MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
 
 RESOLUCIÓN   NÚMERO                     DE 201   
 
Por la cual se adiciona el Capítulo Noveno en el Título VI de la Circular Única y se reglamenta el 
control metrológico aplicable a alcoholímetros, etilómetros o alcohosensores evidenciales 
REPUBLICA DE COLOMBIA
I
G/TBT/N/COL/ 
EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
 
En ejercicio de facultades legales, en especial, las que confieren la Ley 1480 de 2011 y los 
Decretos 4886 de 2011 y 1074 de 2015 , y  
 
CONSIDERANDO 
 
Que el artículo 78 de la Constitución Política  establece que:  “[l]a ley regulará el control de calidad 
de bienes y servicios ofrecidos y prestados a la comunidad, así como la información que debe 
suministrarse al público en su comercialización. Serán responsables, de acuerdo con la ley, quienes 
en la producción y en la comercialización de bienes y servicios, atenten contra la salud, la seguridad y 
el adecuado aprovisionamiento a consumidores y usuarios ”. 
 
Que el artículo 334 de la Constitución Política, faculta al Estado para intervenir por mandato 
de la ley en la producción, distribución, utilización y consumo de los bienes para racionalizar 
la economía con el fin de obtener el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, los 
beneficios del desarrollo y la prevención de un ambiente sano. 
 
Que el artículo 3 de la Ley 155 de 1959 dispone que: “[e]l Gobierno intervendrá en la fijación de 
normas sobre pesas y medidas, calidad, empaque y clasificación de los productos, materi as primas y 
artículos o mercancías con miras a defender el interés de los consumidores y de los productores de 
materias primas ”. 
 
Que el artículo 2.2.1.7. 14.2 del Decreto Único 1074 de 2015 modificado por el Decreto 1595 
de 2015 señala que: “Todos los equipos, aparatos, medios o sistemas que sirvan como instrumentos 
de medida o tengan como finalidad la actividad de medir, pesar o contar y que sean utilizados en el 
comercio, en la salud, en la seguridad o en la protección del medio ambiente o por razones de interés 
público, protección al consumidor o lealtad en las prácticas comerciales, deberán cumplir las 
disposiciones y los requisitos establecidos en el presente decreto y con los reglamentos técnicos 
metrológicos que para tal efecto expida la Superintendencia de Industria y Comercio y, en su defecto, 
con las recomendaciones de la Organización Internacional de la Metrología Legal (OIML) para cada 
tipo de instrumento”.  
 
Que el artículo 2.2.1.7. 14.3 del Decreto Único 1074 de 2015, modificado por el Decreto 1595 
de 2015 establece que: “En especial, están sujetos al cumplimiento de lo establecido en el presente 
capítulo los instrumentos de medida que sirvan para medir, pesar o contar y que tengan como finalidad, 
entre otras: (…) 
 
5. Ejecutar actos de naturaleza pericial, judicial o administrativa. (…)”.  
 
Que en el artículo 2.2.1.7.14.1 del Decreto Único 1074 de 2015 Ibídem, se precisa que: “La 
Superintendencia de Industria y Comercio es la Entidad competente para instruir y expedir reglamentos 
técnicos metrológicos para instrumentos de medición sujetos a control metrológico. “(…). 
 
“La Superintendencia de Industria y Comercio podrá además implementar las herramientas 
tecnológicas o informá ticas que considere necesarias para asegurar el adecuado control metrológico RESOLUCIÓN   NÚMERO _____________  DE 201             HOJA No. __ 2_____  
 
Por la cual se adiciona el Capítulo Noveno en el Título VI de la Circular Única y se reglamenta el control 
metrológico aplicable a alcoholímetros, etilómetros o alcohosensores evidenciales 
 
e instruirá la forma en que los productores, importadores, reparadores y responsables de los 
instrumentos de medición, reportarán información al sistema. (…). 
 
La Superintendencia de Industria y Comercio reglamentará las condiciones y los requisitos de 
operación de los Organismos Autorizados de Verificación Metrológica y Organismos Evaluadores de 
la Conformidad que actúen frente a los instrumentos de medición”. 
 
Que el numeral 1 del artículo 2.2.1.7.14.4. del Decreto 1074 de 2015, modificado por el artículo 
3 del Decreto 1595 de 2015, dispone que:  “(…) Previo a la importación o puesta en circulación, si 
es elaborado en el país, el importador o productor de un instrumento de medición deberá demostrar 
su conformidad con el reglamento técnico metrológico que para el efecto expida la Superintendencia 
de Industria y Comercio, en concordancia con lo establecido en la Sección 9 del presente capítulo o, 
en su defecto, demostrar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Recomendación de la 
Organización Internacional de la Metrología Legal –OIML que corresponda. (…)”.  
 
Que en sentencia C-621 de 2012 de la Honorable Corte Constitucional, mediante la cual se 
declaró la exequibilidad de la Ley 1512 de 2012 “por medio de la cual se aprueba la 
Convención para Construir una Organización Internacional de Metrología Legal”, dicha 
Corporación conceptuó que “ (…) la adhesión de Colombia a la Convención que se analiza, permite 
que tales disposiciones recogidas en recomendaciones de la OIML, sean parte de nuestro sistema de 
calidad, otorgando al país un reconocimiento internacional de sus instrumentos de medición y de los 
resultados producidos, lo que ubica a Colombia en un nivel de competencia técnica que resulta acorde 
con los artículos 6-3 y 9 de la Ley 170 de 1994, en virtud de los cuales, como un claro lineamiento de 
la Organización Mundial del Comercio, se adquirió el compromiso que institucionalizar los sistemas 
internacionales de evaluación de la conformidad y de calidad confiable, para superar los obstáculos 
técnicos al comercio. Adicionalmente, ceñirse a los estándares internacionales en materia de 
metrología legal reporta como importancia que (i) los productos sean examinados para garantizar que 
cumplan los reglamentos de seguridad de protección contra características peligrosas; (ii) a los 
productos se les haga  una medición cuantitativa para brindarle seguridad y confianza al consumidor; 
y, (iii) se fomenta la normalización de los productos y de sus características en el plano internacional 
a través de las recomendaciones de la OIML, lo cual garantizar la adopción de los más estrictos y 
actuales estándares de calidad en beneficio de los productores y consumidores”1. 
 
Que a través de la Recomendación OIML R126, “Evidential Breath Analyzers” , de la 
Organización Internacional de la Metrología legal –OIML, se estandarizaron los requisitos 
técnicos y metrológicos que deben cumplir los instrumentos alcohosensores evidenciales, con 
el fin de garantizar la calidad de las mediciones que proveen. Esta norma internacional 
constituye el fundamento técnico del presente reglamento técnico metrológico.  
 
Que de conformidad con lo ordenado en los numerales 47, 48, 50, 51, 54 y 55 del artículo 1 
del Decreto 4886 de 2011, entre otras funciones, le corresponde a la Superintendencia de 
Industria y Comercio, respectivamente: “47. Organizar e instruir la forma en que funcionará la 
metrología legal en Colombia. 4 9. Ejercer funciones de control metrológico de carácter obligatorio en 
el orden nacional. 50. Establecer el procedimiento e instruir la forma en que se hará la aprobación de 
modelo para los instrumentos de medida que cuenten con la respectiva aprobación de modelo. 51. 
Ejercer el control sobre pesas directamente o en coordinación con las autoridades del orden territorial. 
54. Fijar las tolerancias permisibles para efectos del control metrológico”. Y,  “55. Expedir la 
reglamentación para la operación de la metrología legal”.  
 
Que teniendo en cuenta lo establecido en los numerales 4 y 9 del artículo 14 del Decreto 4886 
de 2011, es función del Superintendente  Delegado  para  el  Control  y  Verificación  de    - 
                                            
1 Sentencia C -621 de 2012. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Revisión de constitucionalidad de la “CONVENCIÓN  
PARA  CONSTITUIR  UNA  ORGANIZACIÓN  INTERNACIONAL  DE METROLOGÍA LEGAL ”, y de la Ley 1514 del 
6 de febrero de 2012, por medio de la cual fue aprobada. Expediente LAT -382. Bogotá 9 de agosto de 2012.  RESOLUCIÓN   NÚMERO _____________  DE 201             HOJA No. __ 3_____  
 
Por la cual se adiciona el Capítulo Noveno en el Título VI de la Circular Única y se reglamenta el control 
metrológico aplicable a alcoholímetros, etilómetros o alcohosensores evidenciales 
 
 
Reglamentos Técnicos y Metrología Legal, en especial : “4. Fijar las tolerancias permisibles para 
efectos del control metrológico”. Y, 9.  Estandarizar métodos y procedimientos de medición y 
calibración, así como un banco de información para su difusión” . 
 
Que el numeral 2 del artículo 2.2.1.7.14.4. del Decreto 1074 de 2015, modificado por el artículo 
3 del Decreto 1595 de 2015, dispone que:  “(…) Toda persona que use o mantenga un instrumento 
de medición que sea usado en cualquiera de las actividades relacionadas con el presente capítulo será 
responsable del buen funcionamiento y de la conservación del instrumento de medición, en cuanto a 
sus características metrológicas obligatorias y a la confiabilidad de sus mediciones, así como del 
cumplimiento del reglamento técnico metrológico correspondiente. Igualmente deberá permitir la 
realización de las verificaciones periódicas establecidas en el reglamento técnico o las que se hagan 
después de una reparación o modificación del instrumento, a su costa, permitiendo el acceso al 
instrumento de medición y a los documentos pertinentes”. 
 
Que según lo previsto en el literal F del artículo 131 de la Ley 769 de 2002, creado por el 
artículo 3 de la Ley 1696 de 2013 , “Los infractores de las normas de tránsito serán sancionados 
con la imposición de multas, de acuerdo con el tipo de infracción así: (…).  
 
“Conducir bajo el influjo del alcohol o bajo los efectos de sustancias psicoactivas.  Esta conducta será 
sancionada con las multas establecidas en el artículo 152 de este Código. Si se trata de conductores 
de vehículos de servicio público, de transporte escolar o de instructor de conducción, la multa o el 
período de suspensión de la licencia se duplicarán. En todos los casos de embriaguez o alcoholemia 
el vehículo será inmovilizado. 
 
El estado de embriaguez o alcoholemia se establecerá mediante una prueba que no cause lesión, la 
cual será determinada por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. ” 
 
Que el artícu lo 26 de la ley 769 de 2002, modificado por el artículo 7 de la Ley 1383 de 2010, 
fijó como causal de suspensión y de cancelación de la licencia de conducción las siguientes:  
 
Suspensión  
 
“(…) 3. Por encontrarse en flagrante estado de embriaguez o bajo efecto de drogas alucinógenas 
determinado por la autoridad competente.”  
 
Cancelación  
 
“(…) 4. Reincidencia al encontrarse manejando en estado de embriaguez o bajo el efecto de drogas 
alucinógenas determinado por la autoridad competente.”  
 
Que el artículo 3 de la Ley 1696 de 2013, que modificó el parágrafo del artículo 26 de la Ley 
769 de 2002, previó que la resolución mediante la cual se impone la suspensión o cancelación 
de la licencia de conducción, debe contener la prohibición expresa al co nductor de conducir 
vehículos automotores durante el tiempo que se le suspenda o cancele la licencia.   Igualmente 
estableció que aquella persona cuya licencia de conducción haya sido cancelada, podrá 
solicitar que se expida una nueva licencia una vez tran scurran veinticinco (25) años.  
 
Que el numeral 2 del artículo 6 2 del Código  Sustantivo del Trabajo , faculta  al empleador a dar 
por terminado unilateralmente y p or justa causa el contrato de trabajo, c uando  su empleado 
se presente : “2. (…) al trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia de nar cóticos o drogas 
enervantes” . 
 RESOLUCIÓN   NÚMERO _____________  DE 201             HOJA No. __ 4_____  
 
Por la cual se adiciona el Capítulo Noveno en el Título VI de la Circular Única y se reglamenta el control 
metrológico aplicable a alcoholímetros, etilómetros o alcohosensores evidenciales 
 
Que el artículo 5 de la ley 1696 de 2013, que modificó el artículo 152 de la Ley 769 de 2002, 
estableció los grados de alcoholemia que configuran las infracciones de tránsito que ameritan 
la imposición de una sanción, así: 
 
“(…) 
1.Grado cero de alcoholemia. entre 20 y 39 mg de etanol/100 ml de sangre total , (…).  
2.Primer grado de embriaguez. entre 40 y 99 mg de etanol/100 ml de sangre total, (…)  
3.Segundo grado de embriaguez entre 100 y 149 mg de etanol/100 ml de sangre total, (…)  
4.Tercer grado de embriaguez, desde 150 mg de etanol/100 ml de sangre total en adelante,  
(…)” 
 
Del mismo modo, el parágrafo 4 del artículo 5 de la Ley 1696 de 2013 dispuso que “[E]n el 
evento en que la alcoholemia sea igual o superior a 20 mg de etanol/100 ml de sangre, se aplicará las 
sanciones establecidas sin que sea necesario realizar pruebas adicionales para la determinación de la 
presencia de otras sustancias psicoactivas.”  
 
Que en el artículo 2.2.1.7.6.1. del Decreto Único 1074 de 2015 Ibídem, se establece que “[E]l 
Instituto Nacional de Metrología - INM es la autoridad competente para coordinar la ejecución de la 
metrología científica e industrial a nivel nacional, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 4175 de 
2011 o la norma que lo modifique o sustituya” ; y, conforme a lo previsto en el artículo 1.2.1.5. del 
Decreto 1074 de 2015, en ejercicio de su función como coordinador de la metrología científica 
e industrial, e l INM debe realizar “(…) la prestación de servicios metrológicos, el apoyo a las 
actividades de control metrológico y la diseminación de mediciones trazables al Sistema Internacional 
de unidades (SI)”  
 
Que de conformidad con el artículo 2.2.1.7.6.6 del Decreto 1074 de 2015, e l INM “será la entidad 
encargada de la diseminación de la trazabilidad metrológica al Sistema Internacional de Unidades – SI 
y su divulgación, entendido como las unidades básicas y derivadas definidas por la Conferencia 
General de Pesas y Medidas” 
 
Que de acuerdo con los numerales 6 y 7 del artículo 36 de la Ley 938 de 2004, el Instituto 
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en desarrollo de su misión, debe servir de 
organismo de verificación y control de las pruebas periciales y exámenes forenses practicados 
por los cuerpos de policía judicial del Estado y otros organismos, a solicitud de autoridad 
competente y servir como centro científico de referencia nacional en asuntos relacionados con 
medicina legal y ciencias forenses, respectivamente. 
 
Que mediante la Resolución 1844  del 2015 del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses, se adoptó la segunda versión de la “Guía para la Medición Indirecta de Alcoholemia 
a través de aire espirado” , y con ella se determinó que para comprobar el estado de 
embriaguez se debe realizar un ensayo de medición de etanol en aire espirado, utilizado un 
analizador de alcohol en el aire espirado denominado -alcohosensor-, que mide la cantidad de 
etanol presente en un determinado volumen de aire espirado, para luego estimar la cantidad 
de etanol en sangre a partir de esta medida. 
 
Que por medio de comunicación radicada en esta Entidad bajo el número 17-060813 del 10 
de marzo de 2017, la Directora de Seguridad Vial y Comportamiento de Tránsito de la 
Secretaría de Movilidad de Bogotá D.C. -SDMB, solicitó avanzar en la adecuación de un marco 
regulatorio para los alcohosensores evidenciales “teniendo en cuenta que es un tema altamente 
sensible como se desprende de lo señalado en el Plan Nacional de Seguridad Vial 2011-2021 (PNSV 
2011 -2021), que contempla dentro de sus objetivos generales y específicos “Reducir el número de 
víctimas fatales por accidentes de tránsito imputables a la conducción bajo el influjo del alcohol y el 
uso de sustancias psicoactivas a 0% para el año 2021”.  
 RESOLUCIÓN   NÚMERO _____________  DE 201             HOJA No. __ 5_____  
 
Por la cual se adiciona el Capítulo Noveno en el Título VI de la Circular Única y se reglamenta el control 
metrológico aplicable a alcoholímetros, etilómetros o alcohosensores evidenciales 
 
Que la SDMB señal ó también con su comunicación, que dentro de los pilares estratégicos y 
los programas en el eje C omportamiento Humano del PNSV se destaca la realización de: 
“medidas  y acciones de control efectivas  en donde se insta desde el nivel  nacional  al control per iódico 
de comportamientos como conducción bajo el efecto de sustancias psi coactivas y bebidas alcohólicas . 
Estos controles están en cabeza de las autoridades de tránsito y la Dirección de Tránsito y Transporte 
de la policía  nacional , quienes como herramienta práctica hacen controles periódicos en las vías 
urbanas y en carretera, con alcohosensores evidenciales. No  obstante desde el lanzamiento del PNSV 
en el año 2011 a la fecha , la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía  Nacional  reporta que a 
nivel nacional  se han presentado nueve mil quinientas veintisiete (9.527) colisiones  viales  asocia das a 
beber y conducir, las cuales han dejado un total de dos mil ciento setenta y seis (2.176)  personas 
fallecidas y doce mil cuatrocientos noventa y ocho (12.498) lesionadas (Fuente: SIEVI/SEDCO PLUS) ”. 
 
Que en virtud de lo previsto en los numerales 8 y 9 del artículo 59 de la Ley 1480 de 2011, se 
faculta a la Superintendencia de Industria y Comercio para ordenar la suspensión inmediata y 
de manera preventiva de la producción o comercialización de productos cuando se tenga 
indicios graves de que dicho producto no cumple, entre otros, con el reglamento técnico 
correspondiente, o para evitar que se cause daño o perjuicio a los consumidores por violación 
a las normas sobre protección al consumidor. 
 
Que a efectos de desarrollar lo dispuesto en los artículos 2.2.1.7. 14.1 . y siguientes del Decreto 
1074 de 2015, como también lo previsto en la Resolución SIC 64190 de 2015, y con el objetivo 
de fortalecer el ejercicio de las funciones a cargo de las Direcciones Territoriales de Tránsito, 
de la Policía Nacional y del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses 
relacionadas con la verificación y control de las pruebas periciales y exámenes forenses 
practicados para determinar el estado de embriaguez de una persona al momento de conducir 
vehículos automotores, como también las que se practican en el ámbito laboral y contractual, 
se hace necesario determinar los requisitos metrológicos, técnicos y administrativos que 
deben cumplir los alcoholímetros, etilómetros o alcohosensores evidenciales producidos en 
Colombia o importados al país, para efectos de ser declarada su conformidad, y también para 
ser utilizados con fines pericial es, judicial es o administrativ os y con ellos contribuir a la 
reducción de la accidentalidad vial, por lo cual es necesario adoptar las disposiciones 
establecidas en la presente resolución. 
 
Que el presente proyecto fue publicado en la página web de la Superintendencia de Industria 
y Comercio entre el 1 de julio y 29 de agosto de 2016,  siendo objeto de observaciones. 
 
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.7.5.6 del Decreto 1074 de 2015, 
esta Superintendencia solicitó a la Dirección de Regulación del Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo, oficio No. 16-442675- 0, concepto previo a la notificación internacional 
ante la Organización Mundial del Comercio -OMC, acerca del cumplimiento de la presente 
reglamentación con los lineamientos del Subsistema Nacional de la Calidad. 
 
Que con comunicación Radicada No. 17-442675-3, la Dirección de Regulación de l citado 
Ministerio analizó la presente norma y conceptuó de manera favorable en el sentido de señalar 
que el proyecto “…no restringirá el comercio más de lo necesario para alcanzar los objetivos 
legítimos …”. 
 
Que mediante signatura G/TBT/N/COL/ ___ del ___ de 2017 , el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo trasladó  la notificación internacional de esta resolución ante los países 
miembros de la OMC , de la CAN, y al nuestros socios comerciales, informando  que 
___________ . 
 RESOLUCIÓN   NÚMERO _____________  DE 201             HOJA No. __ 6_____  
 
Por la cual se adiciona el Capítulo Noveno en el Título VI de la Circular Única y se reglamenta el control 
metrológico aplicable a alcoholímetros, etilómetros o alcohosensores evidenciales 
 
Que el Superintendente Delegado para la Protección de la Competencia mediante memorando 
con Radicación No. 17-___ de 2017, rindió concepto previo de abogacía de la competencia, 
concluyendo que ______________________. 
 
RESUELVE  
 
ARTÍCULO 1 . Adicionar el Capítulo Noveno en el  Título VI METROLOGÍA LEGAL de la 
Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, el cual quedará así:  
 
CAPÍTULO NOVENO. REGLAMENTO TÉCNICO METROLÓGICO APLICABLE A 
ALCOHOLÍMETROS, ETILÓMETROS O ALCOHOSENSORES EVIDENCIALES 
 
9.1. Objeto El presente reglamento técnico metrológico es aplicable a los alcoholímetros, 
etilómetros o alcohosensores evidenciales que son utilizados en todas aquellas actividades 
de naturaleza pericial, judicial o administrativa, destinados a determinar la concentración de 
alcohol en sangre, a través de la medición de alcohol en aire espirado. Esta norma se adopta 
con el fin de asegurar la calidad de las mediciones que proveen este tipo de instrumentos, y 
con ello brindar confianza a la ciudadanía frente a las mediciones que sirven de fundamento 
para tomar decisiones de tipo administrativo y judicial. 
 
Para cumplir este objetivo, el presente reglamento fija requisitos técnicos, metrológicos y 
administrativos que deben cumplir los alcoholímetros, etilómetros o alcohosensores 
evidenciales, establece el procedimiento de evaluación de la conformidad, define las 
o
bligaciones para productores e importadores y dicta disposiciones frente a la verificación 
metrológica de estos instrumentos que están en servicio. 
 
9.2. Ámbito de aplicación Los requisitos técnicos, metrológicos y administrativos de este 
reglamento técnico son aplicables a los etilómetros evidenciales que son utilizados en todas 
aquellas actividades de naturaleza pericial, judicial o administrativa, para determinar la 
concentración de alcohol en sangre, a través de la medición de alcohol en aire espirado de 
una persona, y cuya sub partida arancelaria se define a continuación: 
 
Ítem  
No. Partida No.  Descripción Arancelaria  Producto s 
1 9027.80.90.00  Instrumentos de medida, control o 
precisión; Instrumentos y aparatos 
para análisis físicos o químicos . Alcoholímetro, etilómetros o 
alcohosensores evidenciale s. 
2 9027.10.90.00  Instrumentos de medida, control o 
precisión; Instrumentos y aparatos 
para análisis físicos o químicos .  
Analizadores de gases o de humos.  Alcoholímetro, etilómetros o 
alcohosensores evidenciale s. 
 
Parágrafo 1. El presente reglamento técnico no aplica para productos que a pesar de 
encontrarse incluidos en la sub partida arancelaria descrita atrás, no son alcoholímetros, 
etilómetros o alcohosensores evidenciales. No obstante, si un alcoholímetro, etilómetro 
e
videncial ingresa al país bajo una sub partida arancelaria distinta de aquella descrita en este 
numeral, está sujeto al cumplimiento de las disposiciones contempladas en este reglamento. 
 
Parágrafo 2. El presente reglamento técnico metrológico no resulta ser aplicable a 
alcohosensores o etilómetros que suministren un resultado preliminar, o que indiquen un 
resultado cualitativo, verbigracia pase o no pase; o a aquellos que no suministren resultados 
suficientemente exactos para determinar la concentración de alcohol en sangre a través del 
alcohol en aliento como los denominados alcohosensores o etilómetros para “screening” . 
 RESOLUCIÓN   NÚMERO _____________  DE 201             HOJA No. __ 7_____  
 
Por la cual se adiciona el Capítulo Noveno en el Título VI de la Circular Única y se reglamenta el control 
metrológico aplicable a alcoholímetros, etilómetros o alcohosensores evidenciales 
 
Para estos efectos, los etilómetros no evidenciales, cuyos resultados no podrán ser utilizados 
con fines periciales, judiciales ni administrativos por no encontrarse sujetos a control 
metrológico, deberán ser rotulados con una etiqueta indeleble adherida en una parte visible 
del instrumento que cubra al menos el 30% del área del mismo, en idioma castellano, cuyas 
características son las siguientes: 
 
 
 
 
 
 
L
os efectos fisiológicos asociados con el alcohol, tampoco están dentro del alcance de este 
reglamento técnico. 
 
Parágrafo 3. Excepción de demostración de conformidad . Sin perjuicio de lo dispuesto en 
este numeral, podrán ingresar al mercado nacional una cantidad determinada de etilómetros 
evidenciales de producción extranjera sin demostrar conformidad, cuando vayan a ser objeto 
de certificación por parte de un Organismo de Evaluación de la Conformidad -OEC-, siempre 
que se haya celebrado un contrato en el productor / importador y el OEC para este propósito. 
 
En aplicación de esta excepción, el productor/importador deberá declarar bajo la gravedad de 
juramento, que ninguno de los instrumentos ingresados al país será utilizado en actividades 
sujetas a control metrológico, o puesto en circulación, hasta que obtenga los certificados de 
conformidad correspondientes. 
 
9.3.Definiciones 
 
Para efectos de la aplicación e interpretación del presente reglamento técnico metrológico, se 
deberán tener en cuenta las definiciones incluidas en el artículo 2.2.1.7.2.1 del Decreto 1074 
de 2015, y aquellas incluidas en el numeral 3.3 de la Resolución SIC 64190 de 2015 que le 
sean aplicables.  
 
Adicionalmente, se deben considerar las definiciones contenidas en el Vocabulario 
Internacional de Términos en Metrología Legal (VIML) OIML V1:2013, así como las siguientes: 
 
- Alcohol. Para los propósitos de este reglamento la palabra “alcohol” es usada para referirse al alcohol 
etílico o al etanol. 
 
- Alcoholímetro. Instrumento que mide y muestra la concentración en masa de alcohol en el aliento 
humano espirado dentro de límites de error específicos. 
 
Siempre que en este reglamento técnico se haga referencia al alcoholímetro, etilómetro, alcohosensor, 
instrumento de medición o simplemente instrumento, se está haciendo referencia indistintamente al 
instrumento alcoholímetro evidencial . 
 
- Alcoholímetro estacionario. Alcoholímetro diseñado únicamente para su uso en ubicaciones fijas 
al interior de edificios o lugares, que proporcionen condiciones ambientales estables   
 
- Alcoholímetro móvil . Alcoholímetro diseñado para su uso en aplicaciones móviles (por ejemplo, en 
vehículos).  
 
- Alcoholímetro portátil.  Alcoholímetro diseñado para su uso dentro o fuera de edificios y en 
aplicaciones móviles (por ejemplo, dispositivos manuales, generalmente alimentados con una batería 
autónoma). 
 Este instrumento de medición no podrá ser utilizado con 
fines periciales, judiciales ni para imponer sanciones de 
tipo administrativo.  RESOLUCIÓN   NÚMERO _____________  DE 201             HOJA No. __ 8_____  
 
Por la cual se adiciona el Capítulo Noveno en el Título VI de la Circular Única y se reglamenta el control 
metrológico aplicable a alcoholímetros, etilómetros o alcohosensores evidenciales 
 
- Aire alveolar. Aire contenido en los alvéolos pulmonares, donde el intercambio gaseoso entre sangre 
y los gases contenidos dentro de los alveolos tiene lugar. 
 
- Aliento aspiratorio final . Aire considerado lo suficientemente representativo del aire alveolar (en 
oposición al volumen anatómico muerto).  
 
- Volumen anatómico muerto. Área de conducción de flujo de gas conocida como el área de 
conducción sin intercambio significativo de un volumen definido. Este volumen varía según el 
individuo. 
 
- Material de referencia. Material suficientemente homogéneo y estable con respecto a propiedades 
especificadas, establecido como apto para su uso previsto en una medición o en un examen de 
propiedades cualitativas . Generalmente se usa en la calibración de un instrumento, la evaluación de 
un método de medición o para la asignación de valores a los materiales 
 
- Material de referencia certificado (MRC). material de referencia, acompañado por la 
documentación emitida (certificado) por un organismo autorizado, que proporciona uno o varios 
valores de propiedades especificadas, con incertidumbres y trazabilidades asociadas, empleando 
procedimientos validados. 
 
- Modo de medición. Modo claramente definido en el que el alcoholímetro puede hacer mediciones a 
la tasa que normalmente se esperaría durante la operación y en el cual debe cumplir con los requisitos 
de desempeño de este reglamento técnico. 
 
- Modo de mantenimiento: Modo en el cual el alcoholímetro se puede ajustar y está sujeto a control 
metrológico. 
 
- Modo de espera: Modo del alcoholímetros en el que únicamente ciertos circuitos están activados 
con el fin de conservar energía y/o prolongar la vida del componente, y de lograr el modo de medición 
más rápidamente de lo que sería posible si se inicia desde el estado sin energía. 
 
- Dispositivo de ajuste: Dispositivo para ajustar el alcoholímetro cuando está en modo de 
mantenimiento.  
 
- Error de medición: Valor de la magnitud medida menos el valor de cantidad de referencia. 
 
-  Equipo bajo prueba (EBP):  Muestra(s) del modelo de alcoholímetro evidencial que es entregado 
por el productor/importador al Organismo Evaluador de la Conformidad –OEC, con el fin de ser 
sometido a las pruebas y ensayos establecidos en este reglamento técnico. 
 
- Perturbación: Magnitud de influencia que tiene un valor dentro de los límites especificados en este 
reglamento, pero por fuera de las condiciones de operación especificadas para el instrumento de 
medición.  
 
Nota: Una magnitud de influencia es una perturbación si las condiciones de operación establecidas 
para esa magnitud no están especificadas. 
 
- Dispositivo de verificación automática: Dispositivo o proceso interno que verifica si el 
alcoholímetro está ajustado adecuadamente. Dicho dispositivo puede incluir elementos internos de 
verificación (por ejemplo, de estabilidad de la señal o estabilidad de  la temperatura) o elementos 
externos adicionales que se conectan al instrumento, tales como filtros ópticos o eléctricos o un 
cilindro con un gas de prueba con concentración conocida.  
 
- Deriva : Cambio en las indicaciones del instrumento para la misma conce ntración de alcohol que 
ocurre durante un periodo de tiempo determinado a una concentración de masa de alcohol en el aire 
específica.  
 RESOLUCIÓN   NÚMERO _____________  DE 201             HOJA No. __ 9_____  
 
Por la cual se adiciona el Capítulo Noveno en el Título VI de la Circular Única y se reglamenta el control 
metrológico aplicable a alcoholímetros, etilómetros o alcohosensores evidenciales 
 
- Efecto residual de la memoria: Diferencia entre los resultados de la medición para la misma 
concentración de alcohol cuan do las muestras entregadas se intercalan con una muestra que 
contiene una concentración de alcohol más alta específica.  
 
- Fallo significativo: Diferencia entre el error (en la indicación) y el error intrínseco que sea mayor que 
el valor especificado en esta norma. Los fallos significativos solo son relevantes para los sistemas de 
medición electrónicos. 
 
- Estabilización del alcohol: La estabilización comienza cuando la concentración de alcohol 
(representativa del aire alveolar) alcanza el 99% del valor de referencia del gas utilizado para la 
prueba y permanece estable . 
 
- Error intrínseco: Error de un instrumento de medición, determinado bajo las condiciones de 
referencia.  
 
9.4. Requisitos técnicos y metrológicos 
 
9.4.1.  Unidad de medida . El alcoholímetro  debe ser capaz de expresar la medición de alcohol 
en aire espirado en unidades equivalentes de contenido de alcohol en masa por unidad de 
volumen de sangre.  
 
En concordancia con lo establecido en el artículo 5 de la Ley 1696 de 2013, el alcoholímetro 
debe permitir el ajuste de la unidad de medida en miligramos de alcohol por decilitro de sangre, 
equivalente igual a miligramos de etanol por cien mililitros de sangre (mg etanol/100 mL de 
sangre), en adelante denominada concentración de alcohol en sangre equivalente. 
 
Esta función únicamente debe estar habilitada en el modo de mantenimiento o ajuste del 
alcoholímetro. 
 
Para transformar las unidades de masa de alcohol por volumen de aire espirado en unidades 
de masa de alcohol por volumen de sangre, se deb e aplicar  la siguiente fórmula: 
e equivalent sangre aire C C . 2100sangredeL 1alcoholmg100 2
espiradoalientodeL 1alcoholmg1

 
 
Caire = 2100 C  sangre equivalente 
El marcador decimal en la pantalla o en el impreso será una coma sobre el renglón o un punto 
sobre el renglón. 
 
9.4.2. Requisitos metrológicos 
 
9.4.2.1.  Intervalo de medición . El alcoholímetro  debe tener la capacidad de medir , como 
mínimo, todas las concentraciones de masa en el intervalo de 0 mg/100 m L hasta 200 mg/ 
100 m L de alcohol en sangre equivalente o total . 
 
En el modo de operación para medición, se permite que el alcoholímetro indique los resultados 
de medición en un valor de 0 mg/100 mL en sangre equivalente para concentraciones menores 
o iguales a 10 mg de etanol / 100 mL de sangre. Sin embargo, el alcoholímetro debe permitir 
que se cancele esta función de ocultamiento en el modo de operación en mantenimiento. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, e l productor/importador puede definir un límite superior mayor al 
intervalo de medición mínimo requerido. 
 RESOLUCIÓN   NÚMERO _____________  DE 201             HOJA No. __ 10_____  
 
Por la cual se adiciona el Capítulo Noveno en el Título VI de la Circular Única y se reglamenta el control 
metrológico aplicable a alcoholímetros, etilómetros o alcohosensores evidenciales 
 
El alcohosensor debe indicar cuando se haya excedido su límite superior de medición. 
 
9.4.2.2. Errores máximos permitidos (EMP) . Los siguientes EMP aplicarán dentro de las 
condiciones nominales de operación. 
 
9.4.2.2.1. EMP para alcoholímetros en fase de evaluación de la conformidad (examen de 
tipo y/o aprobación de modelo y verificación inicial) y de después de reparación .  El 
error máximo permitido, positivo o negativo, es 0,020 mg/L o 5% del valor de referencia de la 
concentración de masa, cualquiera que sea mayor. 
 
Si el límite superior del intervalo de medición es mayor a 2,00 mg/L, el error máximo permitido 
será:  
 
𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎
2− 0,9 mg/L para todas las concentraciones de masa mayores de 2 mg/L. 
 
9.4.2.2.2. EMP para alcoholímetros en fase de instrumentos en servicio (para la 
verificación periódica y de después de reparación) . El error máximo permitido, positivo o 
negativo, es 0,030 mg/L o 7,5% del valor de referencia de la concentración de masa, 
cualquiera que sea mayor. 
 
Si el límite superior del intervalo de medición es mayor a 2,00 mg/L, el error máximo permitido 
será:  
 
𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 x (3
4) − 1, 35 mg/L  para las concentraciones de masa mayores de 2 mg/L. 
 
9.4.2.3. División de escala . La división de escala del alcoholímetro debe ser al menos 0,0 1 
mg/L en el modo de medición. Sin embargo, en el modo de mantenimiento, debe ser posible 
mostrar un intervalo de escala igual a 0,001 mg/L. Este intervalo de escala es utilizado para la 
prueba metrológica. 
 
Un valor de medición de tres decimales debe ser redondeado hacia abajo a dos decimales. 
Es decir, un valor de medición de 0,427 mg/L se redondea hacia abajo a 0,42 mg/L. 
 
9.4.2.4. Repetibilidad . La repetibilidad del instrumento se expresa como la desviación 
estándar experimental de un número determinado de resultados de medición. 
 
La desviación estándar experimental se da según la siguiente fórmul a: 
 
𝑆= √∑ (𝑌1−𝑌) 2̅̅̅̅̅ 𝑛
𝑖=1
𝑛−1 
Donde:  
n = el número de mediciones realizadas a cualquier concentración de masa específica, 
Yi = la medición x (de n) para la concentración de masa específica,  
Ȳ = La media aritmética de los valores de n.  
 
La desviación estándar experimental para todas las concentraciones de masa será menor o 
igual a un tercio del error máximo permitido.  
 
El alcoholímetro debe cumplir con los requisitos de este reglamento para la totalidad del 
Intervalo de medición especificado.  
 RESOLUCIÓN   NÚMERO _____________  DE 201             HOJA No. __ 11_____  
 
Por la cual se adiciona el Capítulo Noveno en el Título VI de la Circular Única y se reglamenta el control 
metrológico aplicable a alcoholímetros, etilómetros o alcohosensores evidenciales 
 
El productor podrá definir un intervalo de medición más amplio .  
 
El alcoholímetro debe indicar un error cuando se exceda su límite superior de medición. 
 
9.4.2.5.Deriva 
 
9.4.2.5.1.Deriva cero . La deriva medida  bajo condiciones de referencia (numeral 9. 9.4.1. 
Condiciones de referencia para la realización de pruebas y ensayos) a 0,00 mg/L será menor 
que 0,010 mg/L en 4 horas.  
 
9.4.2.5.2.Deriva a 0,40 mg/L 
 
9.4.2.5.2.1.  Deriva a corto plazo . La deriva medida  bajo condiciones de referencia (numeral 
9.9.4.1. Condiciones de referencia para la realización de pruebas y ensayos)  a 0,40 mg/L será 
menor que 0,010 mg/L en 4 horas.  
 
9.4.2.5.2.2.  Deriva a largo plazo . La deriva medida  bajo condiciones de referencia (numeral 
9.9.4.1. Condiciones de referencia para la realización de pruebas y ensayos) a 0,40 mg/L será 
menor que 0,020 mg/L en dos meses.  
 
9.4.2.6. Efectos de memoria 
 
9.4.2.6.1.Efectos de memoria con grandes diferencias en la concentración de la masa .  
El efecto de memoria será menor que 0,010 mg/L cuando la prueba se realice de conformidad 
con lo señalado en el literal c) del numeral 9.9.4.4.1.  
 
9.4.2.6.2. Efecto de memoria con pequeñas diferencias en la concentración de masa .  
El efecto de memoria será menor que 0,010 mg/L cuando la prueba se realice de conformidad 
con lo establecido en el literal c) del numeral 9.9.4.4.1. 
 
9.4.2.7.  Múltiples dispositivos indicadores . Si el alcoholímetro está provisto de varios 
dispositivos indicadores, todos deben mostrar el mismo resultado.  
 
9.4.2.8.Requisitos mínimos para condiciones nominales de operación 
 
9.4.2.8.1.  Factores de influencia física . Los alcoholímetros deben estar  diseñados y 
fabricados de tal manera que sus errores no superen los EMP indicados en el numeral 9.4.2.2 
bajo las siguientes condiciones nominale s de operación : 
 
a  Temperatura ambiente   Baja  +5 °C para alcoholímetros estacionarios, -10 °C 
para alcoholímetros móviles  
-10 °C para alcoholímetros portátiles   
Alta  +30 °C para alcoholímetros estacionarios  
+40 °C para alcoholímetros móviles  
+40 °C para alcoholímetros portátiles  
b  Humedad relativa  Hasta 85% durante 2 días para alcoholímetros móviles y portátiles  
c  Presión atmosférica  500 hPa – 1 060 hPa  
d  Vibración aleatoria   Despreciable para alcoholímetro estacionario  
10 Hz – 150 Hz, 7 m.s-2, 1 m2.s-3, –3 dB/octava únicamente para 
alcoholímetros móviles y portátiles  
e  Voltaje de CC   Según lo indicado por el productor   
f  Voltaje de CA.   Unom – 15 % a Unom + 10 %  
g  Frecuencia de la red de CA   fnom – 2 % a  fnom + 2 %  RESOLUCIÓN   NÚMERO _____________  DE 201             HOJA No. __ 12_____  
 
Por la cual se adiciona el Capítulo Noveno en el Título VI de la Circular Única y se reglamenta el control 
metrológico aplicable a alcoholímetros, etilómetros o alcohosensores evidenciales 
 
h  Voltaje de la batería interna   Todos los voltajes entre una batería nueva o recientemente cargada, 
hasta el voltaje más bajo al que el instrumento funcione correctamente 
dentro de los EMP  de conformidad con las especificaciones dadas por el 
productor .  
i  Voltaje de la batería de un 
vehículo terrestre.  Batería de 12 V   9 V – 16 V  
Batería de 24 V  16 V – 32 V  
j  Fracción total por volumen de hidrocarburos (como 
equivalente de metano) en el ambiente  5 mg/L   
k  Concentración de masa de dióxido de carbono  10 %  
 
Estas disposiciones aplican por separado a cada factor de influencia y a cada determinación 
de error. 
 
9.4.2.8.2. Condiciones de espiración . El alcoholímetro debe proporcionar un mensaje de 
error si las condiciones de exhalación (ejemplo continuidad y flujo) indicadas por el productor 
para garantizar la medición no se cumple; verbigracia continuidad y flujo del aire exhalado  
 
Estas condiciones, especificadas por el productor, deben cumplir con los siguientes valores:  
 
 Volumen espirado:  Igual o mayor a 1,2 L;  
 Contrapresión:   No excede 25 hPa (a un caudal de 12 L/min);  
 Caudal:     Igual o mayor a 6 L/min;  
 Tiempo de espiración: Igual o mayor a 5 s.  
 
9.4.2.9. Fallo significativo . Es el Fallo mayor a la magnitud del EMP definido en el numeral 
9.4.2.2.1. 
 
9.4.2.10. Perturbaciones y otras cantidades de influencia 
 
9.4.2.10.1.  Perturbaciones . Los alcoholímetros deben ser diseñados y fabricados de tal 
manera que cuando se expongan a las perturbaciones indicadas a continuación, (a) no 
ocurran fallos significativos o (b) se detecten dichos fallos y se actúe conforme a ello por medio 
de un dispositivo de verificación así: 
 
9.4.2.10.1.1. En presencia de cualquiera de las siguientes perturbaciones 
 
a  Radiofrecuencia 
radiada, campos 
electromagnéticos  De 80 MHz a 3 ,000 MHz, 10 V/m  
En caso de que el alcoholímetro no cuente con entrada de conexión a la red eléctrica 
o puertos de entrada, el intervalo  de frecuencia aplicable es de 26 MHz a 3 ,000 MHz.  
b  Campos de 
radiofrecuencia 
conducidos  De 0,15 MHz a 80 MHz, 10 V/m  
c  Descargas 
electroestáticas  6 kV descarga de contacto  
8 kV descarga de aire  
d  Picos en líneas de 
suministro  Amplitud 1 kV  
Tasa de repetición 5 kHz  
e  Picos en señales, 
datos y líneas de 
control  Amplitud 1 kV  
Tasa de repetición 5 kHz  
f  Picos en señales, 
datos y líneas de 
control  Líneas no equilibradas  Línea a línea  1 kV  
Línea a tierra  2 kV  
Líneas equilibradas  Línea a tierra  2 kV  
g  Caídas en el 
voltaje de CA, 
cortas 
interrupciones y Reducción  100 %  100 %  30 %  > 95 %  
Duración  0,5 ciclo  
1 ciclo  25 ciclos  
250 ciclos  RESOLUCIÓN   NÚMERO _____________  DE 201             HOJA No. __ 13_____  
 
Por la cual se adiciona el Capítulo Noveno en el Título VI de la Circular Única y se reglamenta el control 
metrológico aplicable a alcoholímetros, etilómetros o alcohosensores evidenciales 
 
variación de 
voltaje.  
h  Conducción 
eléctrica 
transitoria para 
las baterías 
externas de un 
vehículo   Pulso 1  Pulso 2  Pulso 3  Pulso 4  
Nivel    
-100 V  2ª  2b  3ª  3b    
-7 V  +50 V  +10 V  -150 V  +100 V  
Número mínimo de 
pulsos o tiempo de 
prueba  5,000 
pulsos  5,000 
pulsos  10 
pulsos  1 hora  1 pulso  
 
9.4.2.10.1.2.Después de haber experimentado cualquiera de las siguientes 
perturbaciones 
 
a  Choques 
mecánico    Estacionario  Móvil  Portátil  
Altura de la caída  25 mm  50 mm  1 m  
Número de  
caídas  1  1  3  
b  Sacudidas  10 g, 6 ms, 2 Hz, en 3 ejes, 1 ,000 sacudidas para cada eje  
c  Calor húmedo, 
cíclico (con 
condensación)    Móvil  Portátil  
Temperatura  55 °C  55 °C  
Duración  2 ciclos  4 ciclos  
d  Prueba de 
almacenamiento  -25 ° C, 6 horas  
+70 ° C, 6 horas  
 
 
9.4.2.10.1.3. Aplicación . El alcoholímetro debe operar conforme a lo establecido en los 
literales a y b del numeral 9.4.2.10.1 a elección del productor, por separado frente a cada 
causa individual de perturbación y/o frente a cada parte del instrumento de medición. 
 
9.4.2.10.2. Cantidades fisiológicas de influencia . Los alcoholímetros evidenciales deben 
ser diseñados y fabricados de manera que cuando se expongan a las cantidades fisiológicas 
de influencia indicadas a continuación, la variación en la indicación no supere 0,1 mg/L. 
 
 
Sustancia de Interferencia  Valor nominal para masa de vapor  
Concentración mg/L (± 5 %)  
Acetona  0,5  
Metanol  0,1  
Isopropanol  0,1  
Monóxido de carbono  0,2  
 
9.4.2.11.  Durabilidad  El alcoholímetro deberá cumplir de manera permanente , durante la vida 
útil del instrumento, con las disposiciones contenidas en los numerales 9.4.2.2, 9.4. 2.4, 
9.4.2.5, 9.4.2.6, 9.4.2.8  y 9.4. 2.10.  
 
El alcoholímetro estará diseñado para mantener la estabilidad de sus características 
metrológicas durante un periodo de tiempo (a ser especificado por el productor) el cual será 
al menos tan largo como la vigencia de la verificación periódica. 
  
9.4.2.12.  Presunción de cumplimiento  Será conforme con este reglamento técnico el tipo o 
modelo de alcoholímetro evidencial que cumpla con los requisitos metrológicos definidos en 
los numeral es 9.4. 2.1 a 9.4. 2.11, y que haya aprobado satisfactoriamente el procedimiento de 
evaluación de la conformidad  conforme a lo dispuesto en este reglamento técnico . 
 
9.5. Requisitos técnicos RESOLUCIÓN   NÚMERO _____________  DE 201             HOJA No. __ 14_____  
 
Por la cual se adiciona el Capítulo Noveno en el Título VI de la Circular Única y se reglamenta el control 
metrológico aplicable a alcoholímetros, etilómetros o alcohosensores evidenciales 
 
 
9.5.1. Presentación de l os resultados de la medición 
 
9.5.1.1.  Visualización . La lectura de los resultados en la pantalla del instrumento y en el 
soporte impreso debe ser confiable , fácil e inequívoca ba jo condiciones normales de uso.  
 
El resultado de la medición se mostrará digitalmente mediante cifras alineadas. 
 
En el modo de medición, lo mínimo que la pantalla del alcoholímetro debe mostrar es dos 
cifras decimales. Por ejemplo, un valor medido de 0,427 mg/L será mostrado como 0,42 mg/L 
en modo de medición, es decir, redondeado hacia abajo. 
 
En modo de mantenimiento debe ser posible mostrar al menos tres cifras decimales (por 
ejemplo, un valor medido de 0,427 mg/L será mostrado como 0,427 mg/L en el modo de 
mantenimiento).  
 
La altura de las cifras en la pantalla debe ser igual a, al menos  
 
 5 mm para pantallas iluminadas, y 
 10 mm en todos los demás casos. 
 
El nombre de la unidad de medida o su símbolo deben aparecer cerca de la indicación de la 
medición. El carácter utilizado debe tener una altura de al menos 3 mm. 
 
Si los caracteres no están iluminados, la pantalla debe tener un dispositivo de iluminación. 
Cuando el resultado de una medición es cero, no debe ser posible confundir dicho resultado 
con la indicación de cero antes de una medición. 
 
9.5.1.2.  Disponibilidad de los resultados de medición . Debe ser posible que el 
alcoholímetro conserve los resultados en una forma legible o accesible durante al menos 5 
minutos. Si se pueden realizar otras mediciones durante este periodo, el resultado anterior 
debe ser accesible sin ambigüedades.  
 
Si este requisito solo se puede cumplir mediante la impresión de los resultados, el instrumento 
debe ser diseñado y fabricado de tal forma que la ausencia de papel en la impresora debe 
impedir  que se realicen mediciones adicionales. 
 
9.5.2. Protección contra fraude El alcoholímetro debe ser diseñado  y construido  de tal 
manera que  al ser utilizado de manera normal,  no posea características que puedan facilitar 
su uso fraudulento, bien sea de manera accidental o deliberada, y debe garantizar que las 
posibilidade s de mal uso intencional sean mínimas. El requisito general esencial de evitar el 
uso fraudulento del instrumento se debe  cumplir de manera tal que se protejan los intereses 
de todas las partes involucradas en la operación.  
 
Específicamente, se deben tener en cuenta los siguientes aspectos: 
 
 Excepto en el modo de mantenimiento (con acceso restringido), debe ser imposible realizar 
ajustes sin romper los sellos; 
 La posibilidad de cambiar el software debe cumplir con el requisito previsto en el numeral 
9.5.4; 
 El riesgo de la influencia (deliberada) con teléfonos digitales o imanes estáticos debe 
minimizarse. (para perturbaciones por campos electromagnéticos radiados de 
radiofrecuencia, ver también 9.4.2.10.1.1); RESOLUCIÓN   NÚMERO _____________  DE 201             HOJA No. __ 15_____  
 
Por la cual se adiciona el Capítulo Noveno en el Título VI de la Circular Única y se reglamenta el control 
metrológico aplicable a alcoholímetros, etilómetros o alcohosensores evidenciales 
 
 La transmisión de datos debe cumplir con el requisito señalado en el numeral 9.5.5; 
 El acceso al modo de mantenimiento debe ser restringido. 
 
9.5.3. Dispositivo de verificación de operación . Al encenderse, el alcoholímetro debe 
verificar su correcto funcionamiento de manera automática. Cuando se detecte cualquier 
defecto o señal de error en su operación, el instrumento debe generar un mensaje de error y 
no debe permitir mediciones adicionales. 
 
El alcoholímetro debe verificar su correcta operación de manera automática tanto antes de 
cada medición como después de cualquier medición que de un resultado mayor que un valor 
predeterminado de concentración de masa (este valor puede ser cero). 
 
9.5.3.1. Tiempo de calentamiento . Bajo condiciones de referencia (ver numeral 9.9.4.1), el 
alcoholímetro debe tener la capacidad de alcanzar el modo de medición después de un 
periodo de calentamiento es especificado por el productor, sin que sea mayor a 15 minutos 
después de encenderse, o en menos de 5 minutos después de pasar de modo en espera a 
modo de medición. 
 
9.5.3.2.  Disponibilidad para la toma de la medición . Después de efectuado un proceso de 
verificación de operaciones del alcoholím etro, como el que se realizar  antes de ser utilizado 
en actividades sujetas a control metrológico por parte del operador del instrumento, 
(incluyendo la verificación automática del ajuste) utilizando el dispositivo de verificación 
automática incorporado, d esde el momento en el que el alcoholímetro indique que está listo 
para recibir la exhalación, el alcoholímetro debe estar disponible durante al menos un minuto.  
 
El alcoholímetro debe indicar su disposición para iniciar una medición y o debe realizar 
mediciones hasta que esté listo para hacerlo. Cuando, después de un periodo de tiempo 
específico, el instrumento ya no esté listo para realizar mediciones, debe indicar su estado. 
 
9.5.3.3. Continuidad en la espiración . El alcoholímetro debe monitorear la continuidad de la 
espiración en las condiciones nominales de operación del instrumento, y debe indicar si el flujo 
de aire espirado se interrumpe entre el comienzo y el final de la toma de la muestra. Mediante 
una señal el alcoholímetro debe indicar la continuidad de la espiración o exhalación. La 
espiración se considerará interrumpida si el flujo se encuentra por debajo del establecido en 
el numeral 9.4.2.8.2. 
 
9.5.3.4.  Dispositivo de detección de a lcohol en el tracto respirator io superior . El 
alcoholímetro debe estar equipado con una función para detectar automáticamente si el 
resultado de una medición es afectado por la presencia de alcohol en e l tracto respiratorio 
superior.  
 
9.5.4.  Software . La totalidad del software del alcoholímetro evidencial  está sujeto a control 
metrológico . 
 
9.5.4.1.  Identificación del software2. El software del alcoholímetro debe estar claramente 
identificado , por lo menos mediante una  comprobación  de sus características . La identificación 
debe estar inexorablemente relacionada con el software mismo y se debe calcular, presentar 
o imprimir a solicitud o mostrarse durante la op eración o durante el encendido.  
 
                                            
2 Ver OIML D 31:2008; 5.1.1).  RESOLUCIÓN   NÚMERO _____________  DE 201             HOJA No. __ 16_____  
 
Por la cual se adiciona el Capítulo Noveno en el Título VI de la Circular Única y se reglamenta el control 
metrológico aplicable a alcoholímetros, etilómetros o alcohosensores evidenciales 
 
El algoritmo de suma de comprobación será un algoritmo normalizado. Los algoritmos CRC16, 
MD5, SHA-1 y SHA-2 son soluciones aceptables para este cálculo. 
 
El certificado de examen de tipo o la aprobación de modelo debe indicar claramente la 
identificación de software y los medios de identificación. 
 
9.5.4.2. Protección de software contra el fraude . El software debe estar asegurado contra 
modificación, carga o cambios no autorizados de programación mediante el intercambio del 
dispositivo de memoria. Además del precinto mecánico, pueden ser necesarios otros medios 
mecánicos para asegurar los instrumentos de medición que tienen un sistema operativo o la 
opción de cargar software. 
 
La protección de software incluye el sellamiento por medios mecánicos, electrónicos y/o 
criptográficos, haciendo que cualquier intervención no autorizada sea imposible o evidente. 
 
El instrumento sólo puede permitir activar las funciones claramente documentadas a través de 
la interfaz del usuario, lo cual debe ocurrir de tal manera que no facilite su uso fraudulento. 
 
Para efectos del examen de tipo o de la aprobación de modelo, el productor del instrumento 
de medición debe declarar y documentar todas las funciones del programa que pueden 
activarse a través de la interfaz del usuario. No deben existir funciones escondidas. E l 
productor debe declarar exhaustivamente en la documentación que prepara para este efecto, 
la totalidad de estas funciones de programación de software del instrumento. 
 
Los parámetros que fijan las características metrológicas de un alcoholímetro deben estar 
protegidos contra modificaciones no autorizada. Para los efectos de la verificación periódica, 
el alcoholímetro debe permitir mostrar o imprimir la configuración de los parámetros que posee 
en ese momento. 
 
9.5.5. Registro de los resultados de la medición en el tiempo 
 
9.5.5.1.  Dispositivo de impresión . Si el alcoholímetro está equipado con un dispositivo de 
impresión , este  deberá cumplir  con los siguientes requisitos:  
 
La información impresa debe incluir, al menos : 
 
- Número serial del alcoholímetro con el que se tomó la muestra; 
- Los resultados de la medición y sus unidades;  
- Las cifras de los resultados de la medición al utilizar papel pre impreso; y,  
- La hora y fecha de la medición. 
 
Cuando el símbolo de la unidad de medida esté pre impreso, se utilizará un papel específico 
para el dispositivo de impresión según especificaciones del productor. 
 
La altura mínima de las cifras del dispositivo de impresión es de 2 mm. 
 
La división de escala impresa debe ser al menos 0,01 mg/L en el modo de medición, y debe 
ser posible imprimir a un intervalo de escala igual a 0,001 mg/L en el modo de mantenimiento. 
El alcoholímetro debe ser diseñado y producido de tal manera que los resultados de la 
medición impresos no deben ser diferentes a los resultados de la medición suministrados por 
el dispositivo indicador. 
 RESOLUCIÓN   NÚMERO _____________  DE 201             HOJA No. __ 17_____  
 
Por la cual se adiciona el Capítulo Noveno en el Título VI de la Circular Única y se reglamenta el control 
metrológico aplicable a alcoholímetros, etilómetros o alcohosensores evidenciales 
 
El dispositivo de impresión debe contar con dispositivos de verificación y cumplir con los 
requisitos definidos en el numeral 9.4.2.10 En caso de fallo de este dispositivo, el instrumento 
debe dar una advertencia o en su defecto no permitir la impresión de los resultados de la 
medición. 
 
En particular, la verificación de un dispositivo de impresión busca garantizar que los datos 
recibidos por el dispositivo de impresión correspondan con los mostrados por el dispositivo 
indicador del instrumento. Se debe verificar, al menos, lo siguiente:  
 
- La presencia de papel y tinta (si aplica); y  
- Los circuitos electrónicos de control (excepto por los circuitos principales del mecanismo 
de impresión). 
 
9.5.5.2. Almacenamiento de datos . El alcoholímetro deberá almacenar datos de medición 
para su uso posterior. En dicho caso, aplicarán los requisitos definidos a continuación: 
 
Los resultados de las mediciones almacenados deben estar acompañados de toda la 
informaci ón que sea relevante y necesaria para su posterior utilización con fines judiciales y 
administrativos.  
 
Los datos (resultados de las mediciones) deben protegerse por medio de funciones de 
software que garanticen la autenticidad, integridad y exhaustividad de la información 
recolectada al momento de la medición. 
 
El software debe verificar la hora de la medición, la autenticidad y la integridad de los datos. 
Si se detecta alguna irregularidad, la información debe descartarse o marcarse como no útil. 
 
Las funciones de acceso o claves de ingreso a los resultados de medición almacenados en el 
alcoholímetro , deben mantenerse secretas y aseguradas en todo momento para garantizar la 
confidencialidad de la información. Para ello, el alcohosensor debe poseer medios que 
identifiquen y hagan evidente cualquier acceso no autorizado mediante el rompimiento de un 
sello o precinto, electrónico o no. 
 
9.5.5.3.  Almacenamiento automático  de datos . El alcoholímetro debe almacenar de forma 
automática los datos de la s mediciones una vez se complete el ensayo. Cuando los resultados 
finales provengan de un cálculo, toda la información que sea necesaria para el cálculo debe 
almacenarse automáti camente con el resultado final.  
 
El dispositivo de almacenamiento debe garantizar que (i) los datos no se estropeen bajo 
condiciones normales de almacenamiento y (ii) que tenga suficiente memoria de 
almacenamiento para cualquier aplicación particular. 
 
L
os datos almacenados podrán ser eliminados una vez no se requieran por la autoridad 
competente. 
 
Si los datos ya no son requeridos y la capacidad de almacenamiento del instrumento est á 
llena, se debe permitir, eliminar datos memorizados cuando se cumplan las siguientes dos 
condiciones: 
 
-La información se borra en el mismo orden en el que se registró, respetando las reglas 
establecidas para la aplicación particular; 
-La eliminación se lleva a cabo automáticamente o después de una operación manual especial 
que puede requerir derechos de acceso específicos. RESOLUCIÓN   NÚMERO _____________  DE 201             HOJA No. __ 18_____  
 
Por la cual se adiciona el Capítulo Noveno en el Título VI de la Circular Única y se reglamenta el control 
metrológico aplicable a alcoholímetros, etilómetros o alcohosensores evidenciales 
 
 
9.6. Etiquetado del alcoholímetro . El alcoholímetro evidencial debe estar marcado con una 
etiqueta o placa ubicada en una parte visible del instrumento, que sea resistente a la 
manipulación, confeccionada con un material resistente a los agentes externos, tanto 
atmosféricos, como abrasivos y a los impactos; y que contenga como mínimo la siguiente 
información:  
 
a) marca comercial/ razón social del productor ;  
b) año de fabricación; 
c) Identificación del tipo o número de modelo;  
d) Marca de aprobación de tipo o de examen de modelo;  
e) número de serie del instrumento;  
f) intervalo de medición;  
g)
 detalles de la energía eléctrica; y, 
 
- en caso de conexión a la red eléctrica: el voltaje nominal, frecuencia y energía requerida; 
- en caso de alimentación mediante una batería de vehículos terrestres: el voltaje nominal de 
la batería y la energía requerida; y  
- en caso de una batería interna removible: el tipo y voltaje nominal de la batería.  
 
h) Rango de temperatura ambiente. 
 
La identificación del software debe aparecer a solicitud en el dispositivo indicador. Si el tamaño 
del instrumento no es suficiente, la información indicada en los literales (f) y (h) podrá ser 
ubicada en el manual de instrucciones.  
 
9.7. Instrucciones de uso 
 
9.7.1.  Manual de usuario . El comercializador, importador y/o productor del instrumento debe 
proporcionar un manual de instrucciones por cada alcoholímetro individualmente considerado.  
 
El manual de usuario debe contener las instrucciones para el uso del instrumento en idioma 
español , debe ser de fácil comprensión y como mínimo debe desarrollar los siguientes temas: 
 
a) Instrucciones de uso;  
b) Temperaturas de almacenamiento máximas y mínimas; 
c) Condiciones de operación establecidas por el productor;  
d) Tiempo de calentamiento después del encendido del alcoholímetro;  
e) todas las otras condiciones mecánicas, electromagnéticas y ambientales relevantes;  
f) clases de ambientes mecánicos y electromecánicos; 
g) condiciones de seguridad; y,  
h) identificación del software e instrucciones sobre su utilización. 
 
9.7.2.  Instrucciones adicionales . El alcoholímetro  debe ser diseñado y producido  para ser 
utilizado bajo condiciones higiénicas satisfactorias. En tal sentido, debe estar equipado para 
utilizar u na boquilla desechable para cada medición y las boquillas deben estar empaquetadas 
individualmente. 
 
El sistema de muestreo del alcoholímetro, incluyendo la boquilla, debe estar diseñado de tal 
manera que la persona que es sujeto de la medición no pueda inhalar aire contaminado de 
mediciones previas y que se evite la entrada de gotas al alcoholímetro. 
 RESOLUCIÓN   NÚMERO _____________  DE 201             HOJA No. __ 19_____  
 
Por la cual se adiciona el Capítulo Noveno en el Título VI de la Circular Única y se reglamenta el control 
metrológico aplicable a alcoholímetros, etilómetros o alcohosensores evidenciales 
 
Sin perjuicio de que el alcoholímetro posea una función automática que detecta si el resultado 
de una medición fue afectado por la presencia de alcohol en el tracto respiratorio superior o 
no, los productores deben estipular en sus procedimientos operativos, cuando así se requiera 
por el tipo de tecnología que incorpore el alcoholímetro, que el sujeto sometido  la toma de la 
muestra no debe introducir nada en su boca durante al menos 15 minutos antes de la 
recolección de la muestra de aire espirado. 
 
9.8. Precintos  electrónicos . El productor y/o importa dor del alcoholímetro debe  suministrar , 
en cada instrumento , dispositivos de sellamiento efectivo s para todas las partes del 
alcoholímetro que no estén protegidas materialmente de otra manera en contra de 
operaciones que puedan afectar su precisión o integridad.  
 
Esto aplica en particular a: 
 
a) Medios de ajuste del alcoholímetro; 
b) El remplazo de partes específicas si se espera que dicho remplazo cambie las 
características metrológicas; y,  
c) la integridad del software. 
 
Si el alcoholímetro cuenta con filtros de aire, el productor debe diseñar el dispositivo de manera 
tal que sea posible cambiar los filtros sin romper un sello de seguridad. 
 
Cuando no haya filtros de aire instalados, el alcoholímetro debe mostrar un mensaje de error 
y la medición no debe ser posible.  
 
Todos los demás tipos o filtros deben estar en una parte sellada del alcoholímetro.  
 
9.9. Pruebas y ensayos 
 
9.9.1.  Examen de tipo y/o aprobación de modelo . El examen de tipo y/o aprobación de 
modelo se llevará a cabo en al menos una unidad que represente el tipo o modelo definitivo  
del productor . La evaluación consistirá de la inspección y la  realización de la s pruebas 
indicadas en los numerales  9.9.3 y 9.9.4. 
 
El solicitante debe suministrar una o varias muestras de producción del instrumento para el 
e
xamen de tipo o modelo. 
 
Con el fin de acelerar el procedimiento de pruebas, el laboratorio de pruebas y ensayos podrá 
llevar a cabo diferentes pruebas simultáneamente en dos unidades representativas del mismo 
tipo o modelo. En este caso, el laboratorio debe garantizar que todos los instrumentos 
presentados cumplan con el tipo o modelo evaluado. 
 
Todas las pruebas de precisión e influencia se deben realizar en la misma unidad. Sin embargo 
las pruebas de perturbación se podrán realizar en uno o más instrumentos adicionales. Este 
instrumento adicional debe ser presentado con anterioridad a las pruebas. 
 
Si una determinada unidad cuyo modelo o tipo está siendo evaluada no aprueba un ensayo 
específico, y como resultado de esto tiene que modificarse o repararse, el solicitante tiene que 
realizar esta modificación a todos los instrumentos enviados para ser probados. Si el 
laboratorio tiene motivos razonables para concluir que la modificación tiene una influencia 
negativa sobre las pruebas que ya han tenido un resultado positivo, se deben repetir estas 
pruebas. 
 RESOLUCIÓN   NÚMERO _____________  DE 201             HOJA No. __ 20_____  
 
Por la cual se adiciona el Capítulo Noveno en el Título VI de la Circular Única y se reglamenta el control 
metrológico aplicable a alcoholímetros, etilómetros o alcohosensores evidenciales 
 
Con el fin de minimizar los errores de medición, puede ser necesario ajustar el alcoholímetro 
antes de que comiencen las pruebas de examen de tipo o aprobación de modelo . 
Posteriormente, no se realizará ningún ajuste hasta que se completen las pruebas de 
aprobación de tipo. 
 
9.9.2. Documentación técnica del alcoholímetro . La documentación que debe presentar el 
productor/importador ante el organismo de evaluación de la conformidad para el examen de 
tipo y/o aprobación de modelo debe incluir como mínimo lo siguiente: 
 
a) Una descripción de su principio general de medición,  
b) Una lista de la s piezas y componentes esenciales, junto con sus características; 
c) Planos mecánicos,  
d) Diagramas eléctricos/electrónicos,  
e) Requisitos de instalación,  
f) Plan de sellos de seguridad,  
g) Disposición del panel,  
h) Información general sobre el software (en particular cubriendo los requisitos expresados en 
el numeral 9.5.5) ,  
i) Salidas de prueba, su uso y su relación con los parámetros siendo medidos,  
j) El usuario debe recibir instrucciones de operaciones,  
k) Documentos u otra evidencia que apoye la suposición de que el diseño y características del 
instrumento de medición cumplen con los requisitos de este reglamento técnico 
l) La documentación solicitada en OIML D 31:2008, 9.5.1.1 y  
m) Una muestra de impresión. 
 
Si el alcoholímetro cuenta con un dispositivo de impresión, el productor debe presentar 
información sobre la calidad del papel de impresión para cumplir con los requisitos de 
legibilidad definidos en el numeral 9.5.5.1. 
 
Si el laboratorio de prueba y ensayos lo considera necesario, puede exigir documentación más 
detallada, ya sea para poder estudiar la calidad del instrumento, o para fijar el tipo aprobado, 
o ambos. 
 
9.9.3. Inspecciones y pruebas 
 
9.9.3.1. Inspección visual . El instrumento y la documentación serán estudiados y sometidos 
a una inspección visual para obtener una valoración general de su diseño y construcción. En 
particular, se examinarán los siguientes aspectos: 
 
a) Unidades de medida y signo decimal (numeral 9.4.1);  
b) Intervalos de medición (numeral 9.4.2 .1);  
c) División de escala (numeral 9.4.2 .3);  
d) Presentación del resultado (numeral 9.5.1);  
e) Dispositivos de ajuste (numeral 9.5.2);  
f) Protección contra fraude (numeral 9.5.2);  
g) Dispositivos de verificación (numeral 9.5.3);  
h) Protección de durabilidad (numeral 9 .5.2);  
i) Software (numeral 9.5.4);  
j) Dispositivo de impresión (numeral 9.5.5.1);  
k) Almacenamiento de resultados de medición (numerales 9.5.5.2 y 9.5.5 .3);  
l) Transmisión de datos (numerales 9.4.2 .7 y 9.5.5);  
m) Etiquetado (numeral 9.6);  
n) Instrucciones de uso (numeral 9.7.);  
o) Precintos electrónicos (numeral 9.8); y  RESOLUCIÓN   NÚMERO _____________  DE 201             HOJA No. __ 21_____  
 
Por la cual se adiciona el Capítulo Noveno en el Título VI de la Circular Única y se reglamenta el control 
metrológico aplicable a alcoholímetros, etilómetros o alcohosensores evidenciales 
 
p) Aptitud para pruebas (numerales 9.9 .1 y 9.9.2). 
 
9.9.3.2.  Pruebas y ensayos . Las pruebas y ensayos definidos aquí, constituyen los 
procedimientos mínimos de prueba para efectos de examinar el tipo o aprobar el modelo del 
instrumento. En caso de ser necesario, se pueden realizar pruebas adicionales con el fin de 
clarificar problemas de cumplimiento del alcoholímetro con los requisitos de esta resolución.  
 
Adicionalmente, el/los instrumento(s) que entrega el solicitante para el examen de tipo o para 
la aprobación de modelo, será(n) sometidos a la realización de las pruebas mencionadas en 
el numeral 9.9.4 de este reglamento técnico. 
 
9.9.3.3. Procedimiento de validación de software . El procedimiento de validación para las 
funcionalidades relacionadas con el software del alcoholímetro se establece en la siguiente 
tabla: 
 
Requisito  
 Procedimiento 
de validación   
 Inspección  
Nivel  
 
Identificación de software   9.5.4.1  AD + VFTSw   A  
Protección contra fraude  9.5.4.2  AD+VF TM  A  
Almacenamiento de datos  9.5.5.2   AD + VFTSw   A  
Almacenamiento 
automático  9.5.5.3  AD + VFTSw  A  
 
Donde:  
AD:    Análisis de la documentación y validación del diseño.  
    (ver Documento OIML D 31:2008; 6.3.2.1)  
VFTM:  Validación mediante prueba funcional de las funciones de software.  
    (ver Documento OIML D 31:2008; 6.3.2.2)  
VFTSw:   Validación mediante prueba funcional de las funciones de software.  
      (ver Documento OIML D 31:2008; 6.3.2.3)  
 
9.9.4. Pruebas de desempeño 
 
9.9.4.1. Condiciones de referencia para la realización de las pruebas y ensayos de 
desempeño 
 
Temperatura ambiente  23 °C ± 5 °C  
Humedad relativa  50 % ± 30 %  
Presión atmosférica  Presión ambiente dentro de las 
condiciones nominales de operación  
Fracción total por volumen de hidrocarburos 
(como metano equivalente) en el ambiente  ≤ 2 mg/L  
 
Durante cada prueba llevada a cabo en condición de referencia, la temperatura, la humedad 
relativa y la presión atmosférica no deben cambiar en más de 5 °C, 10% y 20 hPa , 
respectivamente, dentro del intervalo de referencia. El voltaje de CA y la frecuencia (si aplica) 
se mantendrán en sus valores nominales. 
 
9.9.4.2. Perfil del aire espirado . El aire espirado por el hombre con contenido de alcohol será 
considerado según las siguientes características: 
 RESOLUCIÓN   NÚMERO _____________  DE 201             HOJA No. __ 22_____  
 
Por la cual se adiciona el Capítulo Noveno en el Título VI de la Circular Única y se reglamenta el control 
metrológico aplicable a alcoholímetros, etilómetros o alcohosensores evidenciales 
 
- Evolución de la curva de flujo de la exhalación de aliento3; 
- Evolución de la concentración de alcohol durante la exhalación de aliento; y, 
- La evolución del aire espirado por un ser humano se caracteriza por una  planicie en la curva 
de concentración de masa en contra del tiempo durante la última parte de la espiración. La 
concentración de masa de está planicie, representa la concentración de masa en el final de la 
espiración de aliento. 
 
9.9.4.3.  Aparato de entrega de muestras de prueba . El aparato que se utilice para la realización 
de la pruebas debe tener la capacidad de entregar un valor objetivo para la concentración de masa 
con una incertidumbre menor o igual que un tercio del error máximo permitido (por ejemplo, expresado 
con un nivel de confianza de cerca del 95%, calculado con k = 2). 
 
Teniendo en cuenta el ciclo de trabajo del aparato de prueba, las pruebas se realizarán con la 
máxima frecuencia permitida por el alcoholímetro. 
 
9.9.4.3.1. Valores de referencia característicos del gas de prueba (material de referencia) 
A menos que se indique lo contrario, el gas de prueba inyectado continuamente al 
alcoholímetro se caracterizará por los siguientes valores parametrizados: 
 
a) Volumen entregado: 2 L ± 0,3 L;  
b) Duración total de la inyección (al alcoholímetro): 5 s ± 0,5 s;  
c) Tipo de perfil: caudal constante;  
d) Humedad relativa del gas: 95 % ± 5 % RH (sin condensación);  
e) Temperatura del gas 34 °C ± 0,5 °C; y, 
f) Gas portador: aire que contiene concentraciones insignificantes de impurezas relevantes 
con una fracción de volumen de CO 2: 5 % ± 0,5 % vol.  
 
Los informes de prueba o ensayos que han sido practicados, deben indicar qué clase de 
medios de prueba han sido utilizados para cada prueba. 
 
Los informes de pru ebas o ensayos deben indicar cuándo se utilizaron otros gases y cómo se 
estableció su equivalencia con los gases de referencia. 
 
Para efectos de la realización de los ensayos, se permite el uso de gases de calibración 
producidos por medios simplificados para algunas pruebas. Dichos medios pueden consistir 
en el uso de gases secos o húmedos generados mediante métodos simples de prueba (por 
ejemplo, la ausencia de CO 2 en gases de prueba para la concentración de masa constante 
durante la inyección). Los informes de pruebas o ensayos que han sido realizados deben 
indicar si se implementaron pruebas alternativas.  
 
Los medios simplificados (un gas o gases sin CO 2) pueden ser utilizados después de las 
pruebas y para demostrar la capacidad del alcoholímetro de realizar mediciones sobre el aire 
espirado final:  
 
- Gases secos para las pruebas definidas en los numerales 9.9.4.4.2 , 9.9.4.4.6 a 9.9.4.4.14 , 
9.9.4.4 (excepto aquellas establecidas en los numerales 9.9.4.5.11 y 9.9.4.5.12) y el numeral 
9.9.4.6 con la prueba de repetibilidad preliminar realizada con gases húmedos;  
                                            
3 El Anexo B1 de la Recomendación OIML R 126 publicado en la página web de la Superintendencia de Industria 
y Comercio, incluye información explicativa y curvas de flujo generalmente aceptadas para ser utilizadas al 
establecer el desempeño del aparato de prueba.  RESOLUCIÓN   NÚMERO _____________  DE 201             HOJA No. __ 23_____  
 
Por la cual se adiciona el Capítulo Noveno en el Título VI de la Circular Única y se reglamenta el control 
metrológico aplicable a alcoholímetros, etilómetros o alcohosensores evidenciales 
 
- Gases sin CO 2 que se puedan utilizar para las pruebas definidas en 9.9.4.4.2 . a 9.9.4.4 .13 y 
9.9.4.5. En todos los casos (excepto en 9.9.4.4.2), la evolución de la concentración y el caudal 
durante la inyección puede ser constante.  
 
Para casos que involucran gases secos en cilindros; 
 
- Se deben tener en cuenta las variaciones en la presión atmosférica y en el factor de 
compresibilidad entre las condiciones de uso y llenado,  
- Se debe tener en cuenta la calidad de los reguladores de gas y la manera en la que el gas 
es enviado al alcoholímetro para minimizar la contaminación y el cambio en la composición de 
etanol durante su ciclo, y 
- Se deben tener encuentra las incertidumbres de medición del aparato de pruebas en los 
cálculos de incertidumbres en la medición.  
 
9.9.4.3.2.  Competencia de los aparatos  de prueba . Con el fin de demostrar la competencia 
del alcoholímetro para hacer mediciones sobre el aliento espiratorio final, el aparato utilizado 
por el laboratorio debe tener la capacidad de proporcionar una muestra de prueba según lo 
señalado en el numeral 9. 9.4.3, y un perfil de aire espirado de acuerdo con lo previsto  en el 
numeral 9.9.4.2. 
 
9.9.4.3.3. Tipo de aparato de prueba . El aparato debe ser de alguno de los siguientes tipos: 
 
- Tipo 1 : El aparato entrega gases de prueba constantes con concentraciones de masa de 
alcohol constantes;  
 
- Tipo 2:  El aparato entrega un gas de prueba que es capaz de cumplir con el perfil de aire 
espirado definido en el numeral 9.9.4.2. Ambos tipos son necesarios para un programa de 
prueba completo.  
 
Nota:  Para ciertas pruebas, los procedimientos de prueba pueden especificar el uso de uno 
de los tipos específicos arriba mencionados. 
 
9.9.4.4. Errores bajo condiciones establecidas de operación . Se presume que el tipo de 
instrumento de medición cumple con las disposiciones establecidas en los numerales 9.4.2.2. 
a 9.4.2.10 de esta resolución si aprueba satisfactoriamente las pruebas señaladas en los 
numerales 9.9.4.4.1. a 9.9.4.4 .13, confirmando que el error del instrumento de medición no 
supere los EMP tras la verificación inicial indicada en el numeral 9.4.2 .2 bajo las condiciones 
de referencia mencionadas en el numeral 9.9.4.1. 
 
Condición previa: Energía eléctrica normal suministrada y el instrumento “encendido”  durante 
un periodo de tiempo igual o mayor que el tiempo de calentamiento indicado por el productor. 
 
Para los alcoholímetros que tienen más de una opción de suministro de energía, las pruebas 
indicadas en los numerales 9.9.4.4.1 a 9.9.4.4 .14 se realizarán con cada una de las opciones. 
 
Condición del instrumento alcoholímetro que se está sometiendo a las pruebas y ensayos del 
reglamento técnico: El suministro de energía debe estar “encendido”  durante toda la prueba. 
 
El alcoholímetro bajo prueba no debe ser reajustado en ningún momento durante las pruebas . 
La siguiente información debe ser registrada durante la realización de cada prueba: 
 
a) Fecha y hora;  
b) Temperatura  RESOLUCIÓN   NÚMERO _____________  DE 201             HOJA No. __ 24_____  
 
Por la cual se adiciona el Capítulo Noveno en el Título VI de la Circular Única y se reglamenta el control 
metrológico aplicable a alcoholímetros, etilómetros o alcohosensores evidenciales 
 
c) Humedad relativa 
d) Los valores del mensurando 
e) Indic aciones 
f) Errores 
g) Desempeño funcional.  
 
9.9.4.4.1. Pruebas de exactitud 
 
a) Errores máximos permitidos y repetibilidad 
El cumplimiento con los requisitos previstos en los numerales 9.4.2 .2 y 9.4.2.4 para los errores 
máximos permitidos y repetibilidad se verificará, al menos, con los siguientes valores 
nominales: 
 
Gas de prueba No.  Concentración de masa (mg/L)  
1 0 a 0,05  
2 0,10  
3 0,25  
4 0,40  
5 0,70  
6 0,95  
7 1,50  
8 1,95  
9 Si el valor superior especificado por el productor  es mayor que 2 mg/L, la 
concentración de masa del gas de prueba debe ser igual a 90% del límite superior.  
 
Se deben realizar al menos 20 mediciones consecutivas para cada concentración de gas. 
 
Para cada gas de prueba, cada uno de los 20 resultados de la medición debe cumplir con los 
EMP definidos en el numeral 9.4.2 .2.1. 
 
b) Deriva 
El cumplimiento con los requisitos de deriva debe ser probado a las siguientes 
concentraciones de gas: 
 
I. Deriva cero: gas de prueba No. 1. 
II. Deriva a 0,4 mg/L: gas de prueba No. 4. 
 
Procedimientos de prueba para cada gas de prueba: 
 
I. 10 mediciones subsiguientes. 
II. Después de los intervalos de tiempo indicados en 9.4.2 .5, otras 10 mediciones 
subsiguientes.  
 
Para cada prueba de deriva, la diferencia entre la media de los errores de medición de dos 
series de mediciones debe cumplir con los requisitos de deriva. 
 
Durante las pruebas de deriva se podrán realizar otras pruebas para la aprobación de tipo. 
 
c) Efectos de memoria 
 Efecto de memoria con grandes diferencias en la concentración de masa. RESOLUCIÓN   NÚMERO _____________  DE 201             HOJA No. __ 25_____  
 
Por la cual se adiciona el Capítulo Noveno en el Título VI de la Circular Única y se reglamenta el control 
metrológico aplicable a alcoholímetros, etilómetros o alcohosensores evidenciales 
 
 
El alcoholímetro está sujeto a una prueba inicial que incluye 10 mediciones utilizando el gas 
de prueba No. 2. Se calcula el valor medio de estas 10 mediciones. 
 
Luego, el alcoholímetro será sometido 10 veces al siguiente ciclo: 
 
- Una medición utilizando el gas de prueba No. 7 o No. 8. 
- Una medición utilizando el gas de prueba No. 2. 
 
Cada medición individual debe cumplir con los E MP definidos en 9.4.2.2.1. 
 
Se calcula el valor medio de las 10 mediciones con el gas de prueba No. 2 durante el ciclo. 
 
Para el gas No. 2 la diferencia entre dos valores medios calculados debe ser menor que el 
límite indicado en el numeral 9.4.2.6. 1. 
 
Nota:  El gas de prueba No. 7 se usa en caso de que la concentración máxima del intervalo de 
medición del alcoholímetro sea 2 mg/L. El gas No. 8 se utiliza cuando es mayor que 2 mg/L. 
 
- Efecto de memoria con pequeños cambios en la concentración de masa. 
 
El alcoholímetro estará sujeto a una prueba inicial que incluye 10 mediciones utilizando el gas 
de prueba No. 3. Se calcula el valor medio de estas 10 mediciones. 
 
Luego, el alcoholímetro será sometido 10 veces al siguiente ciclo: 
 
- una medición utilizando el gas de prueba No. 4. 
- una medición utilizando el as de prueba No. 3. 
 
Cada medición individual debe cumplir con los E MP definidos en 9.4.2.2.1. 
Se calcula el valor medio de estas 10 mediciones con el gas de prueba No. 3 durante el ciclo. 
 
Para el gas de prueba No. 3 la diferencia entre dos valores medios calculados debe ser menor 
que el límite indicado en el numeral 9.4.2.2.2. 
 
9.9.4.4.2. Factores de influencia de las condiciones de inyección . Para cada prueba se 
realizarán 10 mediciones utilizando el gas de prueba No. 4. Cada una de estas 10 mediciones 
debe cumplir con el requisito del error máximo permitido definido en el numeral 9.4.2.2.1 . 
Cada prueba se caracteriza por 4 parámetros: 
 
- volumen entregado; 
- duración de la inyección; 
- variación de la presión como una función de tiempo; 
- variación de la concentración de alcohol como una función de tiempo. 
 
a) Influencia del volumen entregado y duración de la espiración  
 
Primera prueba:  
 
- volumen entregado: 1,5 L ± 0,1 L;  
- duración de la inyección: 5 s ± 0,5 s;  
- variación de la presión como función de tiempo: sin variación;  RESOLUCIÓN   NÚMERO _____________  DE 201             HOJA No. __ 26_____  
 
Por la cual se adiciona el Capítulo Noveno en el Título VI de la Circular Única y se reglamenta el control 
metrológico aplicable a alcoholímetros, etilómetros o alcohosensores evidenciales 
 
- variación de la concentración de alcohol como función de tiempo: sin variación (aparato de 
prueba tipo 1) o planicie en la curva de duración igual a 3 s (aparato de prueba tipo 2).  
 
Segunda prueba:  
 
- volumen entregado: 4,5 L ± 0,3 L;  
- duración de la inyección: 15 s ± 0,5 s;  
- variación de la presión como función de tiempo: sin variación;  
- variación de la concentración de alcohol como función de tiempo: sin variación (aparato de 
prueba tipo 1) o planicie en la curva de duración igual a 3 s (aparato de prueba tipo 2). 
 
b) Influencia del caudal y la duración de la inyección  
 
Primera prueba: 
 
- volumen entregado: 1,5 L ± 0,1 L;  
- duración de la inyección: 10 s ± 0,5 s;  
- variación de la presión como función de tiempo: sin variación;  
- variación de la concentración de alcohol como función de tiempo: sin variación (aparato de 
prueba tipo 1) o planicie en la curva de duración igual a 4,5 s (aparato de prueba tipo 2).  
 
Segunda prueba: 
 
- volumen entregado: 3 L ± 0,2 L:  
- duración de la inyección: 15 s ± 0,5 s:  
- variación de la presión como función de tiempo: sin variación:  
- variación de la concentración de alcohol como función de tiempo: sin variación (aparato de 
prueba tipo 1) o planicie en la curva de duración igual a 6 s (aparato de prueba tipo 2).  
 
Tercera prueba: 
 
- volumen entregado: 4,5 L ± 0,3 L:  
- duración de la inyección: 7,5 s ± 0,5 s:  
- variación de la presión como función de tiempo: sin variación:  
- variación de la concentración de alcohol como función de tiempo: sin variación (aparato de 
prueba tipo 1) o planicie en la curva de duración igual a 3,5 s (aparato de prueba tipo 2).  
 
c) Influencia de las variaciones en el caudal durante la espiración  
 
Primera prueba:  
 
- volumen entregado: 3 L ± 0,2 L;  
- caudal 0,6 L/s;  
- variación del caudal como función del tiempo: sin variación;  
- variación de la concentración de alcohol como función de tiempo: sin variación (aparato de 
prueba tipo 1) o la misma duración de la planicie en la curva en la primera y segunda pruebas 
(aparato de prueba tipo 2).  
 
Segunda prueba: 
 
- volumen entregado: 3 L ± 0,2 L;  RESOLUCIÓN   NÚMERO _____________  DE 201             HOJA No. __ 27_____  
 
Por la cual se adiciona el Capítulo Noveno en el Título VI de la Circular Única y se reglamenta el control 
metrológico aplicable a alcoholímetros, etilómetros o alcohosensores evidenciales 
 
- variación en el caudal como función del tiempo: Caudal inicial: 0,6 L/s durante 1,5 s, entre 
1,5 s y 5 s de inyección el caudal se reduce hasta 0,2 L/s. Después de 5 s, el caudal permanece 
igual a 0,2 L/s hasta el final de la inyección;  
- variación de la concentración de alcohol como función de tiempo: sin variación (aparato de 
prueba tipo 1) o la misma duración de la planicie en la curva en la primera y segunda pruebas 
(aparato de prueba tipo 2). 
 
d) Influencia de la duración de la planicie en la curva durante la inyección 
 
Primera prueba:  
 
- volumen entregado: 3 L ± 0,2 L;  
- duración de la inyección: 5 s ± 0,5 s;  
- variación en la presión como función del tiempo: sin variación;  
- duración de la planicie en la curva: 3 s (aparato de prueba tipo 1)  
 
Segunda prueba: 
 
- volumen entregado: 3 L ± 0,2 L;  
- duración de la inyección: 5 s ± 0,5 s;  
- variación en la presión como función del tiempo: sin variación; 
- duración de la planicie en la curva: 1,5 s (aparato de prueba tipo 1) 
 
e) Influencia de una interrupción en el flujo de aire espirado  
 
Primera prueba : La inyección de gas usualmente requerida para las condiciones de 
referencia indicadas en el numeral 9.9.4.3.1 se detendrá 1 s ± 0,5 s después del comienzo de 
la inyección. El caudal es 0,4 L/s.  
 
Segunda prueba : La inyección de gas usualmente requerida durante al menos 15 s se 
detendrá 6 s ± 1 s después del comienzo de la inyección. El caudal es 0,2 L/s.  
 
Tercera prueba : Verificación del final de la detección de una espiración. La inyección de un 
gas suministrado a un caudal igual a 0,15 L/s se reduce a un caudal igual a 0,03 L/s.  
 
Cuarta prueba : Interrupción de flujo corto.  La inyección del caudal de gas a las condiciones 
de flujo mencionadas en el numeral 9.9.4.3.1 se interrumpirá durante un corto periodo (por 
ejemplo, 0,5 s) y luego continuará.  
 
Para estas cuatro pruebas, el alcoholímetro no debe entregar ningún valor.  
 
9.9.4.4.3.  Prueba de c alor seco . Esta prueba se realiza para verificar la conformidad del tipo o 
modelo de instrumento con el requisito establecido en el literal a) del numeral 9.4.2.8 .1 bajo 
condiciones de calor seco (alta temperatura ambiente).  
 
La prueba se realiza según lo establecido en la norma internacional IEC 60068-2-2 [9] e IEC 
60068-3-1 [23]. Además de la información en los procedimientos de prueba IEC se debe 
aplicar el siguiente procedimiento de prueba abreviado: 
 
Condición previa  Energía eléctrica normal suministrada y “encendido”  durante un periodo de tiempo igual 
o mayor que el tiempo de calentamiento indicado por el productor .  
Condición del  
EBP  El suministro de energía debe estar “encendido” durante toda la prueba.  RESOLUCIÓN   NÚMERO _____________  DE 201             HOJA No. __ 28_____  
 
Por la cual se adiciona el Capítulo Noveno en el Título VI de la Circular Única y se reglamenta el control 
metrológico aplicable a alcoholímetros, etilómetros o alcohosensores evidenciales 
 
Estabilización  2 horas a cada temperatura bajo condiciones al “aire libre”.  
Temperatura  Alta temperatura, según se indica en el literal a) numeral 9.4.2.8.1.  
Secuencia de 
temperatura  Temperatura de referencia, Temperatura especificada.  
Prueba  El EBP no debe ser reajustado en ningún momento durante la prueba. Después de la 
estabilización a la temperatura relevante, realizar 5 mediciones con el gas de prueba No. 
4 definido en el literal a) del numeral 9.9.4. 4.1, y bajo las condiciones definidas en  el 
numeral  9.9.4.4.2 primera prueba y registrar:  
a) fecha y hora;   
b) temperatura;   
c) humedad relativa;  
d) mensurandos  
 e)  indicaciones,  
 f)  errores,  
 g)  desempeño funcional.  
Variaciones máximas 
permitidas  Todas las funciones deben operar según su diseño. Todos los errores deben estar dentro 
de los EMP especificados en el numeral 9.4.2.2.  
 
9.9.4.4.4.  Prueba de Frio . Esta prueba se realiza para verificar la conformidad del tipo o modelo de 
instrumento con el requisito establecido en el literal a) del numeral 9.4.2.8 .1 bajo condiciones de frío 
(baja temperatura ambiente).  
 
La prueba se realiza según lo establecido en la norma internacional IEC 60068-2-1 [8] e IEC 
60068-3-1 [23]. 
 
Además de la información en los procedimientos de prueba IEC se debe aplicar el siguiente 
procedimiento de prueba abreviado: 
 
Condición previa  Energía eléctrica normal suministrada y “encendido” durante un periodo de tiempo igual 
o mayor que el tiempo de calentamiento indicado por el productor .  
Condición del  
EBP  El suministro de energía debe estar “encendido” durante toda la prueba.  
Estabilización  2 horas a cada temperatura bajo condiciones al “aire libre”.  
Temperatura  Baja temperatura, según se indica en el literal a) del numeral 9.4.2.8.1.  
Secuencia de 
temperatura  Temperatura de referencia, Temperatura especificada.   
Prueba  El EBP no debe ser reajustado en ningún momento durante la prueba. Después de la 
estabilización a la temperatura relevante, realizar 5 mediciones con el gas de prueba No. 
4 definido en en el literal a) del numeral 9.9.4. 4.1, y bajo las condiciones definid as en el 
numeral  9.9.4.4.2  primera prueba y registrar:  
a) fecha y hora,  
b) temperatura,  
c) humedad relativa,  
 d)  mensurandos,  
 e)  indicaciones,  
 f)  errores,  
 g)  desempeño funcional.  
Variaciones 
máximas permitidas  Todas las funciones deben operar según su diseño. Todos los errores deben estar dentro 
de los EMP especificados en el numeral 9.4. 2.2  
 
9.9.4.4.5.  Prueba de Calor húmedo, estado continuo (sin condensación) . Esta prueba se 
realiza para verificar la conformidad del tipo o modelo de instrumento con el requisito establecido en el 
literal b) del numeral 9.4.2.8 .1 bajo condiciones de humedad en el ambiente sin condensación.  
 
La prueba se realiza según lo establecido en la nor ma internacional IEC 60068-2-78 [13]. RESOLUCIÓN   NÚMERO _____________  DE 201             HOJA No. __ 29_____  
 
Por la cual se adiciona el Capítulo Noveno en el Título VI de la Circular Única y se reglamenta el control 
metrológico aplicable a alcoholímetros, etilómetros o alcohosensores evidenciales 
 
 
Además de la información en los procedimientos de prueba IEC se debe aplicar el siguiente 
procedimiento de prueba abreviado:  
 
Condición previa  Energía eléctrica normal suministrado y “encendido” durante un periodo de tiempo igual o 
mayor que el tiempo de calentamiento indicado por el productor .  
Condición del  
EBP  El suministro de energía debe estar “encendido” durante toda la prueba.  
El EBP se debe manejar de tal manera que no ocurra condensación de agua en su interior.  
Prueba  El EBP no debe ser reajustado en ningún momento durante la prueba.  
El EBP se mantiene bajo las condiciones definidas en el numeral 9.4.2.8.1. literal  b). Al 
final de este periodo, y continuando bajo esta condición, realizar 5 mediciones utilizando 
el gas de prueba No. 4 definido  en el numeral 9. 9.4.4.1 y registrar:  
a) fecha y hora,  
b) temperatura,  
c) humedad relativa,  
d) mensurandos,  
e) indicaciones,  
f) errores,  
g) desempeño funcional.  
Variaciones 
máximas 
permitidas  El error del alcoholímetro se determina una vez al día bajo condiciones de prueba y al final 
de una prueba después de un periodo de recuperación de una hora. Todas las funciones 
deben operar según su diseño. Todos los errores deben estar dentro de los EMP 
especificados en el numeral 9.4. 2.2.  
 
9.9.4.4.6. Prueba de presión atmosférica . Esta prueba se realiza para verificar la 
conformidad del tipo o modelo de instrumento con el requisito establecido en el literal c) del 
numeral 9.4.2.8 .1 bajo condiciones de cambio en la presión atmosférica. 
 
Se aplicará el siguiente procedimiento de prueba abreviado: 
 
Condición previa  Energía eléctrica normal suministrada y “encendido” durante un periodo de tiempo igual 
o mayor que el tiempo de calentamiento indicado por el productor .  
Condición del  
EBP  El suministro de energía debe estar “encendido” durante toda la prueba.  
Estabilización  10 minutos a cada presión.  
Secuencia de 
presión  Presión de referencia (presión del ambiente  ver numeral 9. 9.4.1;  
860 hPa ± 10 hPa,  
1.060 hPa ± 10 hPa,  
Presión de referencia (presión del ambiente, ver  numeral 9. 9.4.1).  
Prueba  El EBP no debe ser reajustado en ningún momento durante la prueba. Después de 
estabilizar a la presión relevante, realizar 5 mediciones utilizando el gas de prueba No. 4 
definido en el numeral 9.9.4.4.1 y registrar:  
a) fecha y hora,  
b) temperatura,  
c) humedad relativa ,  
d) mensurandos,  
e) indicaciones,  
f) errores,  
g) desempeño funcional.  
Variaciones 
máximas 
permitidas  Todas las funciones deben operar según su diseño. Todos los errores deben estar 
dentro de los EMP especificados en el numeral 9.4. 2.2.  
 RESOLUCIÓN   NÚMERO _____________  DE 201             HOJA No. __ 30_____  
 
Por la cual se adiciona el Capítulo Noveno en el Título VI de la Circular Única y se reglamenta el control 
metrológico aplicable a alcoholímetros, etilómetros o alcohosensores evidenciales 
 
9.9.4.4.7. Prueba de vibración aleatoria . Esta prueba se realiza para verificar la conformidad 
del tipo o modelo de instrumento con el requisito establecido en el literal d) del numeral 
9
.4.2.8 .1 bajo condiciones de vibraciones moderadas. 
 
La prueba se realiza de acuerdo con lo establecido en la norma internacional IEC 60068-2- 1 
[8], IEC 60068-2-64 [12] e IEC 60068-3-8 [14]. 
 
Además de la información en los procedimientos de prueba IEC se debe aplicar el siguiente 
procedimiento de prueba abreviado: 
 
Prueba preliminar  Se deben determinar los EMP antes de las vibraciones.  
Condición del EBP El suministro de energía debe estar “ apagado ” durante toda la prueba.  
Prueba  El EBP no debe ser reajustado en ningún momento durante la prueba. Después de 
apagarlo, se debe aplicar el siguiente nivel de vibración en 3 ejes mutuamente 
perpendiculares durante al menos 2 minutos por eje, con el EBP montado en una 
estructura rígida mediante sus medios normales de montaje, de manera que la fuerza 
gravitacional actúe en la misma dirección en la que lo haría en condiciones normales de 
uso.  
- Intervalo total de frecuencia 10 Hz – 150 Hz  
- Nivel RMS total: 7 m·s-2  
- Nivel ASD 10 Hz – 20 Hz: 1 m2.s-3  
- Nivel ASD 20 Hz – 150 Hz: - 3 dB/octava Después de las vibraciones, el EBP debe 
encenderse y, después de un tiempo de estabilización, se deben realizar 5 mediciones 
utilizando el gas de prueba No. 4  definido en el literal a) del numeral 9. 9.4.4.1.  
 
Registrar:  
 
a) fecha y hora,  
b) temperatura,  
c) humedad relativa,  
d) mensurandos,  
e) indicaciones,  
f) errores,  
g) desempeño funcional.  
Variaciones 
máximas 
permitidas  El error del alcoholímetro se determina después de haber realizado la prueba completa. 
Todas las funciones deben operar según su diseño. Todos los errores deben estar dentro 
de los EMP especificados en el numeral 9.4. 2.2.  
 
9.9.4.4.8. Prueba de variación en el voltaje de la red central de CD . Esta prueba aplica 
únicamente a EBP que pueden alimentarse con CD. 
 
Esta prueba se realiza para verificar la conformidad del tipo o modelo de instrumento con el 
requisito establecido en el literal e) del numeral 9.4.2.8 .1 bajo condiciones de variaciones en 
el voltaje de la red central de CD. 
 
La prueba se realiza de acuerdo con lo señalado en la norma internacional IEC 60654-2 [29].  
 
Además de la información en los procedimientos de prueba IEC se debe aplicar el siguiente 
procedimiento de prueba abreviado:  
 
Condición previa  Energía eléctrica normal suministrada y “encendido” durante un periodo de tiempo igual o 
mayor que el tiempo de calentamiento indicado por el productor .  
Condición del  
EBP  El suministro de energía debe estar “encendido” durante toda la prueba.  RESOLUCIÓN   NÚMERO _____________  DE 201             HOJA No. __ 31_____  
 
Por la cual se adiciona el Capítulo Noveno en el Título VI de la Circular Única y se reglamenta el control 
metrológico aplicable a alcoholímetros, etilómetros o alcohosensores evidenciales 
 
Secuencia de 
voltaje  Voltaje de referencia (voltaje nominal especificado por el productor ).  
Alto voltaje: el límite inferior es el nivel de CD al cual se ha fabricado el EBP para 
detectar automáticamente condiciones de niveles altos.  
Bajo voltaje: el nivel de CD al cual se ha fabricado el EBP para detectar automáticamente 
condiciones de niveles bajos. Voltaje de referencia (voltaje nominal especificado por el 
productor ).  
Prueba  El EBP no debe ser reajustado en ningún momento durante la prueba. Después de 
estabilizar al voltaje relevante, realizar 5 mediciones utilizando el gas de prueba No. 
4definidio en el numeral 9. 9.4.4.1 y registrar:  
a) fecha y hora ;  
b) Temperatura ;  
c) voltaje de referencia al comienzo y al final, alto voltaje y bajo voltaje ;  
d) Mensurandos ;  
e) Indicaciones ;  
f) Errores ; y, 
g) desempeño funcional.  
Variaciones 
máximas 
permitidas  Los errores se determinarán al encender el alcoholímetro al nivel superior de voltaje y al 
encenderlo al nivel inferior de voltaje. Todas las funciones deben operar según su diseño. 
Todos los errores deben estar dentro de los EMP especificados en 9.4.2.2.  
 
9.9.4.4.9. Prueba de variación en el voltaje de la red central CA . Esta prueba aplica 
únicamente a EBP que pueden alimentarse con CA. 
 
Esta prueba se realiza para verificar la conformidad del tipo o modelo de instrumento con el 
requisito establecido en el literal f) del numeral 9.4.2.8.1 bajo condiciones de variaciones en el 
voltaje de la red central de energía. 
 
La prueba se realiza de acuerdo con lo establecido en la norma internacional IEC/TR 61000-
2-1 [26] e IEC 61000-4-1 [28]. 
 
Además de la información en los procedimientos de prueba IEC se debe aplicar el siguiente 
procedimiento de prueba abreviado: 
 
Condición previa  Energía eléctrica normal suministrada y “encendido” durante un periodo de tiempo igual o 
mayor que el tiempo de calentamiento indicado por el productor .  
Condición del  
EBP  El suministro de energía debe estar “encendido” durante toda la prueba.  
Secuencia de 
voltaje  Voltaje nominal (de referencia),  
Voltaje alto: Unom + 10 %,  
Bajo voltaje: Unom – 15 %,  
Voltaje nominal (de referencia),  
Prueba  El EBP no debe ser reajustado en ningún momento durante la prueba. Después de 
estabilizar al voltaje relevante, realizar 5 mediciones utilizando el g as de prueba No. 4 y 
registrar:  
 
a) fecha y hora ;  
b) temperatura ;  
c) voltaje de referencia al comienzo y al final, alto voltaje y bajo voltaje ;  
d) mensurandos ;  
e) indicaciones,  
f) errores ; y,  
g) desempeño funcional.  
Variaciones 
máximas 
permitidas  Los errores se determinarán al encender el alcoholímetro al nivel superior de voltaje y al 
encenderlo al nivel inferior de voltaje. To das las funciones deben operar según su diseño. 
Todos los errores deben estar dentro de los EMP especificados en el numeral 9.4. 2.2.  RESOLUCIÓN   NÚMERO _____________  DE 201             HOJA No. __ 32_____  
 
Por la cual se adiciona el Capítulo Noveno en el Título VI de la Circular Única y se reglamenta el control 
metrológico aplicable a alcoholímetros, etilómetros o alcohosensores evidenciales 
 
Notas  Los valores de Unom son aquellos marcados en el instrumento de medición En caso de que 
se especifique un intervalo , el “-“ se relaciona con el valor más bajo y el “+” con el valor más 
alto del Intervalo .  
 
 
9.9.4.4.10. Prueba de variación en la frecuencia de la red central CA . Esta prueba aplica 
únicamente a EBP que pueden alimentarse con CA (directamente o mediante un generador). 
 
Esta prueba se realiza para verificar la conformidad del tipo o modelo de instrumento con el 
requisito establecido en el literal g) del numeral 9.4.2.8.1 bajo condiciones de variaciones la 
frecuencia de energía de CA. 
 
La prueba se realiza de acuerdo con lo establecido en la norma internacional IEC/TR 61000-
2-1 [26], IEC 61000- 2+-2 [27] e IEC 61000-4-1 [28]. 
 
Además de la información en los procedimientos de prueba IEC se debe aplicar el siguiente 
procedimiento de prueba abreviado: 
 
Condición p revia  Energía eléctrica normal de voltaje y frecuencia nominal suministrada y “encendido” 
durante un periodo de tiempo igual o mayor que el tiempo de calentamiento indicado por 
el productor .  
Condición del  
EBP  La alimentación de energía debe estar “encendida” durante la prueba, y el voltaje se debe 
mantener al voltaje nominal.  
Secuencia de 
voltaje  Frecuencia nominal (de referencia),  
 
Voltaje alto: fnom +2 %  
Voltaje bajo: fnom -2 % 
 
Frecuencia nominal (de referencia).  
 
Prueba  El EBP no debe ser reajustado en ningún momento durante la prueba. Después de 
estabilizar a la frecuencia relevante, realizar 5 mediciones utilizando el gas de prueba No. 
4 definido en el numeral 9.9.4.4.1  y registrar:  
 
a) fecha y hor a,  
b) temperatura,  
c) voltaje,  
d) frecuencia de referencia al comienzo y al final, frecuencia alta y frecuencia baja,  
e) mensurandos,  
f) indicaciones,  
g) errores,  
h) desempeño funcional.  
Variaciones 
máximas permitidas  Todas las funciones deben operar según su diseño. Todos los errores deben estar dentro 
de los EMP especificados en el numeral 9 .4.2.2.  
Notas  Los valores de fnom son aquellos marcados en el instrumento de medición. En caso de que 
se especifique un intervalo , el “-“se relaciona con el valor más bajo y el “+” con el valor 
más alto del intervalo .  
 
9.9.4.4.11. Prueba de bajo voltaje de la batería interna .  
 
Esta prueba se realiza para verificar la conformidad del tipo o modelo de instrumento con el 
requisito establecido en el literal h) del numeral 9.4.2.8 .1 cuando el alcoholímetro se alimenta 
con una batería interna. 
 
 
Condición previa  Antes de la prueba, se debe encender el alcoholímetro durante un periodo de tiempo igual 
o mayor que el tiempo de calentamiento indicado por el productor .  RESOLUCIÓN   NÚMERO _____________  DE 201             HOJA No. __ 33_____  
 
Por la cual se adiciona el Capítulo Noveno en el Título VI de la Circular Única y se reglamenta el control 
metrológico aplicable a alcoholímetros, etilómetros o alcohosensores evidenciales 
 
Condición del  
EBP  El suministro de energía debe estar “encendido” durante toda la prueba.  
Límite inferior del 
voltaje de prueba   El voltaje más bajo al cual el EBP funciona correctamente según las indicaciones dadas 
por el productor . 
Procedimiento de 
prueba  La prueba consiste en la exposición a la condición especificada de la batería durante un 
periodo suficiente para lograr estabilidad en la temperatura y para re alizar las mediciones 
requeridas.  
 
Secuencia de prueba:  
Estabilizar la fuente de energía a un voltaje dentro de los límites definidos y aplicar la 
medición y/o condición de carga. Después de estabilizar al voltaje relevante, realizar 5 
mediciones utiliza ndo el gas de prueba No. 4 definido en el numeral 9. 9.4.4.1 y registrar:  
  
a) fecha y hora ; 
b) Temperatura ; 
c) voltaje de suministro de energía ; 
d) modo funcional ; 
e) mediciones y/o condición de carga ; 
f) Indicaciones ; 
g) Errores ; y, 
h) desempeño funcional.  
 
Reducir el voltaje de energía al EBP hasta que el equipo claramente deje de funcionar 
correctamente de conformidad con las especificaciones y requisitos metrológicos, y 
anotar la siguiente información:  
 
a) voltaje de suministro de energía ; 
b) Indicaciones ; 
c) Errores ; 
d) otras respuestas relevantes del instrumento ; 
Variaciones 
máximas 
permitidas  Todas las funciones deben operar según su diseño. Todos los errores deben estar dentro 
de los EMP especificados en el numeral 9.4. 2.2.  
Notas  Si una fuente de energía alterna (suministro de energía estándar con suficiente capacidad 
de corriente) es utilizada en las pruebas de referencia para simular una batería, es 
importante que la impedancia interna del tipo de batería especificado también se simule.   
 
9.9.4.4.12. Prueba de variaciones en el voltaje de la batería de un vehículo terrestre 
Esta prueba se realiza para verificar la conformidad del tipo o modelo de instrumento con el 
requisito establecido en el literal i) del numeral 9.4.2.8 .1 bajo condiciones de voltaje alto y bajo 
en la batería (durante la carga). 
 
La prueba se realiza de acuerdo con lo establecido en la norma internacional ISO 167 50-2 
[30]. Además de la información en los procedimientos de prueba ISO, se debe aplicar el 
siguiente procedimiento de prueba abreviado: 
 
La prueba consiste de dos pruebas separadas. Entre estas, el suministro de energía debe 
estar apagado. 
 
Condición previa  Antes de cada prueba, el EBP se apaga durante un periodo de tiempo lo suficientemente 
largo para estar térmicamente estable a la temperatura ambiente.  
Para cada prueba (bajo voltaje y alto voltaje, respectivamente) el suministro de energía 
se enciende a dicho voltaje de prueba.  
Condición del  
EBP  El EBP se enciende al voltaje de prueba durante un periodo de tiempo igual o mayor que 
el tiempo de calentamiento indicado por el productor .  
Voltajes de prueba  Voltajes según se indica en el literal i del numeral 9.4. 2.8.1.  
  RESOLUCIÓN   NÚMERO _____________  DE 201             HOJA No. __ 34_____  
 
Por la cual se adiciona el Capítulo Noveno en el Título VI de la Circular Única y se reglamenta el control 
metrológico aplicable a alcoholímetros, etilómetros o alcohosensores evidenciales 
 
Prueba  El EBP no debe ser reajustado en ningún momento durante la prueba. Después de 
estabilizar al voltaje relevante, realizar 5 mediciones utilizando el gas de prueba No. 4 
definido en el numeral 9. 9.4.4.1 y registrar:  
 
a) fecha y hora;   
b) Temperatura ; 
c) Voltaje ; 
d) Mensurandos ; 
e) Indicaciones ; 
f) Errores ; y 
g) desempeño funcional.  
Variaciones 
máximas 
permitidas  Los errores se determinarán al encender el alcoholímetro al nivel superior de voltaje y al 
encenderlo al nivel inferior de voltaje. Todas las funciones deben operar según su diseño. 
Todos los errores deben estar dentro de los EMP especificados en 9.4.2.2. 
 
9.9.4.4.13. Prueba de Fracción total por volumen de hidrocarburos (como equiva lente 
de metano) en el ambiente. Esta prueba se realiza para verificar la conformidad  del tipo o 
modelo de instrumento con el requisito establecido en el  literal j) del numeral 9.4.2.8.1 bajo 
condiciones d e hidrocarburos en el ambiente.  
 
Se aplicará el siguiente procedimiento de prueba abreviado: 
 
Condición previa  Energía eléctrica normal suministrada y “encendido” durante un periodo de tiempo igual o 
mayor que el tiempo de calentamiento  indicado por el productor .  
 
Condición del  
EBP  El suministro de energía debe estar “encendido” durante toda la prueba.  
Prueba  El EBP no debe ser reajustado en ningún momento durante la prueba. Después de 
estabilizar a 5 mg/L  de hidrocarburos, realizar 5 mediciones utilizando el gas de prueba 
No. 4 definido el numeral 9.9.4.4.1 y registrar:  
 
a) fecha y hora ;  
b) temperatura ; 
c) humedad relativa ; 
d) mensurandos ; 
e) indicaciones ; 
f) errores ; y, 
g) desempeño funcional.  
Variaciones 
máximas 
permitida s  Todas las funciones deben operar según su diseño. Todos los errores deben estar dentro 
de los EMP especificados en 9.4.2.2.  
 
9.9.4.4.14. Prueba de influencia de la concentración de masa de CO 2  
 
Esta prueba se realiza para verificar la conformidad del tipo o modelo de instrumento con el 
requisito establecido en el literal k) del numeral 9.4.2.8 .1 bajo condiciones de CO 2 en el gas 
de prueba. 
 
 
Condición previa  Energía eléctrica normal suministrada y “encendido” durante un periodo 
de tiempo igual o mayor que el tiempo de calentamiento indicado por el 
productor .  
Condición del EBP:  El suministro de energía debe estar “encendido” durante toda la prueba.  RESOLUCIÓN   NÚMERO _____________  DE 201             HOJA No. __ 35_____  
 
Por la cual se adiciona el Capítulo Noveno en el Título VI de la Circular Única y se reglamenta el control 
metrológico aplicable a alcoholímetros, etilómetros o alcohosensores evidenciales 
 
Prueba  El EBP no debe ser reajustado en ningún momento durante la prueba.  
Después de estabilizar a 10% del CO 2, realizar 5 mediciones 
utilizando el gas de prueba No. 4  definido el numeral 9. 9.4.4. 1 con 10% 
(concentración de masa) de CO 2 y registrar:  
 
a) fecha y hora; 
b) temperatura ; 
c) humedad relativa ; 
d) mensurandos ; 
e) indicaciones ; 
f) errores ; y, 
g) desempeño funcional.  
Variaciones máximas 
permitidas  Todas las funciones deben operar según su diseño. Todos los errores 
deben estar dentro de los EMP especificados en el numeral 9.4. 2.2.  
 
9.9.4.5. Pruebas de perturbación . Las pruebas se realizarán utilizando el gas de prueba No. 
4 definido en el numeral 9.9.4.4.1. 
 
Para cada prueba de perturbación, el error intrínseco se determina como la media de los 
errores de cinco mediciones. 
 
La aplicación de cada prueba será lo suficientemente larga para aplicar un ciclo completo de 
medición del alcoholímetro. 
 
Se asume que el tipo de instrumento de medición cumple con las disposiciones especificadas 
en el numeral 9.4.2.10 si aprueba las siguientes pruebas. 
 
9.9.4.5.1. Prueba de campos electromagnéticos radiados de radiofrecuencia (Ver OIML 
D 11; 12.1.1) 
 
Esta prueba se realiza para verificar la conformidad del tipo o modelo de instrumento con el 
requisito establecido en el literal a) del numeral 9.4.2.10.1.1 bajo condiciones de campos 
electromagnéticos radiados. 
 
Esta prueba se realiza de acuerdo con lo establecido en la norma internacional IEC 61000-4-
3 [16]. 
 
El procedimiento de prueba aplicado por el laboratorio de pruebas será informado 
detalladamente en el Informe de ensayos, incluyendo la definición del ciclo de medición y el 
método utilizado para cubrir el intervalo de frecuencia. 
 
Además de la información en los procedimientos de prueba de IEC, se deben aplicar los 
siguientes procedimientos de prueba abreviados: 
 
Condición previa  Antes de la prueba, se debe encender el alcoholímetro durante un periodo de tiempo 
igual o mayor que el tiempo de calentamiento  indicado por el productor .  
Condición del EBP:  El EBP no podrá ser reajustado en ningún momento durante la prueba, excepto para 
reiniciarla si se ha encontrado un fallo significativo.  
Campo Electromagnético  Radiado 10 V/m, modulado 80% AM, onda  sinusoidal.  
Intervalo de frecuencia  De 80 MHz a 3.000 MHz  RESOLUCIÓN   NÚMERO _____________  DE 201             HOJA No. __ 36_____  
 
Por la cual se adiciona el Capítulo Noveno en el Título VI de la Circular Única y se reglamenta el control 
metrológico aplicable a alcoholímetros, etilómetros o alcohosensores evidenciales 
 
Prueba de Desempeño  Los factores de influencia se fijarán a las condiciones de referencia definidas en  el 
numeral  9.9.4.1.  
Registrar lo siguiente con y sin los cam pos electromagnéticos radiados:  
 
a) fecha y hora ; 
b) temperatura ; 
c) humedad relativa ; 
d) valor del mensurando;  
e) indicaciones y errores ; y, 
f) desempeño funcional.  
Desempeño del 
instrumento  Que cada uno de los fallos significativos definidos en el numeral 9.4.2.9 no ocurra, o 
que se detecten y se tomen acciones mediante un dispositivo de verificación.  
 
Es aceptable que el alcoholímetro no de ningún resultado durante la prueba de 
perturbación.  
 
9.9.4.5.2. Prueba de campos de radiofrecuencia conducidos (Ver OIML D 11; 12.1.2)  
E
sta prueba no aplica si el alcoholímetro no tiene puertos de conexión a la red central u otros 
puertos de entrada. En caso contrario, se realizará sobre las líneas de suministro y sobre todos 
los cables de conexión si el instrumento está compuesto por varios elementos conectados 
entre sí. Para los cables de conexión, la prueba se realizará en cada extremo de los cables si 
ambos elementos son parte del instrumento. 
 
Esta prueba se realiza para verificar la conformidad del tipo o modelo de instrumento con el 
requisito establecido en el literal b) del numeral 9.4.2.10.1.1 bajo condiciones de campo s 
electromagnéticos conducidos. 
 
Esta prueba se realiza de acuerdo con lo establecido en la norma internacional IEC 61000-4-
6 [19]. 
 
Además de la información en los procedimientos de prueba de IEC, se deben aplicar los 
siguientes procedimientos de prueba abreviados: 
 
Condición previa  Antes de la prueba, se debe encender el alcoholímetro durante un periodo de tiempo 
igual o mayor que el tiempo de calentamiento indicado por el productor . 
Condición del EBP:  El EBP no podrá ser reajustado en ningún momento durante la prueba, excepto para  
reiniciarla si se ha encontrado un fallo significativo.  
Campo 
Electromagnético  Radiado 10 V/m, modulado 80% AM, onda sinusoidal.  
Intervalo  de frecuencia  De 0,15 MHz a 80 MHz  
Prueba de Desempeño  Los factores de influencia se fijarán a las condiciones de referencia definidas en  el 
numeral 9. 9.4.1.  
Registrar lo siguiente con y sin los cam pos electromagnéticos radiados:  
 
a) fecha y hora ;  
b) Temperatura ;  
c) humedad relativa ; 
d) valor del mensurando;  
e) fuerza del campo ; 
f) indicaciones y errores ; y, 
g) desempeño funcional.  
 
Por convención se realizan 3 ciclos de prueba, comenzando cada prueba en un punto 
diferente del ciclo de medición.  
Desempeño del 
instrumento  Que cada uno de los fallos significativos definidos en el numeral 9.4.2.9 no ocurra, o 
que se detecten y se tomen acciones mediante un dispositivo de verificación.  
Es aceptable que el alcoholímetro no de ningún resultado durante la prueba de 
perturbación.  RESOLUCIÓN   NÚMERO _____________  DE 201             HOJA No. __ 37_____  
 
Por la cual se adiciona el Capítulo Noveno en el Título VI de la Circular Única y se reglamenta el control 
metrológico aplicable a alcoholímetros, etilómetros o alcohosensores evidenciales 
 
 
9.9.4.5.3. Prueba de descargas electrostáticas (Ver OIML D 11; 12.2) 
Esta prueba se realiza para verificar la conformidad del tipo o modelo de instrumento con el 
requisito establecido en el literal c) del numeral 9.4.2.10.1.1 bajo condiciones de descargas 
e
lectrostáticas. 
 
Esta prueba se realiza de acuerdo con lo establecido en la norma internacional IEC 61000-4-
2 [15]. Además de la información en los procedimientos de prueba de IEC, se debe aplicar los 
siguientes procedimientos de prueba abreviados. 
 
Condición previa  Antes de la prueba, se debe encender el alcoholímetro du rante un periodo de tiempo igual 
o mayor que el tiempo de calentamiento indicado por el productor .  
Condición del  
EBP  El EBP no podrá ser reajustado en ningún momento durante la prueba, excepto para 
reiniciarla si se ha encontrado un fallo significativo.  
Descargas  Modo de contacto: 6 kV, modo de aire: 8 kV.  
Prueba de 
Desempeño  Los factores de influencia se fijarán a las condiciones de referencia definidas en  el numeral  
9.9.4.1. 
 
La prueba consiste en exponer el EBP a descargas electrostáticas directas e indirectas.  
 
Las descargas de contacto son el método de prueba preferido. No obstante, se utilizarán 
descargas de aire cuando no se pueda aplicar la descarga de contacto (por ejemplo, en 
superficies no conductoras) . 
 
Se aplicarán al menos diez descargas sucesivas con un intervalo de tiempo entre 
descargas de al menos diez segundos en cada punto de aplicación. El número de puntos 
de aplicación en cada superficie depende del tamaño del instrumento y se definirá de 
confor midad con IEC 61000 -4-2. Los puntos probados se describirán en el informe de 
prueba.  
 
Las descargas se aplicarán sobre cada superficie accesible durante la operación normal. 
Se realizarán 5 mediciones en cada superficie.  
 
Registrar lo siguiente con y sin descargas:  
 
a) fecha y hora;   
b) Temperatura ;  
c) humedad relativa ; 
d) valor del mensurando ; 
e) Descargas ; 
f) indicaciones y errores ; y, 
g) desempeño funcional.  
 
Por convención se realizan 3 ciclos de prueba, comenzando cada prueba en un punto 
diferente del ciclo de m edición.  
Desempeño del 
instrumento  Que cada uno de los fallos significativos definidos en el numeral  9.4.2.9 no ocurra, o 
que se detecten y se tomen acciones mediante un dispositivo de verificación. Es 
aceptable que el alcoholímetro no de ningún resultado dur ante la prueba de 
perturbación.  
 
9.9.4.5.4.  Prueba de p icos de energía en las líneas de sumin istro (Ver OIML D 11:  13.5)  
Esta prueba solo aplica a alcoholímetros alimentados por conexión a la red de CA o CD. 
 
Esta prueba se realiza para verificar la conformidad del tipo o modelo de instrumento con el 
requisito establecido en el literal d) del numeral 9.4.2.10.1.1 bajo condiciones de picos en las 
lí
neas de suministro. RESOLUCIÓN   NÚMERO _____________  DE 201             HOJA No. __ 38_____  
 
Por la cual se adiciona el Capítulo Noveno en el Título VI de la Circular Única y se reglamenta el control 
metrológico aplicable a alcoholímetros, etilómetros o alcohosensores evidenciales 
 
Esta prueba se realiza de acuerdo con lo establecido en la norma internacional IEC 61000-4-
1 [28] e IEC 61000-4-4 [17]. Además de la información en los procedimientos de prueba de 
IEC, se deben aplicar los siguientes procedimientos de prueba abreviados: 
 
Condición previa  Antes de la prueba, se debe encender el alcoholímetro durante un periodo de tiempo igual 
o mayor que el tiempo de calentamiento indicado por el productor .  
Condición del  
EBP  El EBP no podrá ser reajustado en ningún momento durante la prueba, excepto para 
reiniciarla si se ha encontrado un fallo significativo.  
Prueba de 
Desempeño  Los factores de influencia se fijarán a las condiciones de referencia definidas en  el numeral  
9.9.4.1.  
La prueba consiste en exponer el EBP a picos de voltaje de 1 kV con una tasa de repetición 
d e5 kHz.  
Se aplicarán por lo menos 10 picos positivos y negativos con fases aleatorias.  
 
Registrar lo siguiente:  
 
a) fecha y hora ; 
b) Temperatura ;  
c) humedad relativa ; 
d) valor del mensurando ; 
e) indicaciones y errores ; y,  
f) desempeño funcional.  
Desempeño del 
instrumento  Que cada uno de los fallos significativos definidos en el numeral 9.4.2.9 no ocurra, o que 
se detecten y se tomen acciones mediante un disposit ivo de verificación. Es aceptable 
que el alcoholímetro no de ningún resultado durante la prueba de perturbación.  
 
9.9.4.5.5.  Prueba de p icos en las líneas de señal, datos y co ntrol (Ver OIML D 11; 12.4)  
Esta prueba se realiza para verificar la conformidad del tipo o modelo de instrumento con el 
requisito establecido en el literal e) del numeral 9.4.2.10.1.1 bajo condiciones de picos en las 
líneas de señal, datos y control. 
 
Esta prueba se realiza de acuerdo con lo establecido en la norma internacional IEC 61000-4-
1 [28] e IEC 61000-4-4 [17]. Además de la información en los procedimientos de prueba de 
IEC, se deben aplicar los siguientes procedimientos de prueba abreviados: 
 
Condición previa  Antes de la prueba, se debe encender el alcoholímetro durante un periodo de  tiempo igual 
o mayor que el tiempo de calentamiento indicado por el productor .  
 
Condición del  
EBP  El EBP no podrá ser reajustado en ningún momento durante la prueba, excepto para 
reiniciarla si se ha encontrado un fallo significativo.  
Prueba de 
Desempeño  Los factores de influencia se fijarán a las condiciones de referencia definidas en el 
numeral 9. 9.4.1.  
La prueba consiste en exponer el EBP a picos de voltaje de 1 kV con una tasa de 
repetición d e5 kHz.  
Se aplicarán por lo menos 10 picos positivos y negativos con fases aleatorias.  
 
Registrar lo siguiente:  
 
a) fecha y hora ; 
b) Temperatura ; 
c) humedad relativa ; 
d) valor del mensurando ; 
e) indicaciones y errores ; y, 
f) desempeño funcional.  
Desempeño del 
instrumento  Que cada uno de los fallos significativos definidos en  el numeral  9.4.2.9 no ocurra, o 
que se detecten y se tomen acciones mediante un dispositivo de verificación. Es 
aceptable que el alcoholímetro no de ningún resultado dur ante la prueba de 
perturbación.  
 RESOLUCIÓN   NÚMERO _____________  DE 201             HOJA No. __ 39_____  
 
Por la cual se adiciona el Capítulo Noveno en el Título VI de la Circular Única y se reglamenta el control 
metrológico aplicable a alcoholímetros, etilómetros o alcohosensores evidenciales 
 
9.9.4.5.6.  Prueba de s ubidas de tensión en las líneas de señal, datos y co ntrol (Ver OIML 
D 11; 12.5) . Esta prueba se aplica para verificar la conformidad del tipo o modelo de 
instrumento con las disposiciones contenidas en el literal f) del numeral de 9.4.2.10.1.1 bajo 
condiciones de subidas de tensión en las lí neas de señal, datos y control.  
 
Esta prueba se realiza de acuerdo con lo establecido en la norma internacional IEC 61000-4-
5 [18]. Además de la información en los procedimientos de prueba de IEC, se debe aplicar los 
siguientes procedimientos de prueba abreviados. 
 
Condición previa  Antes de la prueba, se debe encender el alcoholímetro durante un periodo de tiempo igual 
o mayor que el tiempo de calentamiento indicado por el productor . 
Condición del  
EBP  El EBP no podrá ser reajustado en ningún momento durante la prueba, excepto para 
reiniciarla si se ha encontrado un fallo significativo.  
Prueba de 
Desempeño  Los factores de influencia se fijarán a las condiciones de referencia definidas en el numeral 
9.9.4.1. 
 
La prueba consiste en exponer el EBP a subidas de tensión de la siguiente manera:  
 
Líneas  
Desequilibradas  Línea a 
línea  1 kV  
Línea a 
tierra  2 kV  
Líneas 
equilibradas  Línea a 
tierra  2 kV  
 
Se aplicarán por lo menos 3 subidas de tensiones positivas y negativas.  
 
Registrar lo siguiente:  
a)fecha y hora ; 
b)temperatura ; 
c)humedad relativa ; 
d)valor del mensurando ; 
e)línea ; 
f)indicaciones y errores ; y, 
g)desempeño funcional.  
Desempeño del 
instrumento  Que cada uno de los fallos significativos definidos en el numeral 9.4.2.9 no ocurra, o que 
se detecten y se tomen acciones mediante un dispositivo de verificación. Es aceptable 
que el alcoholímetro no de ningún resultado dur ante la prueba de perturbación.  
 
9.9.4.5.7.  Prueba de caídas de l voltaje de CA, cortas interrupciones y variaciones en  el 
voltaje (Ver OIML D 11; 13. 4). Esta prueba se realiza para verificar la conformidad del tipo o 
modelo de instrumento con el requisito establecido en el  literal g) del numeral 9.4.2.10.1.1 bajo 
condiciones de caídas en el voltaje de CA, interrupciones cortas y variaciones de voltaje.  
 
La prueba se realiza de acuerdo con lo establecido en la norma internacional IEC 61000-4- 11 
[20], IEC 61000-6-1 [21] e IEC 61000-6-2 [22]. Además de la información en los 
procedimientos de prueba de IEC, se debe aplicar los siguientes procedimientos de prueba 
abreviados. 
 
Condición 
previa  Antes de la prueba, se debe encender el alcoholímetro durante un periodo de tiempo igual o 
mayor que el tiempo de calentamiento indicado por el productor . 
Condición del  
EBP  El EBP no podrá ser reajustado en ningún momento durante la prueba, excepto para reiniciarla 
si se ha encontrado un fallo significativo.  RESOLUCIÓN   NÚMERO _____________  DE 201             HOJA No. __ 40_____  
 
Por la cual se adiciona el Capítulo Noveno en el Título VI de la Circular Única y se reglamenta el control 
metrológico aplicable a alcoholímetros, etilómetros o alcohosensores evidenciales 
 
Prueba de 
Desempeño  Los factores de influencia se fijarán a las condiciones de referencia definidas en el numeral 
9.9.4.1. 
 
La prueba consiste en exponer el EBP reducciones en el voltaje principal de la siguiente 
manera:  
 
Reducción  100 %  100 %  30 %  > 95 %  
Duración  0,5 ciclo  1 ciclo  25 ciclos  250 ciclos  
     
 
Las reducciones del voltaje de la red central se repetirán 10 veces, con un intervalo de al 
menos 10 segundos.  
 
El error del alcoholímetro se determina para cada configuración de la prueba.  
Registrar lo siguiente:  
 
a) fecha y hora ; 
b) Temperatura ; 
c) humedad relativa ; 
d) valor del mensurando ; 
e) reducción del voltaje ; 
f) indicaciones y errores ; y, 
g) desempeño funcional.  
Desempeño del 
instrumento  Que cada uno de los fallos significativos definidos en el numeral 9.4.2.9 no ocurra, o que se 
detecten y se tomen acciones mediante un dispositivo de verificación. Es aceptable que el 
alcoholímetro no de ningún resultado durante la prueba de perturbación.   
 
9.9.4.5.8.  Prueba de c onducción de transitorios eléctricos para baterías externa s de 
vehículos (Ver OIML D 11; 14.2.2). Esta prueba se aplicará a los alcoholímetros alimentados 
por baterías externas de vehículos terrestres de 12 V o de 24 V.  
 
Esta prueba se realiza para verificar la conformidad del tipo o modelo de instrumento con el 
requisito establecido en el literal h) del numeral 9.4.2.10.1.1 bajo condiciones de conducción 
de transitorios eléctricos para las baterías externas de un vehículo.  
 
La prueba se realiza de conformidad según lo establecido en la norma internacional ISO 7 637-
2 [31]. Además de la información en los procedimientos de prueba ISO, se debe aplicar el 
siguiente procedimiento de prueba abreviado: 
 
Condición 
previa  Antes de la prueba, se debe encender el alcoholímetro durante un periodo de tiempo igual o 
mayor que el tiempo de calentamiento indicado por el productor . 
Condición del 
EBP:  El EBP no podrá ser reajustado en ningún momento durante la prueba, excepto para  reiniciarla 
si se ha encontrado un fallo significativo.  RESOLUCIÓN   NÚMERO _____________  DE 201             HOJA No. __ 41_____  
 
Por la cual se adiciona el Capítulo Noveno en el Título VI de la Circular Única y se reglamenta el control 
metrológico aplicable a alcoholímetros, etilómetros o alcohosensores evidenciales 
 
Prueba de  
Desempeño  Los factores de influencia se fijarán a las condiciones de referencia definidas en  el numeral  
9.9.4.1. 
 
Esta prueba consiste en exponer el EBP a perturbaciones en el voltaje de energía mediante 
el acoplamiento directo a las líneas de suministro de la siguiente manera: Unom = 12 V  
 
  Pulso 1  Pulso 2  Pulso 3  Pulso 4  
Nivel    
-100 V  2ª  2b  3ª  3b    
-7 V  +50 V  +10 V  -150 V  +100 V  
Número mínimo   
de pulsos o tiempo 
de prueba  5.000 pulsos  5.000 
pulsos  10 
pulsos  1 hora  1 pulso  
 
Unom = 24 V  
 
  Pulso 1  Pulso 2  Pulso 3  Pulso 4  
Nivel    
-600 V  2ª  2b  3ª  3b    
-16 V  +50 V  +20 V  -200 V  +200 V  
Número mínimo  
de pulsos o tiempo 
de prueba  5.000 pulsos  5.000 
pulsos  10 
pulsos  1 hora  1 pulso  
 
Registrar lo siguiente:  
 
a) fecha y hora ; 
b) Temperatura ; 
c) humedad relativa ; 
d) valor del mensurando ; 
e) Voltaje ; 
f) indicaciones y errores ; y, 
g) desempeño funcional.  
Desempeño 
del 
instrumento  Que cada uno de los fallos significativos definidos en el numeral .9.4.2.9 no ocurra, o que se 
detecten y se tomen acciones mediante un dispositivo de verificación.  
 
Es aceptable que el alcoholímetro no de ningún resultado durant e la prueba de perturbación.  
 
9.9.4.5.9. Prueba de choques mecánicos (Ver OIML D 11; 11.2). Esta prueba se realiza 
para verificar la conformidad del tipo o modelo de instrumento con el requisito establecido en 
el literal a) del numeral 9.4.2.10.1.2 bajo condiciones de choques mecánicos.  
 
Esta prueba se realiza de acuerdo con lo señalado en la norma internacional IEC 60068-2- 31 
[10]. Además de la información en los procedimientos de prueba de IEC, se deben aplicar los 
siguientes procedimientos de prueba abreviados:  
 
Condición 
previa  Antes de la prueba, se debe encender el alcoholímetro durante un periodo de tiempo igual o 
mayor que el tiempo de calentamiento indicado por el productor .  
Condición del 
EBP:  El EBP no podrá ser reajustado en ningún momento durante la prueba, excepto para reiniciarla 
si se ha encontrado un fallo significativo.  
 
Si el instrumento se opera desde un estuche portátil entonces está prueba se debe realizar 
con el instrumento en su interio r. 
Prueba de  
Desempeño  Los factores de influencia se fijarán a las condiciones de referencia definidas en el numeral 
9.9.4.1. 
 
La prueba consiste en exponer el EBP a choques mecánicos de la siguiente manera:  
 
Para alcoholímetro s estacionarios y/o móviles: El alcoholímetro se coloca en una superficie 
rígida en la posición en la que se utiliza normalmente, inclinado sobre una esquina inferior y 
luego se deja caer libremente sobre la superficie de prueba. Esta prueba se repetirá pa ra cada 
esquina sucesivamente (sujeto a una inclinación máxima de 30°).  RESOLUCIÓN   NÚMERO _____________  DE 201             HOJA No. __ 42_____  
 
Por la cual se adiciona el Capítulo Noveno en el Título VI de la Circular Única y se reglamenta el control 
metrológico aplicable a alcoholímetros, etilómetros o alcohosensores evidenciales 
 
 
- Para alcoholímetros portátiles: Se eligen 3 posiciones arbitrarias.  
 
La altura de la caída mencionada a continuación es la de la esquina opuesta  
 
  estacionario  Móvil  Portátil  
Altura de la 
caída  25 mm  50 mm  1 m  
Número de 
caídas  1  1  3  
 
Registrar lo siguiente:  
 
a) fecha y hora ;  
b) temperatura ;  
c) humedad relativa ; 
d) valor del mensurando ; 
e) altura de la caída ; 
f) indicaciones y errores ; y, 
g) desempeño funcional.  
Desempeño del 
instrumento  Que cada uno de los fallos significativos definidos en  el numeral  9.4.2.9 no ocurra, o que se 
detecten y se tomen acciones mediante un dispositivo de verificación.  
 
9.9.4.5.10. Prueba de agitaciones. Esta prueba s se realiza para verificar la conformidad del 
tipo o modelo de instrumento con el requisito establecido en el literal b) del numeral 
9.4.2.10.1.2, bajo condiciones de agitaciones.  
 
Esta prueba simula los golpes en la cajuela de un automóvil, y se aplicará el siguiente 
procedimiento de prueba abreviado: 
 
Condición previa  El suministro de energía debe estar “ apagado ” durante toda la prueba.  
Prueba  Los factores de influencia se fijarán a las condiciones de referencia definidas en el 
numeral 9. 9.4.1.  
Después de apagarlo, el EBP se coloca en la posición de referencia sobre una mesa que 
puede generar agitaciones  en las siguientes condiciones:  
 
forma de onda:  semi -sinusoidal  
amplitud:  10 g (g = 9.81 m/s2)  
pulso:  6 ms  frecuencia: 2 Hz  
número de ejes:  3 ejes perpendiculares  número de agitaciones: 1.000 por cada eje  
Después de las agitaciones, se enciende el EBP y  
se realizan 5 mediciones utilizando el gas de prueba No. 4 definido en el numeral 9. 9.4.4.1  
Registrar:  
 
a)fecha y hora ;  
b)temperatura ; 
c)humedad  relativa ; 
d)valor del mensurando ; 
e)indicaciones ; 
f)errores ; y, 
g)desempeño funcional.  
Variaciones 
máximas 
permitidas  Que cada uno de los fallos significativos definidos en  el numeral  9.4.2.9 no ocurra, o que 
se detecten  y se tomen acciones mediante un dispositivo de verificación.   
 
9.9.4.5.11. Prueba de calor húmedo cíclico (con condensación) (OIML D 11; 10.2.2) 
E
sta prueba se realiza para verificar la conformidad del tipo o modelo de instrumento con el 
requisito establecido en el literal c) del numeral 9.4.2.10.1.2 bajo condiciones de calor húmedo 
cíclico (con condensación). RESOLUCIÓN   NÚMERO _____________  DE 201             HOJA No. __ 43_____  
 
Por la cual se adiciona el Capítulo Noveno en el Título VI de la Circular Única y se reglamenta el control 
metrológico aplicable a alcoholímetros, etilómetros o alcohosensores evidenciales 
 
 
Esta prueba se efectúa de acuerdo con lo señalado en la norma internacional IEC 60068-2-30 
[25] e IEC 60068-3-4 [24]. Además de la información en los procedimientos de prueba de IEC, 
se debe aplicar los siguientes procedimientos de prueba abreviados. 
 
Condición previa  Antes de la prueba, se debe encender el alcoholímetro durante un periodo de tiempo igual 
o mayor que el tiempo de calentamiento indicado por el productor . 
Condición del  
EBP  El EBP no podrá ser reajustado en ningún momento durante la prueba, excepto para 
reiniciarla si se ha encontrado un fallo significativo.  
Prueba de 
Desempeño  El alcoholímetro se debe exponer a una variación cíclica de entre 25 °C y la temperatura 
indicada a continuación. La humedad relativa debe estar por encima del 95% durante el 
cambio en la temperatura y las fases de baja temperatura y en 93% en las fases de  
temperatura superior.  
 
Debe haber condensación sobre el alcoholímetro durante el aumento de 
temperatura. El  ciclo de 24 horas consiste de:  
 
1) aumento de temperatura durante 3 h,  
2) la temperatura se mantiene en el valor superior durante 9 h.  
3) la tempera se reduce al valor inferior durante 3 h.  
4) la temperatura se mantiene en  el valor inferior durante 9 h.  
 
 Móvil  Portátil  
Temperatura  55 °C  55 °C  
Duración   2 ciclos  4 ciclos  
 
Registrar lo siguiente:  
 
a) fecha y hora ;  
b) temperatura ;  
c) humedad relativa ;  
d) valor del mensurando ; 
e) indicaciones y errores ; y,  
f) desempeño funcional.  
Desempeño del 
instrumento  Que cada uno de los fallos significativos definidos en el numeral 9.4.2.9 no ocurra, o que 
se detecten y se tomen acciones mediante un dispositivo de verificación.  
 
9.9.4.5.12. Prueba de almacenamiento . Esta prueba se realiza para verificar la conformidad 
del tipo o modelo de instrumento con el requisito establecido en el literal d) del numeral 
9.4.2.10.1.2 bajo condiciones de almacenamiento. Se aplicará el siguiente procedimiento de 
prueba abreviado: 
 
Condición previa  El suministro de energía debe estar “ apagado ” durante toda la prueba.  
 
Condición del  
EBP  El EBP no debe ser r eajustado en ningún momento durante la prueba.  
Prueba de 
Desempeño  Después de haberlo apagado, el EBP se expone a una temperatura baja de -25 °C 
durante no menos de 2  horas y a una temperatura alta de 70 °C durante no menos de 2  
horas.  
 
El cambio en la temperatura no debe superar 1 °C/min durante el calentamiento y el 
enfriamiento.  
 
Después, se enciende el EBP. Después de un periodo de estabilización de una hora bajo 
condiciones de referencia, realizar 5 mediciones utilizando el gas de prueba No. 4 
definido en el numeral 9. 9.4.4.1  y registrar:  
 
a) fecha y hora,  RESOLUCIÓN   NÚMERO _____________  DE 201             HOJA No. __ 44_____  
 
Por la cual se adiciona el Capítulo Noveno en el Título VI de la Circular Única y se reglamenta el control 
metrológico aplicable a alcoholímetros, etilómetros o alcohosensores evidenciales 
 
b) temperatura,  
c) humedad relativa,  
d) valor del mensurando,  
e) indicaciones y errores,  
f) desempeño funcional.  
Desempeño del 
instrumento  Que cada uno de los fallos significativos definidos en el numeral 9.4.2.9 no ocurra, o que 
se detecten y se tomen acciones mediante un dispositivo de verificac ión. 
 
9.9.4.5.13. Prueba Durabilidad . El instrumento se considera conforme con el requisito 
definido en el numeral 9.4.2.11, si aprueba satisfactoriamente cada una de las pruebas de 
p
recisión y perturbaciones establecidas en este reglamento técnico. 
 
9.9.4.6. Cantidades fisiológicas de influencia . El alcoholímetro será probado según el 
siguiente procedimiento:  
 
- Determinación de la indicación de un gas seco y un gas húmedo con un contenido de etanol 
de 0,4 mg/L ± 5 %  sin ninguna sustancia de interferencia;  
 
- Determinar la indicación para el mismo gas de prueba con una y solo con una de las 
sustancias de interferencia relacionadas en la tabla del numeral 9.4.2.10.2 a la concentración 
de masa indicada. 
 
Si la variación en la indicación no es mayor que el valor máximo definido en el numeral 
9.4.2.10.2 (0,1 mg/L para las sustancias de interferencia actuales de la tabla anterior), el 
alcoholímetros ha aprobado la prueba para la respectiva sustancia de interferencia. 
 
Si la variación es mayor que el valor definido en el numeral 9.4.2.10.2 y no se da ningún 
mensaje de error, el alcoholímetro no ha pasado la prueba. Si se muestra un mensaje de error, 
se debe realizar otra prueba con la misma sustancia de interferencia a una concentración de 
masa 5 veces menor. En dicho caso, la variación no debe ser mayor que un quinto del valor 
máximo definido en el numeral 9.4.2.10.2. 
 
Esta prueba se debe realizar al menos 5 veces para cada sustancia de interferencia. El 
requisito debe cumplirse cada una de estas veces.  
 
9.10.  Documentos para d emostración de la conformidad . La conformidad de los 
alcoholímetros evidencial es de producción nacional y extranjera con los requisitos definidos 
en el presente reglamento técnico, se demostrará mediante  un (i) certificado de examen de 
tipo o aprobación de modelo  del instrumento  emitido en cumplimiento de los requisitos 
establecidos e n el numeral 9.10.1 de este reglamento técnico, y (ii) una declaración de 
conformidad del productor o importador del alcoholímetro  individualmente considerado, 
basada en la  verificación inicial de acuerdo con los requisitos previstos en el numeral 9.10.2 
de esta resolución.  
 
9.10.1. Requisitos para la expedición del certificado de examen de tipo . El certificado de 
examen de tipo del alcoholímetro deberá ser emitido bajo el esquema de certificación 1A 
definido en la norma ISO/IEC 17067:2013, con alcance al presente reglamento técnico o sus 
normas equivalentes y en concordancia con las opciones de evaluación de la conformidad de 
producto previstas en el artículo 2.2.1.7.9.2 del Decreto 1074 de 2015.  
 
Adicionalmente, se permite demostrar la conformidad del modelo del instrumento, mediante la 
aprobación de modelo que emita el Instituto Nacional de Metrología de Colombia –INM, o un RESOLUCIÓN   NÚMERO _____________  DE 201             HOJA No. __ 45_____  
 
Por la cual se adiciona el Capítulo Noveno en el Título VI de la Circular Única y se reglamenta el control 
metrológico aplicable a alcoholímetros, etilómetros o alcohosensores evidenciales 
 
Instituto de Metrolog ía cuyas capacidade s de calibración y medición4, hayan sido publicadas 
ante la Oficina Internacional de Pesas y Medidas5. 
 
El certificado de examen de tipo o la aprobación de modelo estará vigente mientras el 
productor no modifique ninguna de las características y/o propiedades del alcoholímetro que 
fueron evaluadas.  En caso de que se efectúe cualquier modificación, se deberá volver a 
certificar o aprobar el modelo del instrumento. 
 
Parágrafo 1. Pruebas y ensayos para el examen de tipo o la aprobación de modelo . Para 
efectos de expedir el certificado de conformidad de modelo del alcoholímetro, se deberán 
efectuar los ensayos establecidos e n el numeral 9.9 del presente reglamento técnico bajo las 
condiciones allí establecidas. El organismo de certificación debe soportar el certificado que 
emite en los resultados de los ensayos realizados en laboratorios acreditados ante el 
Organismo Nacional de Acreditación de Colombia –ONAC bajo la norma ISO/IEC 17025:2005 
cuyo alcance de acreditación corresponda al ensayo respectivo; o en las pruebas y ensayos 
previstos en las normas equivalentes al presente reglamento técnico metrológico en 
laboratorios extranjeros siempre que ostenten acreditación vigente bajo la norma ISO/IEC 
17025:2005 emitida por un miembro signatario del acuerdo de reconocimiento mutuo del 
International Laboratory Acreditation Cooperation –ILAC, salvo que para un requisito en 
particular no exista al menos un (1) laboratorio acreditado, caso en el cual el organismo de 
certificación podrá actuar conforme a lo establecido en el artículo 2.2.1.7.9.5 del Decreto 1074 
de 2015.  
 
Parágrafo 2. Disposición transitoria . Hasta tanto exista al menos un (1) organismo de 
certificación acreditado ante el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia –ONAC cuyo 
alcance de certificación corresponda al presente reglamento técnico metrológico, se aceptará, 
como medio para demostrar la conformidad de los alcoholímetros evidenciales con los 
requisitos establecidos en este reglamento técnico, la declaración de conformidad del 
productor y/o importador soportada sobre la base de (i) haberse verificado que el instrumento 
de medición provee mediciones dentro de los errores máximos permitidos establecidos en el 
numeral 9.4.2.2.1, mediante la ejecución de la totalidad de los ensayos establecidos en el 
n
umeral 9.9 por parte de un laboratorio de pruebas y ensayos acreditado , o de calibración 
acreditado,  por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia –ONAC bajo la norma 
ISO/IEC 17025:2005 , cuyo alcance  de acreditación corresponda a alcoholímetros, etilómetros 
y/o alcohosensores , o por parte de un laboratorio extranjero que practique las pruebas y 
ensayos previstos en las normas equivalentes a este reglamento técnico definidas en el 
numeral 9.1 0.3, siempre que ostenten acreditación vigente bajo la norma ISO/IEC 17025:2005 
emitida por un miembro signatario del acuerdo de reconocimiento mutuo del Inter national 
Laboratory Acreditation Cooperation –ILAC.  
 
El productor/importador que haya demostrado la conformidad de sus alcoholímetros 
evidenciales bajo lo dispuesto en este numeral, no tendrá que demostrar nuevamente la 
conformidad de sus instrumentos así ya se haya acreditado el primer organismo de 
certificación de este tipo de productos ante el ONAC. 
 
El certificado de conformidad de tipo o modelo del alcoholímetro evidencial de que trata este 
numeral, sólo será exigible transcurridos tres (3) meses de haberse acreditado el primer 
                                            
4  Calibrati o n and Measurements Capabilities (CMC).  
 
5 Bureau International des Poids et Mesures –BIPM.  
 RESOLUCIÓN   NÚMERO _____________  DE 201             HOJA No. __ 46_____  
 
Por la cual se adiciona el Capítulo Noveno en el Título VI de la Circular Única y se reglamenta el control 
metrológico aplicable a alcoholímetros, etilómetros o alcohosensores evidenciales 
 
organismo de certificación de producto con alcance al presente reglamento técnico por parte 
del ONAC.  
 
9.10.2. Requisitos para la expedición de la declaración de conformidad del 
alcoholímetro . Con la declaración de conformidad del alcoholímetro, el productor o 
importador garantiza la conformidad del instrumento individualmente considerado con el 
modelo certificado. Esta declaración debe ser expedida de conformidad con los requisitos 
establecidos en la norma internacional ISO/IEC 17050:2004, utilizando el modelo de 
declaración de conformidad incluido en el Anexo No. 1 de esta resolución .  
 
Los errores máximos permitidos aplicables para estos ensayos son los definidos en el numeral 
9.4.2.2.1. 
 
La declaración de conformidad debe identificar individualmente cada etilómetro evidencial, con 
número serial. 
 
Parágrafo. Pruebas y ensayos para la verificación inicial del alcoholímetro . Se deben 
realizar los ensayos del numeral 9.9.4.4.1 (i) en laboratorios acreditados para la realización 
del ensayo respectivo por parte del  Organismo Nacional de Acreditación de Colombia –ONAC 
bajo la norma ISO/IEC 17025:2005  cuyo alcance de acreditación corresponda a  
alcoholímetros, etilómetros y/o alcohosensores  evidencial es, o (ii) en el Instituto Nacional de 
Metrología –INM, o (iii) en laboratorios extranjeros siempre que ostenten acreditación vigente  
bajo la norma ISO/IEC 17025:2005 emitida por un miembro signatario del acuerdo de 
reconocimiento mutuo del International Laboratory Acreditation Cooperation –ILAC.  
 
9.10.3. Normas equivalentes . Se consideran equivalentes al presente reglamento técnico las 
siguientes normas internacionales:  
 
a)  Recomendación de la Organización Internacional de la Metrología Legal –OIML R-126 
“Evidential Breath Analyzers”; 
 
b)  La Orden Española ITC/3707/2006, de 22 de noviembre, “por la que se regula el control 
metrológico del Estado de los instrumentos destinados a medir la concentración de alcohol 
en el aire espirado” . 
 
c)  WELMEC Software Guide (Measuring Instruments Directive 2014/32/EU)6.  
 
9.10.4.  Obligaciones del productor e importador . Son obligaciones del productor y/o 
importador, en relación con el cumplimiento del p resente reglamento técnico las siguientes:  
 
9.10.4.1.1.  Introducir al mercado nacional únicamente etilómetros  que se encuentren 
conformes con los requisitos establecidos en el presente reglamento técnico;  
 
9.10.4.1.2.  Fijar un código de barras a cada alcoholímetro el cual deberá cumplir con el 
estándar de captura de información establecido en la norma internacional ISO /IEC 
15417:2007. Los datos que debe contener el código de barras son los siguientes:  
 
a) Número serial alfanumérico de veinte (20) dígitos. 
 
                                            
6 Únicamente en relación con el cumplimiento de los requisitos de software que de acuerdo con este reglamento 
técnico debe cumplir el alcoholímetro.  RESOLUCIÓN   NÚMERO _____________  DE 201             HOJA No. __ 47_____  
 
Por la cual se adiciona el Capítulo Noveno en el Título VI de la Circular Única y se reglamenta el control 
metrológico aplicable a alcoholímetros, etilómetros o alcohosensores evidenciales 
 
9.10.4.1.3.  Elaborar y preparar la documentación técnica señalada en el numeral 9.9.2 de este 
reglamento, para efectos de evaluar la conformidad de alcoholímetros;  
 
9.10.4.1.4. Elaborar la declaración de conformidad a que se refiere el numerales 9.10.2 del 
presente reglamento técnico según corresponda, bajo los parámetros establecidos en la 
norma ISO/IEC 17050:2004;  
 
9.10.4.1.5. Conservar copia de la documentación técnica señalada en el numeral 9.9.2 del 
presente reglamento técnico, por el término que se establece para la conservación de los 
papeles de comercio previsto en el artículo 60 del Código de Comercio, contado a partir de la 
fecha de introducción al mercado del alcoholímetro al mercado;  
 
9.10.4.1.6. Identificar los alcoholímetros que son introducidos al mercado nacional, en su 
cubierta exterior, con su nombre comercial o marca, dirección física y electrónica y teléfono 
de contacto;  
 
9.10.4.1.7. Entregar al titular del alcoholímetro las instrucciones de operación y manual de uso 
en castellano, como también copia de los certificados y declaraciones de conformidad 
obtenidos para efectos de demostrar la conformidad de sus instrumentos;  
 
9.10.4.1.8. Tomar las medidas correctivas necesarias para recoger o retirar del mercado 
aquellos alcoholímetros respecto de los cuales se tenga motivos para pensar que no están 
conformes con los requisitos establecidos en el presente reglamento técnico metrológico;  
 
9.10.4.1.9.  Permitir a la Superintendencia de Industria y Comercio  o a la Entidad que haga 
sus veces, el acceso a toda clase de información y documentación que sea necesaria para 
efectos de demostrar la conformidad de los alcoholímetros que introdujo al mercado. 
 
9.10.4.1.10. Indicar a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior –VUCE, el número 
de registro en el SIMEL del tipo o modelo del instrumento de pesaje cuyos documentos 
incorporados en dicho sistema demuestren la conformidad de las unidades importadas. 
 
9.11. Prohibición de comercialización y uso de l alcoholímetro . Los alcoholímetros sujetos 
a control metrológico que no superen la evaluación de la conformidad en los términos 
establecidos en esta reglamentación técnica, no podrán ser utilizados dentro del territorio 
nacional en actividades de naturaleza pericial, judicial y/o administrativa. 
 
9.12. Autoridad de inspección, vigilancia y control . En concordancia con lo establecido en 
los numeral es 3.4.1 y 3.4.2 de la Resolución SIC 64190 de 2015, la Superintendencia de 
Industria y Comercio y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN-, ejercerán 
como autoridades administrativas encargadas de vigilar el cumplimiento del presente 
reglamento técnico metrológico en la fase de evaluación de la conformidad; y será autoridad 
administrativa que vigile el cumplimiento de este reglamento técnico respecto de los 
alcoholímetros en servicio, esta Entidad, y, en ejercicio de esas facultades podrá, según lo 
previsto en los numerales 8 y 9 del artículo 59 de la Ley 1480 de 2011, ordenar; (i) que se 
detenga la comercialización o puesta en servicio de un alcoholímetro que no cumpla con los 
requisitos definidos en este reglamento técnico , (ii) la no utilización temporal o definitiva de 
lo(s) alcoholímetro(s) que no apruebe(n) la verificación metrológica descrita en el numeral 9.13 
de este reglamento, (iii) adoptar las medidas procedentes para asegurar que se ajuste 
metrológicamente el instrumento que se encuentre en servicio fuera de los errores máximos 
permitidos e (iv) imponer las sanciones contempladas en el artículo 61 de la Ley 1480 de 2011 
a que haya lugar previa investigación administrativa, sin perjuicio de las competencias que en 
esta materia poseen los entes territoriales. RESOLUCIÓN   NÚMERO _____________  DE 201             HOJA No. __ 48_____  
 
Por la cual se adiciona el Capítulo Noveno en el Título VI de la Circular Única y se reglamenta el control 
metrológico aplicable a alcoholímetros, etilómetros o alcohosensores evidenciales 
 
 
9.13. Fase de control metrológico de alcoholímetros en servicio . El control metrológico de 
los alcoholímetros en uso, tiene por objeto comprobar y confirmar que el instrumento que 
aprobó satisfactoriamente la etapa de evaluación de la conformidad, mantiene sus 
características metrológicas y continúa proveyendo mediciones de calidad y dentro de los 
errores máximos permitidos por el presente reglamento. 
 
9.13.1. Verificación metrológica periódica, de después de reparación y extraordinaria 
La verificación metrológica periódica, de después de reparación y extraordinaria se realiza de 
conformidad con lo dispuesto en el numeral 9.13.4, teniendo en consideración el cumplimiento 
de los EMP definidos en el numeral 9.4.2.2.2 para un alcoholímetro evidencial en servicio . 
Esta verificación está a cargo de organismo de verificación acreditado ante el Organismo 
Nacional de Acreditación de Colombia –ONAC bajo la norma ISO/IEC 17020:2012 con alcance 
al presente reglamento técnico, de acuerdo con los requisitos que establezca el ONAC a través 
del Criterio Específico de Acreditación –CEA correspondiente.  
 
9.13.2. Independencia e imparcialidad del organismo de inspección . El organismo de 
verificación de alcoholímetros, etilómetros y/o alcohosensores evidenciales debe actuar con 
total independencia e imparcialidad en las verificaciones metrológicas que realizar. Por lo tanto 
sus directivos y quienes estén involucrados directamente en la realización de las actividades 
de verificación metrológica, no podrá tener ningún tipo de vínculo con el diseñador, fabricante, 
importador, comercializador, reparador ni el encargado del mantenimiento del alcoholímetro 
evidencial objeto de verificación, ni haber sido representante a cualquier título, de persona 
alguna involucrada en tales actividades. 
 
Parágrafo. No habrá conflicto de interés en la verificación metrológica de un alcoholímetro 
evidencial, cuando con ocasión de la misma y con el propósito de establecer la conformidad 
del instrumento con los requisitos esenciales, metrológicos y técnicos aplicables, se entable 
un intercambio de información técnica entre el organismo de verificación y la persona 
involucrada directamente en el diseño, fabricación, comercialización y mantenimiento del 
instrumento de medición a verificar. 
 
9.13.3. Obligaciones del organismo de verificación. Son obligaciones del organismo de 
verificación de alcoholímetros evidenciales las siguientes:  
 
a) Expedir el certificado de verificación del alcoholímetro examinado, únicamente cuando se 
haya agotado el procedimiento de verificación establecido en el numeral 9.13.4 de este 
reglamento técnico, y haya aprobado la totalidad de las pruebas administrativas y técnicas;  
b) Reportar a la Superintendencia de Industria y Comercio las eventuales inconsistencias 
encontradas en el alcoholímetro inspeccionado y el nombre e identificación del titular del 
mismo;  
c) Mantener vigente la acreditación reconocida por el ONAC para efectos de permitirse su 
operación;  
d) Almacenar y custodiar la información de los resultados de la verificación metrológica de los 
alcoholímetros, y dar acceso a dicha información a la autoridad competente cuando así se 
requiera;  
e) Constituir y mantener vigente, una póliza de responsabilidad civil extracontractual en la 
forma que lo defina el ONAC para efectos de reconocer la acreditación.  
f) Las demás que determine el ONAC en el CEA correspondiente. 
 
9
.13.4. Procedimiento de verificación metrológica periódica, de después de reparación 
o modificación o extraordinaria . Los procedimientos de verificación metrológica periódica o 
de verificación metrológica de después de reparación o modificación, o extraordinaria, constan RESOLUCIÓN   NÚMERO _____________  DE 201             HOJA No. __ 49_____  
 
Por la cual se adiciona el Capítulo Noveno en el Título VI de la Circular Única y se reglamenta el control 
metrológico aplicable a alcoholímetros, etilómetros o alcohosensores evidenciales 
 
de la realización de un examen administrativo y de un examen técnico de carácter metrológico 
mediante la ejecución de los ensayos que se señalan más adelante. 
 
Todo titular de un alcoholímetro que se encuentren en servicio a la fecha de entrada en 
vigencia del presente reglamento técnico, deberá permitir y sufragar de manera anticipada el 
costo de la verificación metrológica de sus instrumentos por parte del organismo de 
verificación acreditado. 
 
Sin perjuicio de la obligación del titular del instrumento de mantenerlo ajustado 
metrológicamente en todo momento según lo señalado en el parágrafo 2 del artículo 
2.2.1.7.14.4 del Decreto 1074 de 2015, la verificación metrológica periódica de los 
alcoholímetros evidenciales se realiza cada año. En todo cado el organismo de verificación 
podrá efectuar la verificación metrológica periódica dentro del mes anterior o hasta el último 
día del mes siguiente contado a partir de la fecha en que se practicó la última verificación 
metrológica. 
 
Si el alcoholímetro verificado no aprueba la verificación metrológica periódica debe ser puesto 
fuera de servicio hasta que sea reparado. Siempre que se efectúe una reparación o 
modificación a un alcoholímetro evidencial que implique la rotura de precintos de seguridad, 
se deberá realizar un nuevo procedimiento de verificación metrológica por parte del organismo 
de verificación para comprobar que ese instrumento continúa proveyendo mediciones dentro 
de los errores máximos permitidos señalados en el numeral 9.4.2.2.2. 
 
9.13.4.1. Examen administrativo . El examen administrativo constará de las siguientes 
actuaciones: 
 
9.13.4.1.1. Comprobación de las características del alcoholímetro evidencial . El 
organismo de verificación debe comprobar que el alcoholímetro analizado posee la placa de 
características señalada en el numeral 9.6 de este reglamento técnico.  
 
9.13.4.1.2. Comprobación de demostración de conformidad . El organismo de verificación 
debe comprobar que el alcoholímetro evidencial inspeccionado demuestra conformidad en la 
forma establecida en el numeral 9.10 del presente reglamento técnico.  
 
9.13.4.1.3. Comprobación de precintos . El organismo de verificación debe comprobar que 
se mantiene la integridad de  los precintos de seguridad que son exigidos en la presente 
reglamentación de manera que no se ha puesto en riesgo la integridad del instrumento frente 
a manipulaciones intencionales o no, y que estos coinciden con los especificados en el 
examen de tipo o aprobación de  modelo (si lo tiene) o en la declaración de conformidad de 
acuerdo con lo señalado en el numeral 9.10.1.2 .  
 
En el caso de existir precintos electrónicos se tomará nota del número correlativo de control. 
Del mismo modo si el instrumento ha sido objeto de reparación , ajuste  o modificación, el 
organismo de inspección deberá verificar en número y posición los precintos que fueron 
colocados por e l reparador . 
 
9.13.4.2. Examen metrológico 
 
9.13.4.2.1. Condiciones de referencia . El examen metrológico debe realizarse bajo las 
siguientes condiciones de referencia: 
 
Temperatura ambiente: 20 ºC ± 5 ºC.  
Humedad relativa: 60 % ± 15 %.  RESOLUCIÓN   NÚMERO _____________  DE 201             HOJA No. __ 50_____  
 
Por la cual se adiciona el Capítulo Noveno en el Título VI de la Circular Única y se reglamenta el control 
metrológico aplicable a alcoholímetros, etilómetros o alcohosensores evidenciales 
 
Presión atmosférica: 7 hPa a . 
Tensión de alimentación: tensión nominal (V nom). 
Frecuencia de alimentación: Frecuencia nominal (F nom). 
Fracción total de hidrocarburos en ambiente (equivalent e en metano): 2.10-6. 
 
9.13.4.2.1.1. Valores característicos del gas utilizado para los ensayos . El gas de ensayo 
inyectado de forma continua en el alcoholímetro a verificar deberá tener los siguientes 
parámetros:  
 
a) Volumen liberado: 3 L ± 0.3 L.  
b) Duración total de la inyección: 5 s ± 1 s.  
c) Humedad relativa del gas: al menos 95 %.  
d) Temperatura del gas: 34 ºC ± 0.5 ºC.  
e) Gas portador: aire puro con una fracción de CO 2 del 5 % ± 1 %.  
 
9.13.4.2.1.2. Repetibilidad . Ver el numeral 9.4.2 .4 de este reglamento técnico metrológico.  
 
Requerimientos de cumplimiento: 
 
a) La desviación típica experimental para toda concentración menor o igual de 1 mg/L debe 
ser menor de 0.007 mg/L; y,  
b) La desviación típica experimental para toda concentración mayor de 1 mg/L debe ser menor 
de 1.75 % del valor verdadero de la concentración másica.  
 
9.13.4.2.1.3. Equipos utilizados para la realización de los ensayos  
Los medios utilizados para la verificación de los alcoholímetros  deben proveer de un gas de 
ensayo con la adecuada concentración másica de etanol, con un caudal de entre 0.2 L/s y 1 
L/s, durante un tiempo mínimo de 5 s, así como permitir determinar el valor verdadero de la 
concentración con una incertidumbre expandida (k = 2) menor o igual de un tercio del error 
máximo permitido.  
 
Teniendo en cuenta el alcoholímetro  a verificar, los ensayos se deben realizar con la máxima 
frecuencia que permita el instrumento . 
 
9.13.4.2.1.4. Ensayo de exactitud y repetibilidad . Para la comprobación de los errores 
máximos permitidos de alcoholímetros en servicio, los ensayos deben realizarse en los 
intervalos de concentración que se encuentren en la siguiente tabla, en concordancia con lo 
establecido en el artículo 5 de la Ley 1696 de 2013:  
 
Gas de prueba No.  Concentración en unidades  equivalentes de mg 
de etanol/100 m L de sangre  
1 20  
2 40 
3 100 
4 150 
5 200 
 
En el caso de la verificación periódica se realizarán cinco inyecciones de cada gas de ensayo 
y para la verificación después de reparación o modificación diez inyecciones  
 RESOLUCIÓN   NÚMERO _____________  DE 201             HOJA No. __ 51_____  
 
Por la cual se adiciona el Capítulo Noveno en el Título VI de la Circular Única y se reglamenta el control 
metrológico aplicable a alcoholímetros, etilómetros o alcohosensores evidenciales 
 
9.13.4.2.1.5. Factores de influencia en los parámetros que caracterizan los gases de 
ensayo . Para estos ensayos los valores de los parámetros que no están especificados deben 
ser los establecidos en el numeral 9.13. 4.2.1.3 de esta resolución, modificándose solamente 
el parámetro objeto del ensayo especificado.  Para cada ensayo se realizarán cinco medidas 
usando el gas de ensayo n.º 4 del numeral 9.13 .4.2.1.4 . Cada una de estas medidas debe 
respetar los errores máximos permiti dos. 
 
9.13.4.2.1.6. Influencia del volumen liberado  
 
a) Volumen liberado: 1.5 L ± 0.3 L  
b) Volumen liberado: 4.5 L ± 0.3 L  
 
9.13.4.2.1.7. Influencia de la  duración de la exhalación  
 
Duración total de la inyección: 15 s ± 1 s.  
 
9.13.4.3. Colocación de precintos 
Al finalizar el procedimiento de verificación metrológica periódica o de después de reparación 
o modificación, el organismo respectivo debe precintar el instrumento en los puntos definidos 
en el examen de tipo o aprobación de modelo, o en todos aquellos que sea necesario para 
impedir el acceso a la parametrización de funciones metrológicas.  
 
9.14. Superación de la verificación metrológica  
Cuando el resultado de la verificación metrológica sea satisfactorio, el organismo de 
verificación adherirá en lugar visible del alcoholímetro evidencial una “etiqueta de verificación” 
cuyas características, formato y contenido serán los siguientes:  
 
 
Descripción de los campos:  
 
1. Encabezado. La etiqueta de marcado de conformidad metrológica siempre deberá llevar 
como encabezado el texto “SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO”, y a 
renglón seguido “CONTROL METROLÓGICO” en mayúscula.  
 
2. Organismo de verificación . Este campo contiene el nombre o razón social del organismo 
de verificación  que efectuó la verificación metrológica del alcoholí metro . 
 SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO1  
CONTROL METROLÓGICO.  
Resolución _____ del __ de _______ de 2017  
Organismo de 
Verificación2: 
 
 Resultado de la Verificación3: 
 
Fecha de 
Verificación4: Próxima verificación5  
Número serial 
del 
alcoholímetro6: DÍA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 29 30 31   
Nombre y firma 
del 
Verificador7: 
 MES  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
AÑO  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026  2027  2028  RESOLUCIÓN   NÚMERO _____________  DE 201             HOJA No. __ 52_____  
 
Por la cual se adiciona el Capítulo Noveno en el Título VI de la Circular Única y se reglamenta el control 
metrológico aplicable a alcoholímetros, etilómetros o alcohosensores evidenciales 
 
3. Resultado de la Verificación : Este campo siempre deberá contener la palabra 
“CONFORME”  en color verde.  
 
4. Fecha de verificación: Corresponde a la fecha exacta en que se efectuó la verificación 
metrológica del alcoholímetro , la cual deberá ser fijad a de la siguiente manera:  
 
Año / Mes / Día  
 
5. Próxima verificación:  Corresponde a la fecha límite en la cual se vence la verificación 
metrológica periódica practicada por el organismo de verificación . En este campo, se deberá 
perforar las casillas correspondientes al día, mes y año en que se vence la verificación 
periódica. 
 
6. Número serial del alcoholímetro: Este campo debe contener el número de serie del 
alcoholímetro evidencial verificado, el cual debe corresponder con la información consignada 
en los documentos que demuestran la conformidad del instrumento de medición frente al 
reglamento.  
 
7.Nombre y firma del verificador. En la parte inferior izquierda de la etiqueta, deberá fijarse 
el nombre y firma del verificador del organismo que efectuó el pr ocedimiento correspondiente.  
 
Características de la Etiqueta. La etiqueta debe estar confeccionada con un material 
resistente a los agentes externos, tanto atmosféricos como abrasivos y a los impactos. Será 
de tipo adhesivo y autodestructiva al desprendim iento; debe tener forma rectangular, fondo de 
color amarillo y sus dimensiones deben ser suficientemente grandes para permitir que los 
usuarios del instrumento se informen sobre su conformidad con el presente reglamento 
técnico.  
 
Se deberán mantener las proporciones de la fuente y tamaño dependiendo del alcoholímetro 
en el cual deba fijarse la etiqueta. 
 
9.15. No superación de la verificación metrológica . El alcoholímetro evidencial que no 
supere el procedimiento de verificación como consecuencia de deficiencias detectadas, 
deberá ser puesto fuera de servicio hasta que se subsanen las fallas encontradas previa orden 
administrativa impartida por esta Superintendencia. 
 
Quedará retirado del servicio y por tanto no podrá volver a utilizarse en actividades sujetas a 
control metrológico, aquel alcoholímetro que (i) haya sido puesto en servicio con posterioridad 
a la entrada en vigencia del presente reglamento técnico metrológico y no haya demostrado 
su conformidad en los términos señalados en el numeral 9.10, y también (ii) cuando no se 
haya informado de la realización de una reparación o modificación que implicó la rotura de 
precintos y se detecten irregularidades en los precintos instalados por el organismo de 
inspección. 
 
En este caso el procedimiento a seguir es el siguiente: 
 
Se debe entregar al titular del alcoholímetro el acta de verificación metrológica donde consten 
las no conformidades encontradas y los resultados de las pruebas y los ensayos efectuados. 
En el acta se debe advertir al titular que el instrumento no puede ser utilizado con fines 
periciales, judiciales y/o administrativos. 
 
El acta debe ser impresa y posteriormente firmada por el verificador. 
 RESOLUCIÓN   NÚMERO _____________  DE 201             HOJA No. __ 53_____  
 
Por la cual se adiciona el Capítulo Noveno en el Título VI de la Circular Única y se reglamenta el control 
metrológico aplicable a alcoholímetros, etilómetros o alcohosensores evidenciales 
 
La Superintendencia de Industria y Comercio podrá, si lo considera necesario, expedir el acto 
administrativo de suspensión de uso del instrumento de pesaje. 
 
En caso de que el alcoholímetro ya haya sido reparado o modificado, el organismo de 
verificación debe realizar la verificación metrológica de después de reparación o modificación 
antes de ser puesto en servicio por parte de su titular. 
 
Todo  instrumento de pesaje que no haya superado la verificación metrológica dispuesta en 
este reglamento técnico metrológico, deberá llevar adherida una etiqueta fijada en un lugar 
visible del instrumento de medición, ya sea en el visor o en algún elemento de la instalación 
que lo soporta, cuyas características, formato y contenido, serán los siguientes:  
 
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO  
CONTROL METROLÓGICO1 
 
Resolución _____ del __ de _______ de 201 71 
Organismo de verificación2: 
 Resultado de la Verificación3: 
 
 
NO CONFORME  Fecha de Verificación4: 
 
Nombre y firma del verificador5: 
 
Número serial del alcoholímetro6: 
 
 
Descripción de los campos:  
 
1. Encabezado. La etiqueta siempre deberá llevar como encabezado el texto 
“SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO”, y a renglón seguido “CONTROL 
METROLÓGICO”  en mayúscula.  
 
2. Organismo de verificación . Éste campo contiene el nomb re o razón social del organismo 
de verificación  que efectuó el procedimiento de verificación del alcoholímetro . 
  
3. Resultado de la Verificación. Éste campo siempre deberá contener la palabra “NO 
CONFORME” . 
 
4. Fecha de verificación: Corresponde a la fecha exacta en que se efectuó la verificación 
metrológica del instrumento de medición, la cual deberá ser fijada de la siguiente manera:  
 
Año / Mes / Día  
 
5. Nombre y firma del verificador . En la parte inferior izquierda de la etiqueta, deberá fijarse  
el nombre y firma del verificador del organismo  que efectuó el procedimiento 
correspondiente.  
 
6. Número serial del alcoholímetro: Este campo debe contener el número de serie del 
alcoholímetro evidencial  verificado, el cual debe corresponder con la información consignada 
en los documentos que demuestran la conformidad del instrumento de medición frente al 
reglamento.  
 RESOLUCIÓN   NÚMERO _____________  DE 201             HOJA No. __ 54_____  
 
Por la cual se adiciona el Capítulo Noveno en el Título VI de la Circular Única y se reglamenta el control 
metrológico aplicable a alcoholímetros, etilómetros o alcohosensores evidenciales 
 
Características de la Etiqueta. La etiqueta de marcado de no conformidad del instrumento  
de medición debe estar confeccionada con un material resistente a los agentes externos, 
tanto atmosféricos como abrasivos y a los impactos. Será de tipo adhesivo y autodestructiva 
al desprendimiento; debe tener forma rectangular, fondo de color rojo y sus  dimensiones 
deben ser suficientemente grandes para permitir que los usuarios del instrumento se 
informen sobre su no conformidad con el presente reglamento técnico.  
 
Se deberán mantener las proporciones de la fuente y tamaño dependiendo del instrumento 
de pesaje en el cual deba fijarse la etiqueta.” 
 
9.16.  Precintos de seguridad  
 
9.16.1. Requisitos mínimos  
Los precintos utilizados por el organismo de verificación deberá ser de tipo etiqueta de papel 
o material plástico hechos de acetato destructible. 
 
Asimismo deberán como mínimo cumplir los siguientes requisitos:  
 
a) Ser fácil de usar;  
b) Debe ser durable y resistente a ruptura accidental, a los agentes externos tanto 
atmosféricos como abrasivos y a los impactos;  
c) Su diseño debe garantizar que sólo pueda ser utili zado una vez;  
d) Debe destruirse en sus partes esenciales cuando se abra o altere, o que de cualquier forma 
deje rastro del acceso al alcoholímetro  precintado;  
e) Debe ser lo suficientemente complejo para evitar la duplicación, y si ello no fuere posible, 
la numeración no deberá ser reproducida en un periodo inferior a cuatro (4) años;  
f) Debe Poseer un código de barras que cumpla con el estándar de captura de información 
establecido en la norma internacional ISO /IEC 18004:2015 incluyendo identificadores de 
aplicación y Función 1. La información que debe contener el código de barras es la siguiente:  
 
(i) Identificación única, global e inequívoca del OAVM o reparador; de trece (13) números, que 
no sea asignado de forma unilateral, 
(ii) Número serial del precinto de seguridad asignado en orden consecutivo, compuesto por 
una codificación alfanumérica que combine máximo veinte (20) caracteres escogidos por el 
OAVM.   
 
9.17. Obligaciones del titular del alcoholímetro evidencial en servicio 
S
on obligaciones del titular del alcoholímetro evidencial en servicio, las siguientes: 
 
a. Crear una hoja de vida de cada alcoholímetro evidencial en servicio la cual debe contener 
como mínimo los siguientes datos: 
 Descripción del equipo (marca, modelo y número de serie); 
 Fecha en que se ha puesto en servicio; 
 Documentos que demuestran la conformidad del instrumento antes de ser puesto en servicio 
(certificado de examen de tipo o aprobación de modelo y declaración de conformidad junto con los 
resultados de los ensayos de la verificación inicial ); 
Informes de mantenimiento; y, 
 Informe sobre las verificaciones intermedias hechas al instrumento antes de ser utilizado. 
b. Efectuar periódicamente los mantenimientos y ajustes que se requieran en el alcoholímetro 
evidencial a fin de asegurar la calidad de la medición en todo momento, y guardar registro 
documental de cada procedimiento efectuado .  
c. Realizar verificaciones metrológicas intermedias a los alcoholímetros evidenciales, o al 
menos en las fechas en que son utilizados en actividades periciales, judiciales o RESOLUCIÓN   NÚMERO _____________  DE 201             HOJA No. __ 55_____  
 
Por la cual se adiciona el Capítulo Noveno en el Título VI de la Circular Única y se reglamenta el control 
metrológico aplicable a alcoholímetros, etilómetros o alcohosensores evidenciales 
 
administrativas, las cuales deben quedar registradas en la hoja de vida del instrumento con 
indicación de la fecha de la verificación, la identificación del material de referencia certificado 
que fue utilizado y el resultado de esa validación.  
 
d.Permitir y sufragar el costo del procedimiento de verificación metrológica periódica y de 
después de reparación o modificación. 
 
Parágrafo.  Los alcoholímetros que venían siendo utilizados en actividades sujetas a control 
metrológico, antes de la fecha de entrada en vigencia de este reglamento técnico metrológico, 
podrán continuar proporcionando los resultados de medida en las unidades en que se 
encuentran configurados, salvo que el instrumento permita el ajuste de la unidad de medida 
en mg de etanol/100mL de sangre con el factor de conversión señalado en el numeral 9.13.1.  
 
9.18. Transitoriedad en el control metrológico de alcoholímetros en servicio . Hasta tanto 
se haya acreditado el primer organismo de verificación de alcoholímetros evidenciales ante el 
ONAC, los alcoholímetros evidenciales que se utilizan en actividades sujetas a control 
metrológico deberán ser calibrados en la forma y periodicidad que se establece en la 
Resolución 1844 de 2015 del Instituto Colombiano de Ciencias Forenses y Medicina Legal.   
 
A partir del 1 de enero de 2022 todos alcoholímetro que sea utilizado en actividades periciales, 
judiciales y/o administrativas, deberán ser verificados metrológicamente en la forma que se 
se
ñala en este reglamento técnico.  
 
9.19.  Régimen sancionatorio . La inobservancia a lo dispuesto en la presente Resolución, 
dará lugar a la imposición de las sanciones previstas en el artículo 61 de la Ley 1480 de 2011 , 
previa investigación administrativa. 
 
9.20. Régimen de transición . Los alcoholímetros, etilómetros y/o alcohosensores 
evidenciales producidos en el país o importados antes de la fecha de entrada en vigencia del 
p
resente reglamento técnico, únicamente podrán ser comercializados hasta seis (6) meses 
después de la fecha señalada en el artículo 3 de esta resolución. 
 
ARTÍCULO 2. El Anexo No. 1 “MODELO DE DECLARACIÓN DE LA CONFORMIDAD PARA 
ALCOHOLÍMETROS, ETILÓMETROS Y/O ALCOHOSENSORES EVIDENCIALES” , hace 
parte integral de esta norma y es obligación del productor y/o importador utilizarlo conforme a 
las instrucciones que allí se describe para demostrar la conformidad de sus productos en la 
forma que lo establece este reglamento técnico.  
 
ARTÍCULO 3 . La presente Resolución entrará en vigencia seis (6) meses después de la fecha 
de su publicación en el Diario Oficial. 
 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
Dada en Bogotá D.C., a los, 
 
 
El Superintendente de Industria y Comercio,  
 
 
 
 
PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTIL LO 
Proyectó: Jairo Malaver  
Revisó: Diego Rodríguez 
Aprobó: Alejandro Giraldo