3 
(v litrech), cm3 nebo mililitrech . Hmotnost je zobrazena v  kg, g nebo t.  
V případě  měření ovlivňujících veličin  je teplota zobrazena ve °C nebo v  K, hustota v  kg/m3 a tlak v  bar 
nebo Pa (kPa, MPa).  
Pokud je měřicí  systém vybaven přepočítávacím zařízením  pro přepočet měřeného množství protečené 
kapaliny na dané referenční podmínky,  musí být vybaven i zaříze ním pro  zobrazení tohoto 
přepočítaného množství.  
Použití jednoho indikačního zařízení pro více měřicí ch systémů je povolen o za předpokladu, že není 
možné použití dvou měřicí ch systémů současně  a je zřetelné, pro který měřicí  systém je údaj zobrazen.  
3.3   Zařízení na odstranění plynné fáze  
Musí být minimalizována možnost výskytu nerozpuštěného vzduchu nebo plynů v  měřené kapalině před 
průtokoměrem , a to zejména vhodným uspořádáním hydraulické trasy včetně čerpadla  
a tlakovýc h poměrů, případně použitím zařízení na odstraňování plynné fáze pro kapaliny s  dynamickou 
viskozi tou menší než 20  mPa·s  při teplotě 20  °C, které je vhodné pro dané podmínky měření.  
Vliv nerozpuštěného vzduchu a plynů na výsledek  měření nesmí překročit : 
a) 1 % naměřeného množství pro mléko, pivo a jiné poživatelné pěnivé kapaliny a pro kapaliny 
s viskozitou nad 1 mPa ·s při 20  °C, nebo  
b) 0,5 % naměřeného množství u ostatních kapalin . 
Tento vliv však nemusí  být menší než 1  % nejmenšího odměru.  
3.4   Ochrana proti  neoprávněné manipulaci  
Na měřicí m systému  musí být připraven nezbytný počet míst pro umístění úřední ch značek a hlavní 
úřední značky , umo žňující jejich  snadné umístění a  vizuální kontrolu bez nutnosti demontáže.  
Měřicí  systém  musí být konstruován tak, aby  bez viditelného poškození úřední ch značek a hlavní značky 
nebyl umožněn zásah do měřicího , indikačního , přepočítávacího nebo jiných  zařízení  měřicí ho systému , 
který by mohl ovlivnit správnost měření.  
4   Značení   
Všechny údaje na štítku na měřicí m systému  musí být nesmazatelné, neodstranitelné a čitelné po celou 
dobu používání . 
4.1   Označení  
Každý měřicí  systém  musí být na zvláštním štítku označen alespoň následujícími informacemi:  
a) jméno nebo obchodní značk a výrobce  a kontaktní poštovní adres a; 
b) označení  typu měřicího systému ; Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C066-16 
 
7 c) výrobní číslo a rok výroby ; 
d) minimální průtok Qmin a maximální průtok  Qmax; 
e) minimální a maximální provozní tlak ; 
f) minimální odměr ( mmq ); 
g) název nebo druh měřené kapaliny , případně rozsah relevantních charakteristik ; 
h) minimální a maximál ní teplota měřené kapaliny ; 
i) minimální a maximální teplota okolního prostředí  (případně specifikovaná pro různé části 
měřicího systému) ; 
j) mechanická a elektromagnetická třída okolního prostředí  (případně specifikovaná pro různé části 
měřicího systému) ; 
k) jmeno vitá hodnota napětí střídavého zdroje a mezní hodnota napětí stejnosměrného zdroje ; 
l) třída přesnosti ; 
m) číslo certifikátu schválení typu  nebo označení shody ; 
n) identifikace poloh jednotlivých výdejních míst . 
Tento štítek musí být pevně připojen k  měřicí mu systému n a viditelném místě a zaplombován.  
Bez poškození plomby n esmí být možno štítek odejmout.  
4.2   Označení metrologicky relevantních komponent   
Každá  samostatná  metrologicky relevantní komponenta měřicího systému , což jsou průtokoměr , měřic í 
převodní ky, počitadlo, zařízení na odstranění plynné fáze , indikační  a přepočítávací  zařízení , musí 
obsahovat  (např . v podobě dalšího štítku)  následující informace:  
o) výrobní číslo ; 
p) jméno nebo obchodní značku výrobce ; 
q) číslo certifikátu schválení typu  nebo označení shody ; 
r) další relevantní charakteristiky pro konkrétní typ zařízení . 
5   Schvalování typu měřidla  
Měřicí  systém y jsou uváděny na trh a do provozu s  posouzením shody dle jiného právního předpisu1), 
a proto nepodléhají schvalování typu.  
6   Prvotní ověření  
Tato měřidla jsou uváděna na trh a do provozu s  posouzením shody dle jiného právního předpisu1). 
Prvotní ověření není pro tato měřidla relevantní.  
7   Následné ověření   
7.1   Všeobecně  
Ověření měřicího systému se může provádět v  jedné nebo ve více etapách.  Pokud konečnému ověření 
kompletního měřicího systému předchází jedna nebo více etap, výsledky zkoušek v  předchozích etapách 
se musí zohlednit v  průběhu konečné etapy.  
Ověření měřicího systému  se může provést v  jedné etapě, pokud celý měřicí systém vyrobil  jeden 
výrobce a pokud může být buď přepravován bez demontáže a ověřován v  podmínkách, ve kterých má 
pracovat, nebo může být ověření  kompletně  provedeno  v místě instalace.  Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C066-16 
 
8 Ve všech ostatních případech se ověření provádí ve d vou etapách : 
I. První etapa se t ýká jen měřid el jakožto komponent měřicího systému , případně přídavných 
zařízení. Zkoušky první etapy se mohou  vykonat s  jinou kapalinou než tou, pro kterou je systém 
určen.  Zkoušky první etapy se mohou vykonat na zku šebním zařízení.  
II.  Druhá etapa se  musí provést na místě instalace a v  provozních podmínkách kapalinou, pro 
kterou je systém určen . 
Bez ohledu na počet a místo provedení etap a bez ohledu na prostředky zkoušky musí být možné učinit 
závěr, že měřicí systém instalovaný v místě použití splňuj e všechny aplikované požadavky za 
stanovených pracovních podmínek.  
Ověření s  kapalinou, která se liší od kapaliny určené pro měření, se může provést jen za podmínky, že 
je to dovoleno  v dokumentech schválení typu měřidla nebo posouzení shody. Měřicí systém y na mléko 
a jiné nápoje nebo kapalné poživatiny se mohou zkoušet vodou.  
Při následném  ověření se  v rámci poslední etapy  provádí následující  činnosti  a zkoušky : 
a) vizuální  prohlídk a; 
b) funkční zkouška zařízení na odloučení plynné fáze , je-li proveditelná ; 
c) zkouška přesnos ti; 
d) zkoušky pomocných a přídavných zařízení . 
7.2   Zkušební vybavení  
Zkušební zařízení, se kterým se provádí zkoušky přesnosti , musí mít chybu měření menší než  
1/3 největší dovolen é chyb y podle článku 2. 2.2. 
7.3   Vizuální prohlídka  
Při vizuální prohlídce měřicího systému  se posuzuje, zda:  
a) měřicí  systém předložen ý k ověření a jeho součásti se shodují se schváleným typem  nebo 
s provedením měřidla, u kterého byla prohlášena shoda v  rámci uvedení na trh , a pozornost musí 
být věnována kontrole označení ve smyslu kapitoly 4 ; 
b) měřicí  systém  a jeho součásti včetně  pryžových hadic nebo připojeného potrubí nejsou 
mechanicky poškozeny nebo nenesou stopy koroze ; 
c) označení, nápisy a jejich provedení odpovídají údajů m a požadavkům uvedeným v  certifikátu 
schválení typu měřidla.  
Pokud měřidlo nevyhoví požadavkům vizuální prohlídky, dále se nezkouší.  
7.4   Funkční zkouška zařízení na odloučení plynné fáze  
Pokud je to možné nebo proveditelné, z kouší se funkčnost zařízení na odloučení plynné fáze,  přičemž 
není nutné ověřovat dodržení největších dovolených chyb platných pro toto zařízení.  
7.5   Zkouška přesnosti  
7.5.1   Zkouška přesnosti průtokoměru při dvouetapovém ověřování  
Zkouška přesnosti průtokoměru se provádí buď objemovou metodou přepuštěním stanoveného 
množství kapaliny do etalonové odměrné nádoby, nebo hmotnostní metodou přepuštěním stanoveného 
množství kapaliny do nádoby na etalonových váhách, nebo etalonovým průtokoměrem při stanoveném 
průtoku.  
Zkouška se provede minimálně při následujících průtocích:  
  Qmin,  Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C066-16 
 
9   (0,20 –0,25) Qmax, 
  (0,8–1)Qmax, 
V závislosti na typu měřicího systému mohou být stanoveny další průtoky.  
Aby průtokoměr  vyhověl zkoušce přesnosti, nesmí hodnota indikovaného množství  v každém průtoku 
zvlášť překročit největší dovolenou chybu uvedenou v  článku 2. 2.2. 
Pokud všechny skutečné chyby měřidla mají stejné znaménko, musí mít alespoň jedna z  nich hodnotu 
menší, než je polovina největší dovolené chyby (MPE) .  
7.5.2   Zkouška přesnosti při jednoetapovém ověřování měřicího systému  
Zkouška přesnosti měřicí ho systému se provádí buď objemovou metodou přepuštěním stanoveného 
množství kapaliny do etalonové odměrné nádoby, nebo hmotnostní metodou přepuštěním stanovené ho 
množství kapal iny do  nádoby na etalonových váhách , nebo  etalonový m průtokoměr em při stanoveném 
průtoku.  
Zkouška se provede minimálně při charakteristickém průtoku v  rozsahu průtoku měřicí ho systému. 
V závislosti na typu měřicí ho systému mohou být stanoveny další průtoky .  
Zkouška se opakuje minimálně 2 × pro každý průtok.  
Aby m ěřicí systém  vyhověl zkoušce přesnosti, nesmí  průměrná hodnota indikovaného množství  
v každém průtoku zvlášť překročit  největší dovolenou chybu uvedenou v  článku 2. 2.2. 
Pokud všechny skutečné chyby měřidla mají stejné znaménko, musí mít alespoň jedna z  nich hodnotu 
menší , než je polovina největší dovolené chyby  (MPE) , a to v  případě, kdy je zkouška přesnosti 
provedena alespoň ve třech průtocích .  
7.6   Zkoušky pomocných a  přídavných zařízení  
Kontroluje se správná funkce pomocných a přídavných zařízení, pokud je jimi měřicí  systém  vybaven. 
Příslušná zkouška se provede pouze jednou a zkoušky pomocných a  přídavných zařízení se mohou 
kombinovat se zkouškou přesnosti.  
7.6.1   Zkouška tiskárny  
Porovnají se údaje tiskacího zařízení s údaji indikačního  zařízení, vztahujícími se ke stejnému měření.  
Rozdíl těchto údajů se nesmí navzájem lišit o víc než o jeden dílek indikačního zařízení .   
7.6.2   Zkouška připojeného měřidla teploty  
Při zkoušce se zjišťuje odchylka připojeného měřidla teploty  ve třech teplotách :  Tmin, 15 °C a Tmax. 
Stanoví se rozdíl mezi indikovaným údajem teploty na výdejním stojanu Ti (°C) a údajem indikovaným 
etalonem teploty Tn (°C).  
Zjištěné odchylky připojené ho měřidla teploty nesmí překročit hodnotu největší dovolené chyby 
uvedené v  tabulce 4 .  
7.6.3   Zkouška přepočítávacího  zařízení  
Při zkoušce se zjišťuje přesnost přepočítávacího zařízení při aktuální teplotě zkušební kapaliny.  
Zjištěná relativní odchylka indikovaného objemu při základní teplotě Ebv nesmí překročit hodnotu 
největší dovolené chyby uvedené v  článku  2.2.4. Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C066-16 
 
10 8   Přezkoušení měřidla  
Při přezkušování měřidel podle §  11a zákona o metrologii na žádost osoby, která může bý t dotčena jeho 
nesprávným měřením, se postupuje dle kapitoly 7 s  výjimkou článku 7. 3 poslední věta. Jako největší 
dovolené chyby se uplatní dvojnásobek největších dovolených chyb uvedených v kapitole 2. 
9   Oznámené normy  
ČMI oznám í pro účely specifikace m etrologických a technických požadavků na měřidla a pro účely 
specifikace metod zkoušení při ověřování, vyplývajících z  tohoto opatření obecné povahy, české 
technické normy, další technické normy nebo technické dokumenty mezinárodních,  popřípadě 
zahraničníc h organizací, nebo jiné technické dokumenty obsahující podrobnější technické požadavky  
(dále jen „oznámené normy“) . Seznam těchto oznámených norem s  přiřazením k  příslušnému opatření 
oznámí ČMI společně s  opatřením obecné povahy veřejně dostupným způsobem (na webových 
stránkách www.cmi.cz ). 
Splnění oznámených norem nebo splnění jejich  částí se považuje, v  rozsahu a za podmínek stanovených 
tímto opatřením obecné povahy, za splnění těch požadavků stanovených tímto opatřením, k  nimž se tyto 
normy nebo jejich části vztahují.  
Shoda s oznámenou normou je jedním ze způsobů, jak prokázat splně ní požadavků.  Tyto požadavky 
mohou být splněny i jiným technickým řešením garantujícím stejnou nebo vyšší úroveň ochrany 
oprávněných zájmů.  
 
II. 
O D Ů V  O D N Ě N Í  
ČMI vydává podle §  14 odst.  1 písmeno j) zákona o metrologii k  provedení § 9 odst.  1 a 9 a § 11a zákona 
o metrologii toto opatření obecné povahy, kterým se stanovují metrologické a  technické požadavky na 
stanovená měřidla a zkoušky při ověřování stanovených měřidel „ měřidla a měřicí systémy protečeného 
množství kapalin jiných než voda – stacio nární měřicí systémy s výjimkou výdejních stojanů “.  
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému 
ověřování a měřidla podléhající schválení typu, ve znění pozdějších předpisů, zařazuje předmětná 
měřidla v příloze Druhový seznam stanovených měřidel pod položkou 1.3.11 i, l, m , 1.3.12 a 1.3.13 : 
1.3.11  Členy měřidel a měřicích sestav protečeného množství tekutin   
i) vyhodnocovací jednotky pro kapaliny jiné než voda nebo než zkapalněné plyny ,  
l) snímače protečeného množství kapalin jiných než voda nebo než zkapalněné plyny ,  
m) snímače protečeného množství zkapalněných plynů ,  
1.3.12  Měřidla a měřicí sestavy protečeného množství kapalin jiných než voda nebo než zkapalněné 
plyny ,  
1.3.13  Měřidla a měřicí s estavy protečeného množství zkapalněných plynů .  
 
Tento předpis (Opatření obecné povahy) bude oznámen v souladu se směrnicí Evropského parlamentu 
a Rady (EU) č.  2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických 
předpis ů a předpisů pro služby informační společnosti.  
 Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C066-16 
 
11 III. 
P O U Č E N Í  
V souladu s  ustanovením §  172 odst.  l SprŘ ve spojení s  ustanovením §  39 odst.  l SprŘ stanovuje ČMI 
lhůtu pro uplatnění připomínek do 30 dnů od data vyvěšení na úřední desce. K připomínkám  podaným 
po této lhůtě se nepřihlíží.  
Dotčené osoby se tímto vyzývají k  uplatnění připomínek k  tomuto návrhu opatření obecné povahy. 
S ohledem na ustanovení §  172 odst.  4 SprŘ se připomínky podávají v  písemné podobě.  
Dle ustanovení §  174 odst.  l SprŘ ve s pojení s  ustanovením §  37 odst.  l SprŘ musí být patrno, kdo 
připomínky činí, vůči kterému opatření obecné povahy směřují, v  čem je spatřován rozpor s  právními 
předpisy nebo nesprávnost opatření obecné povahy, musí obsahovat podpis osoby, která je činí.  
Do podkladů návrhu opatření obecné povahy je možné nahlédnout u Českého metrologického institutu, 
Úsek pro legální metrologii, Okružní 31, 638 00 Brno, a to po telefonické dohodě.  
Tento návrh opatření obecné povahy bude zveřejněn po dobu 15 dnů.  
 
 
 
 
 
 ...…………………………..............  
 RNDr. Pavel Klenovský  
 generální ředitel  
 
Za správnost vyhotovení: Mgr. Tomáš Hendrych  
 
Vyvěšeno dne:   
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení:  ....................................................  
 
Sejmuto dne:   
Podpis op rávněné osoby, potvrzující sejmutí:  ....................................................