Český metrologický institut  
 
Okružní 31, 638 00  Brno  
 
Manažerské shrnutí pro EK (není součástí tohoto právního předpisu)  
Váhy s  automatickou činností  jsou v  ČR uváděn y na trh a do provozu podle směrnice 2004/22/ES 
MID. Po uvedení do provozu jsou předmětem národní metrologické regulace – ověřování (ve stan o-
vených lhůtách). Předmětem tohoto notifikovaného předpisu je pouze ověřování měřidel již uved e-
ných do provozu. Předpis se netýká ani uvádění na trh, ani uvádění do provozu (s v ýjimkou případů 
dle čl. 23 MID).  
Požadavky uplatňované na tato měřidla v  provozu js ou plně kompatibilní s  MID a jsou d ále založeny 
na doporučeních OIML R 51 -1. 
Některé zde uvedené parametry jsou vlastnostmi měřidla jako nového a zde se uvádějí pouze proto, 
že jejich zachování v  provozu je předmětem vizuální či jiné kontroly v  rámci ověře ní. 
(Konec manažerského shrnutí.)  
 
 
Č.j.: 0313/ 003/15/Pos.  
Vyřizuje: Ing. Miroslav P ospíšil  
Telefon: 545  555 135, -131 
 
 
 
Český metrologický institut (dále jen „ČMI“), jako orgán věcně a místně příslušný ve věci stanovov ání 
metrologických a technických po žadavků na stanovené měřidlo a stanovování zkouše k při schv alování 
typu a při ověřování stanoveného měřidla dle §  14 odst. 1 zákona č. 505/1990  Sb., o  metrologii, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákona o metrologii“), a dle ustanovení §  172 a  násle dujících zákona 
č. 500/2004  Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „SprŘ“), zahájil z  moci úřední dne 
02. 07. 201 5 správní řízení dle §  46 SprŘ, a na základě podkladů vydává toto: 
 
 
I. 
O P A T Ř E N Í   O B E C N É   P O V  A H Y  
 
číslo: 0111-OOP -C052-15 
č.j. 0313/00 3/15/Pos. , 
 
kterým se stanovují metrologické a technické požadavky na stanovená měřidla , včetně 
zkouše k při ověřování stanovených měřidel : 
„váhy s  automatickou činností  – dávkovací váhy “ Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C052 -15 
2 Toto opatření obecné povahy stanovuje met rologické a technické požadavky na váhy s  automatickou 
činností  – dávkovací váhy , které se uplatní po uvedení na trh nebo do provozu při jejich ověřování. 
Tyto požadavky jsou v  souladu s požadavky nařízení vlády č.  464/2005 Sb., kterým se stanoví tec h-
nické  požadavky na měřidla1), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení vlády o  měřidlech“)  
a s požadavky harmonizovaných n orem/dokumentů OIML . 
Na váhy s  automatickou činností , jejichž typ byl schválen podle zákona o metrologii, ve znění úči n-
ném do 30. ř íjna 2006, tedy ve stavu před implementací směrnice Evropského parlamentu a  Rady 
2004/22/ES, v  platném znění, do českého právního řádu, se při ověřování uplatňují metrologické 
a technické  požadavky, které byly rozhodné pro jejich uv edení do oběhu.  
1   Zákl adní pojmy  
Pro účely tohoto opatření obecné povahy platí termíny a definice podle VIM  a VIML2) a dále uvedené 
termíny a definice . 
1.1 
váhy  
vážicí zařízení , kter é slouží k určení hmotnosti tělesa , kapaliny  nebo sypké hmoty využitím působení 
gravitace na tot o těleso, kapalinu  nebo sypkou hmotu  
1.2 
váhy s automatickou činností   
vážicí zařízení , které pro vážení nevyžadují zásah operátora a/nebo následují předem nastavený pr o-
gram aut omatického procesu, který je pro dané váhy charakteristický  
1.3 
dávkovací váhy s automatickou činností   
vážicí zařízení s  automatickou činností, které určuje hmotnost předem seskupených samosta tných 
zátěží (např. hotově baleného zboží) nebo jednotlivých množství volně loženého materi álu 
1.4 
kontrolní váhy s  automatickou činností ; třídící váhy   
vážicí zařízení s  automatickou činností, které třídí zboží rozdílné hmotnosti do dvou nebo více sam o-
statných podsestav podle hodnoty rozdílu mezi jejich hmotností a  jmenovitým bodem n astavení  
1.5 
etiketovací váhy   
dávkovací váhy s  automatickou č inností, které opatřují jednotlivé kusy zbo ží štítkem s  hodnotou 
hmotnosti  
1.6 
váhy s  tiskem cenových etiket   
dávkovací váhy s  automatickou činností, které opatřují jednotlivé kusy zboží štítkem s  hodnotou 
hmotnosti a  informací o  ceně 
                                                      
1)   Tímto nařízením vlády je do české legislativy implementována směrnice Evropského parlamentu a Rady  
2004/22/ES  z 31. března 2004 o měřidlech v  platném znění.  
2)   Mezinárodní metrologický slovník – Základní  a všeobecné pojmy a přidružené termíny (VIM) a Mezinárodní 
slovník termínů v  legální metrologii (VIML) jsou součástí sborníku technické harmonizace „Terminologie 
v oblasti metrologie“ veře jně dostupného na www.unmz.cz.  Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C052 -15 
3 2   Metrologické poža davky  
Metrologické požadavky jsou založeny na požadavcích nařízení vlády o měřidlech  s využitím rel e-
vantních požadavků doporučení OIML R 51 -1 Automatic ké dávkovací váhy  – Část 1  – Metrologi cké 
a technické požadavky  – Zkoušky 3). 
Na měřidla, jejichž typ byl  schválen podle zákona o metrologii, se při ověřování uplatňují metrologi c-
ké požadavky, které byly rozho dné pro jejich uvedení do oběhu.  
2.1   Stanovené pracovní podmínky  
Výrobce určí stanovené pracovní podmínky, přičemž minimální rozsah pracovní teploty j e 30 °C. 
Pro ostatní ovlivňující veličiny (pokud je to použitelné):  
a) rychlost (rychlosti) provozu ; 
b) vlastnosti váženého produktu.  
2.2   Měřicí rozsah  
Měřicí r ozsah je vyjádřen maximální a  minimální váživostí.  
2.3   Třídy přesnosti  
Dávkovací váhy s  automatick ou činností se dělí do primárních kategorií označených jako:  
 X nebo  Y, podle specifikace výrobce;  
kde se t yto primární kategorie dále dělí do čtyř tříd přesnosti:  
 XI, XII, XIII  a XIV; a 
 Y(I), Y(II), Y(a) a  Y(b) , které stanoví výrobce.  
2.3.1    Váhy kateg orie X 
2.3.1.1    Do kategorie  X patří váhy používané pro kontrolu hotově baleného zboží vyrobeného podle 
požadavků zvláštníh o právníh o předpis u4). 
2.3.1.2    Třídy přesnosti jsou doplněny faktorem  (x), kterým se určuje největší dovolená směr odatná 
odchylka podle článku 2 .4.2. 
Výrobce musí specifikovat faktor (x), který  musí být   2 a vyjádřeno ve tvaru 1  × 10k, 2 × 10k nebo 
5 × 10k, kde k je záporné celé číslo nebo  nula.  
2.3.2    Váhy kategorie  Y 
Do kategorie  Y patří všechny ostatní dávkovací váhy s  automatic kou činností.  
2.4   Přesnost dávkovacích vah s  automatickou činností  
2.4.1    Největší  dovolené chyby  
Při ověřování se použijí největší dovolené chyby podle tabulky 1.  
                                                      
3) OIML  R 51-1 „Automatic catchweigh ing instruments  –  Part 1: Metrological and technical requirements  – 
 Tests “ – veřejně dostupný na  www.oiml.org  
4)  Vyhláška č. 328/2000 Sb.,  o způsobu zhotovení některých druhů hotově baleného zboží,  jehož množství 
se vyj adřuje v  jednotkách hmotnosti neb o objemu.  Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C052 -15 
4 Největší dovolená chyba pro váhy kategorie  X je stanovena jako největší dovolená s třední  chyba a pro 
váhy kat egorie  Y jako největší dovolen á chyb a podle tabulky 1.  
Tabulka 1  – Největší dovolené chyby  pro ověř ování  
Netto zatížení (m) vyjádřené pomocí ověřovacích dílků  (e) Největší  
dovol ená 
střední  
chyba  Nejvě tší 
dovol ená 
chyb a  
XI Y(I) XII Y(II) XIII Y(a) XIV Y(b)  X Y 
0 < m < 50 000 0 < m < 5 000 0 < m < 500 0 < m < 50 +0,5e +1e 
50 000 < m < 200 000 5 000 < m < 20 000 500 < m < 2 000 50 < m < 200 +1,0e +1,5e 
200 000 < m 20 000 < m < 100 000 2 000 < m < 10 000 200 < m < 1 000 +1,5e +2e 
2.4.2   Největší dovolené chyby v provozu  
Při kontrole vah v  provozu nebo při překoušení stanoveného měřidla, prováděném podle §  11a odst.  1 
zákona o metrologii na žádost osoby, která může být dotčena nesprávným měřením, se uplatní největší 
dovolené chyby v provoz u uved ené v tabulce 2.  
Tabulka 2  – Největší dovolené chyby v provozu  
Netto zatížení (m) vyjádřené pomocí ověřovacích dílků  (e) Největší 
dovol ená 
střední 
chyba  Nejvě tší 
dovol ená 
chyb a  
XI Y(I) XII Y(II)  XIII Y(a) XIV Y(b)  X Y 
0 < m < 50 000 0 < m < 5 000 0 < m < 500 0 < m < 50 +1e +1,5e 
50 000 < m < 200 000 5 000 < m < 20 000 500 < m < 2 000 50 < m < 200 +2e +2,5e 
200 000 < m 20 000 < m < 100 000 2 000 < m < 10 000 200 < m < 1 000 +3e +3,5e 
Směrodatné odchylky pro váhy třídy  X(x) 
Největší dovolená hodno ta směrodatné odchylky pro váhy třídy  X(x) se získá jako výsledek vynás o-
bení koeficientu  (x) hodnotou uvedenou v  tabulce  3. 
Tabulka  3 – Největší dovolená směrodatná odchylka pro třídu  X(I) 
Netto zatížení  (m) Největší dovolená směrodatná o d-
chylka pro třídu  X(I) Největší dovolená směrodatná odchylka 
pro třídu  X(I) v provozu  
m  50 g 0,48 % 0,6 % 
50 g  m  100 g 0,24 g 0,3 g 
100 g  m  200 g 0,24 % 0,3 % 
200 g  m  300 g 0,48 g 0,6 g 
300 g  m  500 g 0,16 % 0,2 % 
500 g  m  1 000 g 0,8 g 1,0 g 
1 000 g  m  10 000 g 0,08 % 0,1 % 
10 000 g  m  15 000 g 8 g 10 g 
15 000 g  m 0,053  % 0,067 %  
Pro třídu  XI a XII musí být ( x) menší než  1. 
Pro třídu  XIII nesmí být ( x) větší než  1. 
Pro třídu  XIV musí být ( x) větší než  1. Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C052 -15 
5 2.5   Ověřovací dílek  
2.5.1   Jednorozsahové váhy  
Tabulka  4 – Ověřovací dílek pro jednorozsahové váhy  
Třídy přesnosti  Ověřovací dílek  Počet ověřovacích dílků n = Max/ e 
Minimum  Maximum  
XI Y(I) 0,001  g ≤ e 50 000 – 
XII Y(II)  0,001  g ≤ e ≤ 0,05  g 100 100 000 
0,1 g ≤ e 5 000 100 000 
XIII Y(a) 0,1 g ≤ e ≤ 2 g 100 10 000 
5 g ≤ e 500 10 000 
XIV Y(b)  5 g ≤ e 100 1 000 
 
2.5.2   Vícerozsahové váhy  
Tabulka  5 – Ověřovací dílek pro vícerozsahové váhy  
Třídy přesnosti  Ověřovací dílek  Počet ověřovacích dílků  
n = Max/ e 
Nejmenší hodnota1) 
n = Max i/e(i+1) Největší hodnota  
n = Max i/ei 
XI Y(I) 0,001  g ≤ ei 50 000 – 
XII Y(II)  0,001  g ≤ ei ≤ 0,05  g 5 000 100 000 
0,1 g ≤ ei 5 000 100 000 
XIII Y(a) 0,1 g ≤ ei 500 10 000 
XIV Y(b)  5 g ≤ ei 50 1 000 
Platí, že:  
i = 1, 2, … r 
i = dílčí vážicí r ozsah  
r = celkový počet dílčích rozsahů  
1)   Pro i = r se použije odpovídající sloupec tabulky  3, přičemž  e se nahradí  er. 
 
2.6   Vážicí rozsah  
Při stanovení vážícího rozsahu pro váhy třídy  Y musí vzít výrobce v  úvahu, že minimální váž ivost 
nesmí být menš í než  
třída Y(I):  100e 
třída Y(II):  20e  pro 0,001  g  e  0,05 g,  50e  pro 0,1 g  e 
třída Y(a):  20e 
třída Y(b):  10e 
Třídicí váhy, např. poštovní váhy a  váhy pro vážení odpadu:  5e Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C052 -15 
6 2.7   Dynamické nastavení  
2.7.1   Zařízení pro dynamické nastavení musí pr acovat v  rozsahu zatížení stanoveného výro bcem.  
2.7.2   Po namontování nesmí být zařízení pro dynamické nastavení, které kompenzuje dyn amické 
vlivy zatížení za pohybu, v  činnosti mimo rozsah zatížení a  musí být možné ho zajistit.  
2.8   Meze indikace  
Katego rie Y: Musí být zamezeno indikaci, tisku, ukládání nebo přenášení hodnot vážení nad 
Max + 9e. 
Kategorie  X: Musí být zamezeno indikaci, tisku, ukládání nebo přenášení hodnot vážení vetší 
z Max + 9e nebo  Max + trojnásobek největší dovolené směrodatné odchylk y. 
2.9   Vliv odchylky nuly  
Po vynulování nesmí být vliv odchylky nuly větší než 0 ,25e. 
2.10   Přesnost tárování  
Zařízení pro nastavení táry musí umožnit nastavení nuly s odchylkou ne větší než 0 ,25e. 
U vah s vícenásobným dělení m, je e nahrazeno  e1. 
3   Technické  požadavky  
Technické  požadavky jsou založeny na požadavcích nařízení vlády o měřidlech s  využitím relevan t-
ních požadavků doporučení OIML R 51 -1 Automatické dávkovací v áhy – Část 1  – Metrologické 
a technické požadavky  – Zkoušky3). 
Na měřidla, jejichž  typ byl schválen podle zákona o metrologii, se při ověřování uplatňují metrologi c-
ké požadavky, které byly rozho dné pro jejich uvedení do oběhu.  
3.1   K omezení vlivu naklonění, zatěžování a  rychlosti provozu musí být k  dispozici takové prostře d-
ky, které z ajistí, že za normálních podmínek provozu nebudou  největší dovolené chyby překroč eny. 
3.2   Musí být zajištěno odpovídající materiálové vybavení pro ovládání, aby bylo umožněno, že váhy 
budou za normálních podmínek provozu pracovat v  mezích  největších dovo lených chyb.  
3.3   Pro operátora musí být každé řídicí rozhraní jasné a  účinné.  
3.4   Neporušenost ukazovatele , pokud existuje , musí být ověřitelná operátorem.  
3.5   K dispozici musí být vhodné prostředky pro nastavení indikace na nulu, které umožní, že vá hy 
budou za normálních podmínek provozu pracovat v  mezích  největších dovolených chyb.  
3.6   Měřicími j ednotkami jsou  kilogram (kg),  tuna (t),  gram (g), miligram (mg)  nebo metrický k arát (ct) . 
3.7   Výsledky vážení musí obsahovat názvy nebo značky měřicích jednotek hmotnosti, ve kterých 
jsou vyjádřeny. Hodnota dílku indikačních a tiskacích zařízení musí být ve tvaru 1  × 10k, 2 × 10k nebo 
5 × 10k jednotek, ve kterých je v ýsledek vyjádřen, přičemž index k je kladné nebo záporné  celé číslo, 
nebo se rovná nule.  
3.8   Váhy musí být zajištěny proti podvodnému použití. Komponenty, které uživatel nesmí r ozebírat 
nebo justovat, musí být proti takovým činnostem zabezp ečeny.   Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C052 -15 
7 4   Značení měřidla  
4.1   Značení na měřidle  
Váhy musí mít následující označení:  
– značka nebo název výrobce;  
– výrobní číslo a označení typu ; 
– číslo certifikátu o schválení typu, pokud existuj e; 
– třída přesnosti ve formě  např. : XI(0,5) nebo Y(a) ; 
– ověřovací dílek stupnice ve formě: e = ……. ; 
– skutečný dílek stupnice ve formě: d = ……. ; 
– maximální váživost ve  formě: Max ..…; 
– minimální váživost ve formě: Min….. ; 
– maximální přídavná tára ve formě: T = +     ; 
– maximální subtraktivní tára ve formě: T = –     ; 
– označení produktu ; 
– teplotní rozsah ...... °C / ...... °C ; 
– napájení .......  V; 
– frekvence napájení  ….  Hz; 
– maximální výkon (pokud je aplikovatelné) ve formě: ……zatížení za minutu  nebo jedn o-
tek/min . 
Štítek nesoucí povinné  značení musí být zaplombován nebo nesmí být možné jej odstranit bez jeho 
zničení.  
4.2   Umístění úřední značky  
Umístění úředních značek musí b ýt takové, aby po jejich umístění n emohlo dojít k  justáži vah nebo 
k přístupu ke komponentům , u kterých je to zakázáno. Značky musí být takového provedení, aby n e-
mohly být d emontovány bez jejich poškození nebo zničení.  
Umístění značek je stanoveno  certifik átem o schválení typu , ES přezkoušením typu nebo jiným dok u-
mentem či provedením aplikovaným v  rámci posouzení shody při uvedení na trh a do použití . 
5   Schvalování typu měřidla  
Váhy s  automatickou činností – dávkovací váhy  jsou uváděny na trh a do provozu  s posouzením shody 
podle nařízení vlády o  měřidlech a  nepodléhají tak schv alování typu.  
6   Prvotní ověření  
Při prvotním ověření po opravě měřidla se aplikuje postup identický s  následným ověřením podle k a-
pitoly 7.  
7   Následné ověření  
Následné ověření, t j. každé ověření měřidla provedené po předchozím ověření  nebo posouzení sh ody, 
a případně přezkoušení  podle §  11a odst.  1 zákona o metrologii , je prováděno podle tohoto opatření 
bez ohledu na to, zda měřidlo bylo uvedeno na trh a  do oběhu podle zákona o me trologii, nebo podle 
nařízení vlády o měř idlech.  Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C052 -15 
8 Na váhy  se při ověřování uplatňují metrologické a  technické požadavky, které byly rozhodné pro j e-
jich uvedení do ob ěhu. 
7.1   Přehled prováděných zkoušek  
Při každém ověření se provádí následovné činnosti a z koušky:  
a) vizuální prohlídka ; 
b) zkouška přesnosti ; 
– zkouška vážení ; 
– zkouška excentricity . 
7.2   Vizuální prohlídka  
Při vizuální  prohlídce dávkovací váhy se posuzuje , zda: 
– měřidl o předložené k  ověření se shoduj e se schváleným typem  nebo s  provedením měřidla, 
u kterého byla prohlášena shoda v  rámci uvedení na trh a pozornost musí být věnována kon-
trole ozn ačení ve smyslu kapitoly 4 ; 
– měřidlo není mechanicky poškozen o a kovové části nenesou stopy koroze, které by mohly mít 
nepříznivý vliv na funkci měřidla ; 
– odchylk a nuly po vynulování nebo tárování splňuje požadavek článku 2. 9 nebo 2. 10. 
Pokud měřidlo nevyhoví požadavkům vizuální  prohlídky, dále se n ezkouší.  
7.3   Zkušební podmínky a vybavení  
7.3.1    Váhy musí být kompletní a instalovány v pozici pro zamýšlené použití  za typických podmínek, 
které jsou v provozu. Zkoušky musí být provedeny v  rozsahu daném označením s  produktem nebo 
produ kty, které jsou v  provozu váženy nebo budou váženy.  
7.3.2    Zkušební vybavení – kontrolní váhy musí umožnit určení referenční  hodnoty h motnosti každé 
zkušební zátěže s přesností alespoň 1/3 příslušné největší dovolené  chyby  uvedené v článku  2.4.1. 
Chyba etalonových závaží nesmí přesáhnout 1/3 největší dovolené chyby  pro dané zat ížení.  
7.3.3    Pokud je to nezbytné, musí být kontrolní váh y přezkoušen y ihned po provedení zkoušek pro 
kontrolu, zda se nezměnily její charakteristiky. Pokud nem ají kontrolní váhy vhodnou velikost dílku, 
může být vhodné rozlišení zajištěno pomocí přídavných závaží pro stanovení klopného bodu. Musí být 
zajištěno, a by na kontrolní váze bylo možné zvážit veškeré zkušební náplně d aného produktu.  
7.3.4    Systém pro transport zátěže musí být nastaven na maximální rychlost a pokud je justovate lný 
obsluhou , rovněž na rychlost přibližně rovnou střední hodnotě rychlosti. Pok ud je hodnota rychlosti 
vztaž ena k určitému produktu, musí být rychlost nastavena na rychlost podle daného produktu.  
7.3.5    Váhy musí být nastaveny na nulu před začátkem každé zkoušky.  
Dynamické nastavení musí být nastaveno v souladu s  návodem výrobce pře d každou zkouškou.  
7.3.6    Indikace a/nebo tisk hodnot hmotnosti (nebo rozdílu mezi hmotností a jmenovitým bodem n a-
stavení) musí být k dispozici pro každé zatížení pro určen í chyb a odchylek (podle kategorie) . Chyby 
a odchylky musí být vypočteny pro počet jednotlivých zátěží podle tabulky 6.  Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C052 -15 
9 Tabulka 6  – Počty zkušebních vážení  
Kategori e Zatížení  Počet zkušebních vážení  
X m  1 kg 60 
1 kg < m  10 kg  30 
10 kg < m  20 kg  20 
20 kg < m 10 
Y Minimálně 10 pro všechna zatížení  
 
Váhy kategorie Y  
Pokud maj í váhy zařízení na zobrazení indikace se skutečným dílkem d ≤ 0,2e, musí být toto zařízení 
použito pro určení chyby .  
Pokud je hodnota skutečného dílku větší než 0,2e, musí být chyba zaokrouhlení eliminována výběrem 
zatížení.  
7.4   Zkoušky přesnosti  
7.4.1    Zkouška vážení – v automatickém režimu  
Při zkoušce vážením v  automatickém režimu se postupuje v  následujících krocích:  
– vyberou se 4 zkušební zátěže, které musí obsahovat hodnoty blízko Min a Max  a hodnoty 
blízko, ale ne nad kritickými body v rozsahu Min a Max  (kde se mění  největší dovolené ch y-
by); 
– na kontrolní váze se určí h motnost zkušebních zát ěží; 
– počet zkušebních zátěží pro každé zatížení je uveden  v tabulce 6 ; 
– zkušební zátěže podle tabulky 6 se zváží v automatickém režimu ; 
– určí se a vyhodnotí se jednotlivé chyby měření pro danou kategorii vah.  
Chyby měření nesmí překročit příslušné největší dovolené chyby pro danou kategorii vah  podle článku 
2.4.1 pro ověřování nebo článku 2.4.2 pro kontrolu vah v  provozu nebo pře zkoušení stanoveného m ě-
řidla podle §  11a odst.  1 zákona o metrologii . 
7.4.2    Zkouška excentricity  
7.4.2.1    Zkouška excentricity v  dynamickém režimu  
Zařízení pro nastavení a sledování nuly musí být v činnosti. Dynamické nastavení může být provedeno 
před každým novým zkušebn ím zatížením.    
Při zkoušce excentricity v  dynamickém režimu se postupuje v  následujících krocích:  
– aplikuje se zatížení rovné 1/3 Max (plus přídavná tára, pokud je použitelné) v  následujících 
sekcích/pásmech nosiče zatížení:  
– pásmo 1  sahá ze středu nosiče zatížení k  jednomu  okraji transportního systému ;  
– pásmo 2 sahá ze středu nosiče zatížení k  protilehlému okraji transportního systému ; 
– provede se počet zkušebních vážení podle tabulky 6 .  
Chyby měření nesmí překročit příslušné největší dovolené chyby pro danou kategorii vah  podle článku 
2.4.1 . Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C052 -15 
10 7.4.2.1    Zkouška excentricity – pro váhy vážicí staticky  
Při zkoušce excentricity ve statickém režimu se postupuje v  následujících krocích:  
– aplikuje se zatížení rovné 1/3 Max (plus přídavná tára, pokud je použitelné) v  každém ze čt y-
řech segmentů nosiče zatížen í; 
– na nosiče zatížení mající n podpěrných bodů s  n > 4, se na každý podpěrný bod aplikuje zat í-
žení 1/(n – 1) Max (plus přídavná tára, pokud je použitelné) ; 
– určí se a vyhodnotí se je dnotlivé chyby měření pro danou kategorii vah.  
Chyby měření nesmí překročit příslušné největší dovolené chyby pro danou kategorii vah  podle článku 
2.4.1 . 
8   Oznámené normy  
ČMI oznámí  pro účely specifikace metrologických a technických pož adavků na měřidla a pro účely 
specifikace zkouše k při ověřování, vyp lývajících z  tohoto opatření obecné povahy, české technické 
normy, další technické normy nebo technické dokumenty mezinárodních popřípadě zahraničních o r-
ganizací, nebo jiné technické dokumenty obsahující podrobnější technické požadavky  (dále jen 
„oznámené normy“) . Seznam těchto oznámených norem s  přiřazením k  příslušnému opatření oznámí 
ČMI společně s  opatřením obecné povahy veřejně dostupným způsobem (na webových strá nkách 
www.cmi.cz ). 
Splnění oznámených norem nebo splněn í jejich částí se považuje , v rozsahu a za podmínek stanov e-
ných opatřením obecné povahy , za splnění těch požada vků stanovených tímto opatřením, k  nimž se 
tyto normy nebo jejich části vzt ahují. 
 
 
II. 
O D Ů V  O D N Ě N Í   
ČMI vydává podle §  14 odst.  1 písmen o j) zákona o metrologii k provedení § 9 odst. 1, §  9 odst. 9 
a § 11a odst. 3  zákona  o metrologii toto opatření obecné povahy, kterým se stanovují me trologické a 
technické požadavky na stanovená měřidla a zkoušky  při ověřování těc hto stanovených měřidel.  
Vyhláška č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ov ěřování a měřidla podléhající 
schválení typu , ve znění pozdějších předpisů, zařazuje v  příloze Druhový seznam stanovených měřidel 
pod položkou 2.1. 3 váhy s  automatickou činností , písm.  e) váhy plnicí a dávkovací  mezi měřidla po d-
léhající ov ěřování.  
ČMI tedy k  provedení § 9 odst. 1, § 9 odst. 9 a § 11a odst. 3  zákona  o metrologii pro tento ko nkrétní 
druh měřid el „váhy s  automatickou činností  – dávkovací váhy “ vydává toto opatření obe cné povahy, 
kterým se stanovují metrologické a technické požadavky pro váhy s  automatickou činností – dávkov a-
cí váhy a zkoušky  při ověřování těchto stanovených měřidel.  
Tento předpis (Opatření obecné povahy) byl oznámen v souladu se směrnicí Evropského parlamentu 
a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti norem a tec h-
nických předpisů a předpisů pro služby  informační společnosti, v platném znění.  
 
 Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C052 -15 
11 III. 
P O U Č E N Í  
Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek §  173 odst.2 SprŘ.  
Dle ustanovení §  172 odst.  5 SprŘ se proti rozhodnutí o námitkách nelze odvolat ani podat rozklad.  
Soulad opatření obecné povahy s  právními předpisy lze posoudit v  přezkumném řízení dle ust. §  94 až 
§ 96 SprŘ . Účastník může dát podnět k  provedení přezkumného řízení ke správnímu orgánu, který toto 
opatření obecné povahy vydal. Jestliže správní orgán n eshledá důvody k  zahájení přezkumného řízení, 
sdělí tuto skutečnost s  uvedením důvodů do třiceti dnů podateli. Usnesení o  zahájení přezkumného řízení 
lze dle ust. §  174 odst. 2 SprŘ  vydat do tří let od účinnosti opatření obecné povahy.  
 
 
IV. 
Ú Č I N N O S  T 
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnost patnáctým dnem ode dne jeho uveřejnění  (§ 24d zák ona 
o metrologii).  
 
 
 
 ...…………………………............ .. 
 RNDr. Pavel Kleno vský 
 generální ředitel