Český metrologický institut  
Okružní 31, 63 8 00  Brno  
 
1 
 
Manažerské shrnutí pro EK (není součástí tohoto právního předpisu)  
Obilní zkoušeče pro stanovení objemové hmotnosti obilovin, olejnin a luštěnin  jsou v  ČR uváděn y 
na trh a do provozu podle zákona č. 505/1990  Sb. o metrologii, ve znění pozdějších předpisů .  
Předmětem tohoto notifikovaného předpisu je stanovení metrologických a technických požadavků na 
tyto měřidla . Předpis stanovuje dále zkoušky pro účely  schválením typ u a ověřování.  
 (Konec manažerského shrnutí.)  
 
 
Vyřizuje: Mgr. Tomáš Hendrych  
Telefon: 545  555 414 
 
V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A  
 
Český metrologický institut (dále jen „ČMI“), jako orgán věcně a místně příslušný ve věci stanovování 
metrologických a technických požadavků na stanovené měřidlo a stanovování zkouše k při schvalování 
typu a při ověřování stanoveného měřidla dle §  14 odst. 1 zákona č. 505/1990  Sb., o  metrologii, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákona o metrologii“), a dle ustanovení  § 172 a  následujících zákona 
č. 500/2004  Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „SprŘ“), zahájil z  moci úřední dne 
14. 6. 201 6 správní řízení dle §  46 SprŘ, a na základě podkladů vydává tento : 
 
I. 
N Á V  R H   O P A T Ř E N Í    O B E C N É    P O V  A H Y  
číslo: 0111 -OOP -C058-16 
kterým se stanovují metrologické a technické požadavky na stanovená měřidla  
„obilní zkoušeče “ 
a metody zkoušení při schvalování typu a při ověřování těchto stanovených měřidel  
1   Základní pojmy  
Pro účely tohoto opatření obecné povahy platí termíny a definice podle VIM  a VIML1 a následující:  
 
1.1    
obilní zkoušeč  
mechanické  nebo elektrické , manuální nebo automatické zařízení  k vyměření objemu obilí za 
specifických podmínek ke stanovení „hektolitrové váhy“ obilovin, olejnin a luštěnin ; zařízení musí být 
ověřováno podle tohoto opatření obecné povahy (dále také jen „ opatření “) a musí splňovat požadavky  
v něm uvedené . 
                                                      
1  TNI 01 0115 Mezinárodní metrologický slovník – Základní a všeobecné pojmy a přidružené termíny (VIM)  
a Mezinárodní slovník termínů v  legální metrologii (VIML) jsou součástí sborníku technické harmonizace 
„Terminologie v  oblasti metrologie“ veřejně dostupného na www.unmz.cz.  Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C058 -16 
2 
 Obilním zkoušečem se stanovuje hektolitrová váha obilovin, olejnin a luštěnin v rozsazích stanovených 
výrobcem anebo v  certifikátu  schválení typu měřidla.  
1.1.1     
mechanický obilní zkoušeč  
manuální zařízení obsahující odměrnou a plnící nádobu a příslušenství nutné k  jejich použití , např. 
zarovnávací nůž, běhoun nebo prstenec odměrné nádoby atd . Zařízení musí umožňovat justování.  
Způsob , jakým je obilí sypáno do odměrné nádoby může způsobit , že měření různými měřidly se liší  
a může vést k  chybám měření . Proto je nutné se ujistit , že jsou tato měřidla vhodné konstrukce, velikost i, 
tvaru a použit ého materiál u. 
1.1.2     
automatický obilní zkoušeč  
automatické zařízení samostatné nebo jako součás t jiných měřidel – víceparametrových analyzátorů 
obilovin  
Měření je založeno na výpočtu kalibrační kř ivky, možnosti jejího posunu a naklonění a monitorování 
driftu měřidla. Výsledek měření objemové hmotnosti se přímo zobrazuje v kg·hl-1. 
1.2    
hektolitrová váha (objemová hmotnost)  
stanovení objemové  hmotnost i, tj. poměru hmotnosti  k objemu obilovin  po řízeném  nasypání do 
odměrné nádoby za přesně stanovených podmínek , popř. za použití přepočtového vzorce2; vyjadřuje  se 
v kg·hl-1 
1.3 
navázání obil ím 
metoda návaznosti  mezi obilními zkoušeči  
2   Metrologické požadavky  
2.1   Stanovené pracovní podmínky  
Obilní zkoušeče se používají za následujících stanovených pracovních podmínek:  
Teplota  okolí:  minimálně v rozsahu  +10 °C až + 30 °C. 
Relativní vlhkost  vzduchu :  maximálně  85 % . 
Obiloviny:  musí být prosté hrubých příměsí a nečistot3, teplota měřené obiloviny 
musí být shodná s  teplot ou okolí měřidla . 
Vibrace :  obilní zkoušeč musí být postaven na rovné a pevné  podložce , aby 
nedocházelo k  vibracím a otřesům.  
Obilní zkoušeč je třeba chránit před extrémními teplotami, vzdušnou vlhkostí a prachem.  
Všechny součásti obilního zkoušeče musí být označeny výrobním číslem a nesmí být zaměňovány. Při 
jakékoliv deformaci a poškození  musí být vyřazeny. Při měření musí být díly čisté. Měřidlo musí být 
sestaveno přesně  a s výrobními čísly snadno přístupnými a viditelnými pro obsluhu . 
                                                      
2  ČSN EN ISO 7971 -3:2010 Obiloviny – Stanovení objemové hmotnosti zvané „hektolit rová váha“ – Část 3: 
Rutinní metoda, Příloha A  
3  ČSN 46 1011 -6 Zkoušení obilovin, luštěnin a olejnin – Část 6: Zkoušení obilovin – Stanovení obsahu příměsí 
a nečistot  Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C058 -16 
3 
 2.2   Stan ovený rozsah měření   
Rozsah měření objemové hmotnosti jednotlivých plodin je stanoven v tabulce 1.  
Tabulka 1 – Stanovený rozsah měření  
Plodina  Od [kg·hl-1] Do [kg·hl-1] 
Pšenice  61,6 88,1 
Ječmen  44,9 81,6 
Žito 35,3 66,1 
Oves  54,8 84,7 
Rozsah měření m ůže být výrobce m stanoven i jiný, stejně tak může být stanoven rozsah pro  jiné plodiny.  
2.3   Největší dovolená chyba  
2.3.1   Největší dovolená chyba  obilního zkoušeče   
Největší dovolená chyba obilního zkoušeče je ± 0,3 kg ·hl-1 pro objemovou hmotnost 70 kg ·hl-1. 
Největší dovolená chyba obilního zkoušeče je ± 0,4 kg ·hl-1 pro objemovou hmotnost 70 kg ·hl-1. 
2.3.2   Mez opakovatelnosti  
Opakovatelnost pi – rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší hodnotou objemové hmotnosti při opakovaném 
měření identického vzorku nesmí přesáhnout 0,3 kg ·hl-1. 
3   Technické požadavky  
Všechny komponenty musí být z  odolného a trvanlivého materiálu. Při použití nesmí docházet 
k deformaci komponent.  
Musí být zohledněna  skutečnost, že výsledek měření je ovlivněn způsobem nasypání a odříznutí 
měřeného objemu v  odměrné nádobě, hustot ou obilovin a prostor em mezi zrny, velikostí zrn  a jejich 
tvarem. Opakování měření vzorku obilovin snižuje koeficient tření zrn a zvyšuje objemovou hmotnost.  
Příklady dvou  typů mechanických obilních zkoušečů jsou uvedeny v  přílo hách  1 a 2. 
3.1   Mechanický obilní zkoušeč  
Mechanické zařízení musí obsah ovat odměrnou a plnící nádobu a příslušenství nutné k  jejich použití , 
např. běhoun a nůž .  
3.2   Automatický obilní zkoušeč  
Pro měření různých druhů obilovin jsou stanoveny příslušné kalibrační křivky a doporučené objemy 
obilovin pro měření.  
Zařízení musí umožňovat jednoznačný výběr, posun a naklonění kalibrační křivky.  
3.3   Váhy  
Váhy musí odpovídat požadavkům předpisů na váhy s  neautomatickou činností4 a následujícím 
požadavk ům: 
                                                      
4  Nařízení vlády 121/2016 Sb. o posuzování shody vah s  neautomatickou činností při jeji ch dodávání na trh  Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C058 -16 
4 
  váhy II.  tř ídy přesnosti s  odpovídající váživostí ; 
 pro obilní zkoušeče o objemu 1 L se použijí váhy s  d = 0,1 g , e = 10d; 
 pro obilní zkoušeče o objemu 1 L se použijí váhy s  d = 0,01 g, e = 10d. 
3.4   Bezpečnost měřidla a ochrana proti podvodu   
Místa zabezpečení měřidla mechanického i automatického obilního zkoušeče proti neoprávněné změně 
jsou určena v  certifikátu  schválení typu.  
3.5 Přeprava a skladování  
Při přepravě a skladování musí být obilní zkoušeč chráněn proti mechanickému poškození a korozi.  
4   Značení měřidla  
4.1   Značení na měřidle  
Na měřidle musí být uvedeny tyto údaje:  
a) jmenovitý objem odměrné nádoby, případně násypky ; 
b) značka schválení typu ; 
c) výrobce nebo obchodní značka výrobce na odměrné nádobě, rok výroby ; 
d) slovo „nahoře“ na vrchní ploše nože  (je-li nůž součástí  měřidla ); 
e) výrobní číslo (n a všech dílech mechanického obilního zkoušeče : odměrné nádobě, násypce, 
případně na plniči a přírubě, noži, na vyztuženém středu horní strany běhounu ; na výrobním štítku 
automatického obilního zkoušeče, který může být společný s  měřid lem, se kterým je kombinován 
např. víceparametrový vlhkoměr ). 
4.2 Umístění úřední značky  
Úřední značka se umisťuje na výrobní štítek, u mechanického obilního zkoušeče  také na odměrnou 
nádobu a ostatní komponenty. Zajišťovacími značkami jsou zabezpečena vstupn í místa, ovlivňující 
přesnost (justážní prvky) a správnost měření.  
5   Schvalování typu měřidla  
Zkoušení měřidel při schvalování typu  zahrnuje:  
a) vnější prohlídk u; 
b) měření rozměrů a hmotnosti komponent měřidla,  podle technické dokumentace ; 
c) zkoušky správnosti a opakovatelnosti . 
5.1   Počet vzorků měřidel ke zkoušení  
Zkouší se 3 vzorky měřidel . 
5.2   Vnější prohlídka  
Při vnější prohlídce  se kontroluje  stav měřidla, výrobní štítek, výrobní čísla a neporušenost všech 
komponent.  
Všechny vnitřní povrchy musí být čisté  a bez známek poškození.  Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C058 -16 
5 
 5.3   Měření rozměrů a hmotnosti všech komponent měřidla  
Změří se rozměry a hmotnost komponent zkoušeného měřidla, např. podle přílohy P.1 nebo P.2 nebo 
technické dokumentace výrobce.  
5.4   Zkoušky správnosti a opakovatelnosti  
5.4.1   Požadavky na zkušební zařízení  
Potřebné etalony, měřidla  a pomůcky : 
 primární etalon nebo sekundární etalon objemové hmotnosti I. nebo II. řádu; 
 váhy vysoké přesnosti d = 0 ,01 g pro objemy ≤1 L, d = 0,1 g pro objemy ˃1 L; 
 posuvka s  měřicím rozsahem 0 –250 mm  a rozlišitelností minimálně  0,1 mm ; 
 posuvný hloubkoměr s měřicím rozsahem 0 –300 mm  a rozlišitelností minimálně  0,1 mm ; 
 registrační teploměr  (s přesností 1 °C) s vlhkoměr em (s maximální  chybou relativní vlhkosti  
5 ), pro měření laboratorních podmínek ; 
 obilní síta s otvory o velikosti příslušné k  druhu obiloviny5 (např. 2,00 mm pro pšenici) ; 
 vlhkoměr na obiloviny , rozsah měření  5–45 % s  dělením stupnice na 0,1 % ; 
 série vzorků obilovin, olejnin a luštěnin, pro kte ré je obilní zkoušeč deklarován,  prost ých příměsí 
a nečistot ( obsah příměsí a nečistot  maximálně  2 %), bez plísní a jiných změn,  o objemové 
hmotnosti : 
 - pro pšenici: 3 vzorky pšenice potravinářské nebo tvrdé v  každém z rozsahů objemové 
hmotnosti: 72 –78 kg/hl a 77–83 kg/hl ; 
 - pro ječmen: 3 vzorky ječmene v  každém z rozsahů objemové hmotnosti: 61 –67 kg/hl  
a 67–73 kg/hl ; 
 - pro ostatní plodiny se používá po 3 vzorcích v  hodnotách objemové hmotnosti 15–30 % od 
krajní ch hodnot  měřicího rozsahu ; 
 přičemž pro uvedené série vzorků obilovin, olejnin a luštěnin dále platí:  
 - minimální rozdíl objemové hmotnosti mezi dvěma použitými vzorky je nejméně 5 kg/hl ; 
 - relativní vlhkost  vzorků je v  rozsahu 9 –14 . 
Etalony a měřidla  musí být platně navázány kalibrací.  Pokud zkoušené měřidlo používá k  odměření 
objemu nůž, nesmí být vzorek obilovin pro měření použit více než 50 ×. 
5.4.2   Referenční podmínky  
Teplota laboratorního prostředí během zkoušení musí být v mezích  (20  5) °C, vlhkost vzduchu nesmí 
překročit  60 . Rychlost kolísání  teploty n esmí překročit 1 °C/h.  
Před provedením zkoušek se měřidla i zkušební vzorky  ponechají minimálně 10 hodin temperovat  
v laboratorním prostředí.  
5.4.3   Stanovení opakovatelnosti a chyby měřidla   
Měřením metrologických parametrů metodou přímého navázání obilím se určí opakovatelnost pi  
a chyb a pi,2-m zkoušeného obilního zkoušeče pro každý vzorek obilovin porovnáním průměrů ze dvou  
měření na zkoušeném obilním zkoušeči  pi s hodnot ou objemové hmot nosti  pim stanovené sekundárním 
etalon em objemové hmotnosti I . nebo II . řádu nebo primárním etalonem .  
                                                      
5  ČSN 46 1011 -6  Zkoušení obilovin, luštěnin a olejnin – Část 6: Zkoušení obilovin – Stanovení obsahu  
příměsí a nečistot  Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C058 -16 
6 
 Opakovatelnost  pi se vypočítá  následovně : 
2 1 i i i p p p 
 (1) 
 
Průměr ze 2 měření  
ipse vypočítá následovně:  
22 1 i i
ip pp
 (2) 
Výpočet chyby zkoušeného měřidla pi,2-m se provede podle následujícího vztahu : 
i mi m-i,2 p p p ,
 (3) 
kde: pi1, pi2  ......    je měření objemové hmotnosti vzorku obilovin zkoušeným měřidlem , 
 
ip  ............     průměr ze 2 měření objemové hmotnosti jednoho vzorku obilovin zkoušeným 
měřidlem , 
 pim  ............    objemová hmotnost vzorku obilovin stanovená etalonem , 
 pi,2-m  .......   chyba zkoušeného měřidla . 
5.5   Kritéria splnění požadavků  
5.5.1   Měření komponent měřidla  
Naměřené hodnoty rozměrů a hmotnosti komponent se porovn ají s hodnotami uvedenými v technické 
dokumentaci výrobce anebo v tabulkách 1 a 2 v přílo ze 1, nebo  obrázku 2 v příloze 2. Hodnoty  
a konstrukce jednotlivých komponent musí souhlasit s  uvedenými hodnotami . 
5.5.2   Zkouška správnosti – určení chyb y měřidla  
Největší chyba každého vzorku obilovin  nesmí překr očit největší dovolenou  chyb u uvedenou v čl. 2.3.1.  
5.5.3   Stanovení  opakovatelnosti  
Hodnota opakovatelnosti nesmí překr očit mez opakovatelnost i uvedenou v čl. 2.3 .2. 
6   Prvotní ověření  
6.1   Vizuální prohlídka  
Při vizuální prohlídce se kontroluje, zda se obilní zkoušeč  předložen ý k ověření shoduj e se schváleným 
typem v souladu s  čl. 5.2 a zda ne ní mechanicky poškozen.   
6.2   Měření rozměrů a hmotnosti  
Provede se měření podle článku 5.3 . 
6.3   Funkční zkoušky  
Provede se zkouška správnosti a opakovatelnosti podle čl. 5.4.1. 
  pro pšenici: 1 vzorek pšenice potravinářské nebo tvrdé v  každém z rozsahů objemové hmotnosti: 
72–78 kg/hl a 77–83 kg/hl ; Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C058 -16 
7 
   pro ječmen: 1 vzorek ječmene v  každém z rozsahů objemové hmotnosti: 61 –67 kg/hl  
a 67–73 kg/hl ; 
  pro ostatní plodiny se používá po 1 vzorku o objemové hmotnosti 15–30 % od krajní ch hodnot  
měřicího rozsahu ; 
  minimální rozdíl mezi 2 použitými vzorky je nejméně 5 kg/hl ; 
  relativní vlhkost  vzorků je v  rozsahu 9 –14 ; 
  pokud zkoušené měřidlo používá k  odměření objemu nůž, nesmí být vzorek obilovin pro měření 
použit více než 50 ×. 
6.4   Kritéria splnění požadavků  
Platí kritéria podle čl. 5.5. 
7   Následné ověření  
Při následném ověření se provádí vnější prohlídka podle čl. 6.1 a zkouška správnosti a opakovatelnosti  
podle čl. 6.3.  
Při následném ověření musí být dodržena největší dovolená chyba  a chyba opakovatelnosti podle čl. 
2.3.  
8   Přezkouše ní na žádost dotčené osoby dle § 11a  
Uživatel stanoveného měřidla je povinen na žádost osoby, která může být dotčena jeho nesprávným 
měřením, požádat o přezkoušení stanoveného měřidla. Obilní zkoušeč  musí vyhovět metrologickým 
požadavkům, uvedeným v kapito le 5.4.3 tohoto opatření .  
Při přezkoušení se provádí tyto zkoušky:  
 a) zkouška správnosti – stanovení chyby  měřidla ; 
 b) stanovení  opakovatelnosti . 
Pro vyhodnocení se u platní největší dovolené  chyby podle  čl. 2.3. 
9   Oznámené normy  
ČMI oznámí pro účely specifikace metrologických a technických požadavků na měřidla a pro účely 
specifikace metod zkoušení při schvalování jejich typu a ověřování, vyplývajících z  tohoto opatření 
obecné povahy, české technické normy, další technické normy nebo technické dokumen ty 
mezinárodních , popřípadě zahraničních organizací, nebo jiné technické dokumenty obsahující 
podrobnější technické požadavky (dále jen „oznámené normy“). Seznam těchto oznámených norem 
s přiřazením k  příslušnému opatření oznámí ČMI společně s  opatřením ob ecné povahy veřejně 
dostupným způsobem (na webových stránkách www.cmi.cz ). 
Splnění oznámených norem nebo splnění jejich částí se považuje, v  rozsahu a za podmínek stanovených 
opatřením obecné povahy, za splnění těch požada vků stanovených tímto opatřením, k  nimž se tyto 
normy nebo jejich části vztahují.  
Shoda s oznámenou normou je jedním ze způsobů, jak prokázat splnění požadavků.  Tyto požadavky 
mohou být splněny i jiným technickým řešením garantujícím stejnou nebo vyšší úr oveň ochrany 
oprávněných zájmů.  
 
 Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C058 -16 
8 
  
II. 
O D Ů V  O D N Ě N Í  
ČMI vydává podle § 14 odst. 1 písmeno j) zákona o metrologii k provedení § 6 odst. 2, § 9 odst. 1 a 9 a 
§ 11a odst. 3 zákona o metrologii toto opatření obecné povahy, kterým se stanovují metrologické a 
technické požadavky na stanovená měřidla a zkoušky při  schvalování typu a při ověřování stanovených 
měřidel – obilní zkoušeče .  
Vyhláška č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající 
schválení typu, ve znění pozdějších předpisů, zařazuje v příloze Druhový seznam stanov ených měřidel 
uvedený druh měřidel pod položkou 2.1.6 mezi měřidla podléhající ověřování.  
Tento předpis (Opatření obecné povahy) bude  oznámen v souladu se směrnicí Evropského par lamentu 
a Rady (EU) č.  2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických 
předpisů a předpisů pr o služby informační společnosti.  
 
III. 
P O U Č E N Í  
V souladu s  ustanovením §  172 odst.  l SprŘ ve spojení s  ustanovením §  39 odst.  l SprŘ stanovuje ČMI 
lhůtu pro uplatnění připomínek do 30 dnů od data vyvěšení na úřední desce. K připomínkám podaným 
po této lhůtě se nepřihlíží.  
Dotčené osoby se tímto vyzývají k  uplatnění připomínek k  tomuto návrhu opatření obecné povahy. 
S ohledem na ustanovení §  172 odst.  4 SprŘ se připomínky podávají v  písemné podobě.  
Dle ustanovení §  174 odst.  l SprŘ ve spojení s  ustanovením §  37 odst.  l SprŘ musí být patrno, kdo 
připomínky činí, vůči kterému opatření obecné povahy směřují, v  čem je spatřován rozpor s  právními 
předpisy nebo nesprávnost opatření obecné pova hy, musí obsahovat podpis osoby, která je činí.  
Do podkladů návrhu opatření obecné povahy je možné nahlédnout u Českého metrologického institutu, 
Úsek pro legální metrologii, Okružní 31, 638 00 Brno, a to po telefonické dohodě.  
Tento návrh opatření obecné  povahy bude zveřejněn po dobu 15 dnů.  
 
 
 
  
 RNDr. Pavel Klenovský v.r.  
 generální ředitel  
Za správnost vyhotovení:  Mgr. Tomáš Hendrych  
Vyvěšeno dne:  1. 6. 2018   
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení:   Mgr. Tomáš Hendrych v.r.  
  
Sejmuto dne:     
Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí:   
 Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C058 -16 
9 
 Příloha 1  
Popis měřidla a používání obilního zkoušeče o objemu 1 L vzor 1938 a ¼ L 
1   Popis měřidla  
Měřidlo se sestává z  těchto součástí (viz obrázek 1):  
  a)  násypka,  
  b)  plnič,  
  c)  odměrná nádoba s prstencem, běhounem a nožem.  
Sestavené měřidlo se upevní do upevňovací příruby na upínací podložku.  
1.1   Násypka  
 musí být vyrobena z  kovu,  
 musí mít tvar válce s  kolmými stěnami, uzavřeným na spodním konci rovným dnem,  
 horní okraj musí mít zesílenou obrubu proti deformaci,  
 násypka 1 L zkoušeče musí mít po obvodu vnitřní strany rysku vyznačující objem 1350 ml, 
umístěnou nejméně 1 cm a nejvíce 3 cm od otevřeného konce válce,  
 násypka ¼ L zkoušeče musí mít po obvodu vnitřní strany rysku vyznačující objem 400 ml, umístěnou 
nejméně 1 cm a nejvíce 3 cm od otevřeného konce válce.  
1.2   Plnič  
 musí být vyroben z  kovu,  
 musí mít tvar válce s  kolmými stěnami, otevřeného na obou koncích,  
 spodn í část musí umožňovat nasazení na prstenec horní části odměrné nádoby; spojení musí být 
pevné,  
 musí umožnit pojmout celé množství obilí, odměřené násypkou.  
1.3   Odměrná nádoba s prstencem  
 objem 1 L nebo ¼ l je vymezen vnitřním povrchem stěny nádoby, h orním povrchem vsunutého 
běhounu a spodním povrchem zasunutého nože; maximální povolená relativní chyba objemu je  
±0,003 L pro 1 L a ±0,003 L pro ¼ L obilní zkoušeč,  
 stěna odměrné nádoby musí být vyrobena z  tažené mosazné nebo bezešvé korozivzdorné ocel ové 
trubky,  
 musí mít tvar válce s  kolmými stěnami, nahoře otevřeného, měř icí hrana musí být vyztužená a kolmá 
k ose nádoby,  
 nad měřicí hranou musí být připojen prstenec se stejným průměrem jako nádoba ve vzdálenosti, která 
umožní snadné zasouvání nože bez zbytečné vůle,  
 dno odměrné nádoby musí být rovné a kolmé k  ose nádoby s  otvory pro únik vzduchu při měření,  
 spodní okraj musí být vyztužen; výztuha je v  jednom  kuse se třemi  upínacími nohami připájená ke 
stěně odměrné nádoby.  
1.3.1   Běhoun  
 musí být vyroben z  mosazného plechu s  hladkým povrchem ve tvaru uzavřeného válce s  kolmými 
stěnami a vodorovným zakončením,  
 musí být zevnitř zesílen tak, aby mohl být opatřen úřední značkou bez poškození a deformace.  
1.3.2   Nůž 
 čepel nože musí být vyrobena  z plechu z  kalené ocel i, s rovnými a paralelními plochami,  
  při úplném zasunutí musí krýt celý průřez odměrné nádoby,  Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C058 -16 
10 
  čepel nože  musí mít tvar písmene „V“, otevřeného ve směru zasunutí,  
 ostří musí vést středem tloušťky plechu čepele.  
1.6   Příruba  
 musí být kovová a zajišťovat pevné spojení s  odměrnou nádobou jednoduchým otočením,  
 musí být pevně připojena k upínací  podložce nebo přepravní bedně z  tvrdého dřeva,  
 upínací podložka nebo bedna musí být opatřena stavěcími šrouby k  ustavení měřidla do stabilní 
vertikální polohy.  
2   Váhy  
  musí být v souladu s  čl. 3.3 tohoto opatření , 
  mohou být použity rovnoramenné váhy II. tř ídy přesnosti, které jsou vybaveny protizávažím 
k vyvážení prázdné o dměrné nádoby a běhounu.  
Další podrobnosti jsou dány příslušnými technickými normami6. 
 
3   Nákres a rozměry měřidla  
 
Obrázek 1 – Vyobrazení součástí obilního zkoušeče o objemu 1 L vzor 1938  
a obilního zkoušeče o objemu ¼ L 
                                                      
6  ČSN ISO 7971 -3 Obiloviny – stanovení objemové hmotnosti zvané „hektolitrová váha“ – Část 3: Rutinní 
metoda, Pří loha A Informativní Popis rozměrů a používání přístroje KERN  
ČSN 99 4178 OBILNÍ ZKOUŠEČE, Sekundární etalony 1., 2. řádu a provozní měřidla, Technické 
požadavky, článek 15  
  Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C058 -16 
11 
  
3.1  Obilní zkoušeč o objemu 1 L vzor 1938  
Obilní zkoušeče o objemu 1 L vzor 1938 musí splňovat požadavky  podle následující tabulky.  
Tabulka 1 – Rozměry jednotlivých částí obilního zkoušeče o objemu 1 L vzor 1938  
Násypka  vnitřní průměr   (86 ± 0,2) mm  
objem po rysku   (1 350 ± 10) ml  
Plnič  vnitřní  průměr   (79 ± 0,1) mm  
tloušťka stěny   (1 ± 0,2) mm  
výška nad vloženým běhounem   (280 ± 2) mm  
Běhoun  průměr   (87,5 ± 0,1) mm  
výška   (40 ± 0,2) mm  
hmotnost   (450 ± 2) g  
Nůž úhel na ostří   (90 ± 2) °  
tloušťka plechu   (1 ± 0,05) mm  
délka zkosení   (3 ± 0,5) mm  
Odměrná nádoba  vnitřní průměr   (88,2 ± 0,1) mm  
tloušťka stěny   (1,2 ± 0,5) mm  
vnitřní výška nad běhounem   (163,7 ± 0,1) mm  
tloušťka dna   (4,5 ± 0,1) mm  
počet otvorů ve dně   85 
průměr otvorů ve dně   (3 ± 0,1) mm  
vzdálenost dna od příruby   (6 ± 0,1) mm  
vnější výztuž horního okraje – tloušťka   (2,5 ± 0,5) mm  
vnější výztuž horního okraje – výška   (6 ± 1) mm  
výška noh   (9 ± 0,1) mm  
průměr noh   (6 ± 0,1) mm  
Prstenec  
odměrné nádoby  vnitřní průměr   (88,2 ± 0,1) mm  
výška   (40,5 ± 0,1) mm  
Příruba  průměr kruhu pro připevnění   (80 ± 0,1) mm  
 
 
 
 
 
 
 
 Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C058 -16 
12 
  
3.2 Obilní zkoušeč o objemu ¼ L  
Obilní zkoušeče o objemu ¼ L musí splňovat požadavky  uvedené v  tabulce  2. 
Tabulka 2 – Rozměry jednotlivých částí obilního zkoušeče o objemu ¼ L 
Násypka  vnitřní průměr   (52,0 ± 0,2) mm  
tloušťka stěny   (1,0 ± 0,2) mm  
objem   (0,40 ± 0,01) L 
Plnič  vnitřní průměr   (50,0 ± 0,2) mm  
tloušťka stěny   (0,88 ± 0,12) mm  
výška nad vloženým běhounem   (210 ± 1) mm  
Běhoun  průměr   (52,5 ± 0,1) mm  
výška   (23,0 ± 0,5) mm  
hmotnost   (90 ± 1) g  
Nůž úhel na ostří   (90 ± 2) °  
tloušťka plechu   (1 ± 0,05) mm  
délka zkosení   (3 ± 0,5) mm  
Odměrná nádoba  vnitřní průměr   (53,2 ± 0,2) mm  
tloušťka stěny   (0,88 ± 0,12) mm  
Dovolená odchylka kruhovitosti   (0,10 ± 0,05) mm  
Objem   (0,250 ± 0,001) L 
tloušťka dna   (3,0 ± 0,1) mm  
počet otvorů ve dně   25 
průměr otvorů ve dně   (3,0 ± 0,1) mm  
vzdálenost dna od příruby   (5,75 ± 0,75) mm  
 
 
 
4  Postup měření obilním zkoušečem   
Zkušební vzorek obilí se nasype volným tokem ze vzorkovnice do násypky až po rysku značící objem.  
Odměřené obilí se sype z násypky do plniče z  výšky cca 4 cm do středu plniče, sypání trvá cca  
12 sekund  pro zkoušeč 1 L, cca 8 s ekund  pro ¼ L zkoušeč. Obsluha se přitom nesmí dotýka t plniče .  
Za současného přidržení odměrn é nádob y z důvodu nutnosti její  fixace se rychlým pohybem vytáhne 
nůž. Tím se uvolní běhoun a spolu s  ním padá obilí do odměrné nádoby.  
Následně se n ůž nasadí do štěrbiny odměrné nádoby a rychlým pohybem se celý zasune . Tím je odřízn ut 
objem 1 L (¼ L) obilí v  odměrné nádobě. Během manipulace až po oddělení obilí v  odměrné nádobě 
nesmí dojít k  otřesům. V  případě, že se nůž zbrzdí přeříznutím obilek, měření se musí opakovat.  Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C058 -16 
13 
 Odměrn á nádob a s plničem se sejme z  příru by, odsype  se přebytečné obilí nad nožem  a sejme  se plnič. 
Podle způsobu tárování se váží odměrn á nádob a s nožem nebo bez nože, je přípustné odměřené obilí 
vážit přesypané v  jiné nádobě.   
Před každým dalším měřením musí být odměrná nádoba, štěrbina a běho un zbaveny veškerých nečistot 
a přebytek obilí nad nožem se promíchá s  obilím z  odměrné nádoby.  
5  Vyjádření výsledků  
Obilní zkoušeč o objemu 1 L: 
pro pšenici:  0,1002 · m + 0,53  
pro ječmen:  0,1036 · m - 2,22 
pro žito:  0,1017 · m - 0,08 
pro oves:  0,1013 · m - 0,61 
pro slad:  100 · m 
kde m je hmotnost odměřeného vzorku obiloviny obilním zkoušečem.  
Pro přepočet hmotnosti na hektolitrovou hmotnost pšenice, ječmene, žita a ovsa je obilní zkoušeč 
o objemu 1  L vzor 1938 vybaven přepočtovými tabulkami, zpracovanými  podle výše uvedených vzorců.  
Další podrobnosti jsou uvedeny v  příslušné technické normě7. 
6  Bezpečnost měřidla a ochrana proti podvodu  
Poloha příruby vůči odměrné nádobě musí být zajištěna proti neoprávněné změně.  
7   Přeprava a skladování  
Při přepravě a skladování musí být obilní zkoušeč chráněn proti mechanickému poškození a korozi.  
                                                      
7 ČSN ISO 7971 -2 Obiloviny – stanovení objemové hmotnosti zvané „hektolitrová váha “ – Část 3: Rutinní 
metoda, Přílohy A, B  Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C058 -16 
14 
 Příloha 2  
Popis měřidla a používání obilního zkoušeče o objemu 1 L „Niléma litre“  
1   Nákres a rozměry měřidla  
Měřidlo sestává z e součástí zobrazených na  obrázk u 2.  
 
 
Legenda:  
1 – násypka  
2 – distanční pravítka  
3 – nůž 
4 – odměrná nádoba s  prstencem  
 
Objem odměrné nádoby je 1 L.  
 
Obrázek 2 – Nákres obilního zkoušeče Niléma litre. Rozměry jsou uvedeny v milimetrech .  
 
Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C058 -16 
15 
 1.1   Násypka  
  násypka s  kónickou výpustí s  uzávěrem, která usměrňuje tok obiloviny,  
  spojená distančním pravítkem s  prstencem odměrné nádoby, který umožňuje ve štěrbině  horizontální 
pohyb nože . 
1.2   Odměrná nádoba  
  musí mít tvar souosého válce s  kolmými stěnami , o objemu 1 L, otevřeného na obou koncích . 
1.3   Nůž 
  plochý nůž s  ostrým „V“ ostřím , otevřeným ve směru zasunutí . 
2   Váhy  
  musí být v souladu s  čl. 3.3 tohoto OOP , 
  mohou být použity rovnoramenné váhy II. tř ídy přesnosti, které jsou vybaveny protizávažím 
k vyvážení prázdné o dměrné nádoby.  
Další podrobnosti jsou dány příslušnými technickými normami8. 
3   Postup měření obilním zkoušečem   
Na vahách  (1.1.3) se zváží  prázdn á odměrn á nádob a, na nejbližší 1 g.  
Zkušební vzorek obilí se nasype volným tokem bez zhutňování do násypky až  po rysku značící objem  
nebo okraj násypky .  
Otevře  se uzávěr násypky a obilovin a se nechá sypat do odměrné nádoby.  
Opatrně a rychle se vloží nůž do štěrbiny prstence odměrné nádoby. Nádobu je nutné držet pevně na 
místě , aby bylo zabrán ěno vibracím a otřes ům a tím zhutnění obilovin.  
Odměrn á nádob a se zváží s  odříznutým objemem obilovin , na nejbližší 1 g.  
4   Vyjádření výsledků  
Objemová hmotnost ƿ, vyjádřená v  kg·hl-1 je dána vzorcem : 
𝑝=𝑚
1000×100
𝑉=𝑚
10𝑉 
kde:  m  ......  hmotnost odměřeného vzorku obiloviny obilním zkoušečem v  gramech,  vypočítaná podle  
vzorce:   
m = (m1 - m0)  (5) 
kde: m0   ...  hmotnost v  gramech  prázdné odměrné nádoby , 
 m1  ....  hmotnost v  gramech  odměrné nádoby s  odměřeným obilím . 
Další podrobnosti jsou uvedeny v  příslušné technické normě9. 
                                                      
8  ČSN ISO 7971 -3 Obiloviny – stanovení objemové hmotnosti zvané „hektolitrová váha“ – Část 3: Rutinní 
metoda, Příloha A Informativní Popis rozměrů a používání přístroje KERN  
ČSN 99 4178 OBILNÍ ZKOUŠEČE, Sekundární  etalony 1., 2. řádu a provozní měřidla, Technické 
požadavky, článek 15  
  
9  ČSN ISO 7971 -2 Obiloviny – stanovení objemové hmotnosti zvané „hektolitrová váha“ – Část 3: Rutinní 
metoda, Přílohy A, B  (4) Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C058 -16 
16 
 5   Bezpečnost měřidla a ochrana proti podvodu  
Poloha distančních pravítek násypky vůči odměrné nádobě musí být zajištěna proti neoprávněné změně.  
6   Přeprava a skladování  
Při přepravě a skladování musí být obilní zkoušeč chráněn proti mechanickému poškození a korozi.