(Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 8 de octubre de 2018  SECRETARIA DE ECONOMIA  
RESPUESTA a los comentarios del Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY -NOM -044-SCFI -2016, Instrumentos de medición -Watthorímetros electromecánicos -
Verificación en campo (cancelará a la NOM -044-SCFI -2008, Watthorímetros electromecáni cos-Definiciones, características y métodos de prueba, publicada el 13 de enero de 
2009), publicado el 9 de febrero de 2017.  
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos. - Secretaría de Economía.  
RESPUESTA A LOS COMENTARIOS  DEL PROYECTO DE NORMA OFICIAL MEXICANA PROY -NOM -044-SCFI -2016, INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN -WATTHORÍMETROS 
ELECTROMECÁNICOS -VERIFICACIÓN EN CAMPO (CANCELARÁ A LA NOM -044-SCFI -2008, WATTHORÍMETROS ELECTROMECÁNICOS -DEFINICIONES, CARACTERÍSTICAS Y 
MÉTODOS DE PRU EBA, PUBLICADA EL 13 DE ENERO DE 2009), PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 9 DE FEBRERO DE 2017.  
ALBERTO ULISES ESTEBAN MARINA, Director General de Normas y Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización de la Secretaría de Econ omía 
(CCONNSE), con fundamento en los artículos 34 fracciones II, XIII y XXXIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Fe deral; 4 de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo; 39 fracción V, 40 fracción IV, 47 fracción III de la Ley Federal s obre Metrología y Normalización, 33 del Reglamento de la Ley Federal 
sobre Metrología y Normalización y 22 fracciones I, IV, IX, X, XVI y XXV del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía , publica las respuestas a los 
comentarios recibidos al Proyec to de Norma Oficial Mexicana PROY -NOM -044-SCFI -2016, Instrumentos de medición - Watthorímetros electromecánicos -Verificación 
en campo (cancelará a la NOM -044-SCFI -2008, Watthorímetros electromecánicos -Definiciones, características y métodos de prueba, pub licada el 13 de enero de 
2009), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de febrero de 2017.  Empresas, Instituciones e Interesados que present aron comentarios durante el peri odo 
de consulta pública:  
● EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA DE COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE DISTRIBUCIÓN  
● PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR (PROFECO)  
● ASOCIACIÓN MEXICANA DE METROLOGÍA, A.C.  (AMMAC)  
● ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA)  
● ASOCIACIÓN DE NORMALIZACIÓN Y  CERTIFICACIÓN, A.C.  (ANCE)  
● POWER PROFESSIONAL MANAGEMENT (PPM)  
● ALEJANDRO PAVIA CAMPOS  
RESPUESTA A LOS COMENTARIOS DEL PROYECTO DE NORMA OFICIAL MEXICANA PROY -NOM -044-SCFI -2016, INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN -
WATTHORÍMETROS ELECTROMECÁNICOS -VERIFICACIÓN EN C AMPO (CANCELARÁ A LA NOM -044-SCFI -2008, WATTHORÍMETROS 
ELECTROMECÁNICOS -DEFINICIONES, CARACTERÍSTICAS Y MÉTODOS DE PRUEBA, PUBLICADA EL 13 DE ENERO DE 2009), PUBLICADO EN EL 
DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 9 DE FEBRERO DE 2017.  
1 2 3 4 5 6 
Nombre  Capít ulo No./ 
Inciso No./ 
Anexo (ej. 3.1)  Tipo de 
comentario  TEXTO ORIGINAL Y COMENTARIOS (JUSTIFICACIÓN PARA EL CAMBIO)  CAMBIO PROPUESTO  RESOLUCIÓN CCONNSE  
      
EMPRESA 
PRODUCTIVA 
SUBSIDIARIA DE 
COMISIÓN 
FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD 
CFE 
DISTRIBUCIÓN  1. Objetivo y 
campo de 
aplicación  Te 
1.1 Objetivo  
Este Proyecto de Norma Oficial Mexicana establece los métodos de prueba para la 
verificación en campo de los requisitos metrológicos de los watthorímetros 
electromecánicos autocontenidos así como la integridad de su in stalación eléctrica.  
. 
Comentarios:  
Asegurar el estricto cumplimiento en lo aplicable de la “Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización”; Ley de la Industria Eléctrica” así como la “LISTA de instrumentos de 
medición cuya verificación inicial, periódica o  extraordinaria es obligatoria, así como las 
normas aplicables para efectuarla, publicada el 18 de abril de 2016 y la LFMN”  1.1 Objetivo  
Este Proyecto de Norma Oficial Mexicana establece los métodos de 
prueba para la verificación o revisión, prueba y asegu ramiento de la 
medición en campo de los requisitos metrológicos de los 
watthorímetros electromecánicos autocontenidos así como la 
integridad de su instalación eléctrica.  EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA DE COMISIÓN FEDERAL 
DE ELECTRICIDAD CFE DISTRIBUCIÓN  
Con fundamento en los artículos 3,  47 fraccio nes I y II, 64 de la Ley 
Federal sobre Metrología y Normalización (LFMN), así como el 33 
párrafo tercero del Reglamento de la LFMN, este comentario fue 
analizado por el Comité Consultivo Nacional de Normalización de la 
Secretaría de Economía (CCONNSE) y decidió rechazarlo, debido a 
que, la revisión, prueba y aseguramiento de la medición, no se 
encuentran contenidos en la LFMN como actividades de evaluación de 
la conformidad, además que, el Objetivo del Proyecto de Norma Oficial 
Mexicana (PROY -NOM) tiene como finalidad el establecimiento de los 
métodos de prueba para la verificación en campo (actividad de 
evaluación de la conformidad contemplada en la LFMN).  
  Lunes 8 de octubre de 2018  DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)       AMMAC  3. Definiciones y 
abreviaturas  Ed 
3. Definiciones y  abreviaturas  
Comentarios:  
Se debe modificar el nombre de acuerdo con la NMX -Z-013 3 Términos y definiciones  AMMAC  
Con fundamento en los artículos 47 y 64 de la LFMN, este comentario 
fue analizado por el CCONNSE y decidió aceptarlo, para quedar de la 
siguiente manera:  
3 Términos y definiciones  
AMMAC  3. Definiciones y 
abreviaturas  Te 3.3 base enchufe  
base socket  
base con terminales para conectar la acometida y la carga, mordazas para conectar el 
watthorímetro, incluye un cincho o tapa para fijación del watt horímetro y un sello de la 
empresa de distribución de energía eléctrica  
Nota 1 a la entrada: En diferentes referencias técnicas la base enchufe se 
conoce como base socket.  
Comentarios:  
Modificar sello de la empresa de distribución, por sello de verificació n, ya que las 
Unidades de Verificación son las encargadas de realizar la Evaluación de la 
Conformidad de acuerdo al artículo 68 de la Ley Federal de Metrología y Normalización 
y no así la distribuidora.  3.3 
base enchufe  
base socket  
base con terminales para  conectar la acometida y la carga, 
mordazas para conectar el watthorímetro, incluye un cincho o tapa 
para fijación del watthorímetro y un sello de verificación  
NOTA 1 a la entrada: En diferentes referencias técnicas la base 
enchufe se conoce como base sock et. 
 
 
 AMMAC  
Con fundamento en los artículos 47 y 64 de la LFMN, este comentario 
fue analizado por el CCONNSE y decidió aceptarlo, para quedar de la 
siguiente manera:  
3.3  
base enchufe  
base socket  
base con terminales para conectar la acometida y la carga, mordazas 
para conectar el watthorímetro, incluye un cincho o tapa para fijación 
del watthorímetro y un sello de verificación  
NOTA 1 a la entrada: En diferentes referencias técnicas la base 
enchufe se conoce como base socket.  
AMMAC  3. Definiciones y 
abrevi aturas  Te 3.8 carga inductiva  
condición de prueba de un watthorímetro realizada a tensión y corriente nominales y 
factor de potencia 0.5 atrasado.  
Comentarios:  
Se define; pero no se utiliza en este proyecto de norma, a pesar de que sí afecta la 
medición de  potencia activa, haciendo inoperante el método del multímetro digital de 
gancho solo como amperímetro, debiendo ser este definido con la función de 
watthorímetro. 6.4.2  3.8 carga inductiva  
condición de prueba de un watthorímetro realizada a tensión y 
corriente nominales y factor de potencia 0.5 atrasado  
 
 
 
 AMMAC  
Con fundamento en los artículos 47 y 64 de la LFMN, este comentario 
fue analizado por el CCONNSE y decidió aceptarlo, así mismo se 
utiliza en el PROY -NOM para quedar de la siguiente manera:  
3.8 ca rga inductiva  
condición de prueba de un watthorímetro realizada a tensión y 
corriente nominales y factor de potencia 0.5 atrasado  
EMA  3. Definiciones y 
abreviaturas  Te 
3.15 corriente nominal (In)  
valor eficaz de corriente marcado en la placa de datos espe cificada por el fabricante 
para la verificación o revisión y prueba y el ajuste principal del medido  
Comentarios:  
La revisión, prueba y aseguramiento de la medición, no están en la Ley Federal de 
Metrología y Normalización, por lo que no deben ser consider adas como Evaluación de 
la Conformidad.  3.15 
corriente nominal (I n) 
valor eficaz de corriente marcado en la placa de datos especificada 
por el fabricante para la verificación y el ajuste principal del medidor  EMA  
Con fundamento en los artículos 47 y 64 de la LFMN, este comentario 
fue analizado por el CCONNSE y decidió aceptarlo, así mismo se 
utiliza en el PROY -NOM para quedar de la siguiente manera:  
3.15 
corriente nominal (I n) 
valor eficaz de corriente marcado en la placa de datos especificada por 
el fabric ante para la verificación y el ajuste principal del medidor  
AMMAC  3. Definiciones y 
abreviaturas  Te 
3.21 error relativo  
diferencia de la energía eléctrica registrada por el watthorímetro y la energía de 
referencia registrada por el  patrón, respecto del va lor de energía de referencia 
registrada por el patrón  
Comentarios:  
Es necesario jerarquizar el patrón que será utilizado en campo por las Unidades de 
Verificación y también agregar su definición, Finalmente, el cambio del término de error 
relativo por erro r ponderado se considera necesario para la debida compresión y 
alcance del PROY -NOM.  3.21 
error relativo  
diferencia de la energía eléctrica registrada por el watthorímetro y la 
energía de referencia registrada por el patrón de trabajo  
NOTA 1 a la entrada:  El error relativo se expresa en por 
ciento y se obtiene mediante la fórmula siguiente:  
% de error 
relativo =  energía registrada por el 
watthorímetro energía registrada por 
el patrón de trabajo  x 100  
Energía registrada por el patrón de 
trabajo  
 
 AMMAC  
Con fundamento en los artículos 47 y 64 de la LFMN, este comentario 
fue analizado por el CCONNSE y decidió aceptarlo, así mismo se 
utiliza en el PROY -NOM para quedar de la siguiente manera:  
3.21 
error relativo  
diferencia de la energía eléctrica registrada p or el watthorímetro y la 
energía de referencia registrada por el patrón de trabajo  
NOTA 1 a la entrada:  El error relativo se expresa en por ciento y 
se obtiene mediante la fórmula siguiente:  
% de error 
relativo =  energía registrada por el 
watthorímetro ene rgía registrada por 
el patrón de trabajo  x 100  
Energía registrada por el patrón de 
trabajo  
 
AMMAC  3. Definiciones y 
abreviaturas  Te 
3.28 patrón de referencia  
patrón de medición de energía eléctrica que se utiliza para determinar el por ciento de 
error  de un watthorímetro bajo prueba  
Comentarios:  
De acuerdo con la Jerarquización el Patrón de referencia será utilizado para la 
verificación de los patrones de trabajo.  3.28 
patrón de referencia  
aparato de medición de energía eléctrica que se utiliza para 
determinar el por ciento de error de un patrón de trabajo bajo 
prueba  AMMAC  
Con fundamento en los artículos 47 y 64 de la LFMN, este comentario 
fue analizado por el CCONNSE y decidió aceptarlo, así mismo se 
utiliza en el PROY -NOM para quedar de la siguiente manera:  
3.28 
patrón de referencia  
aparato de medición de energía eléctrica que se utiliza para determinar 
el por ciento de error de un patrón de trabajo bajo prueba  
       (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 8 de octubre de 2018  CENAM  3. Definiciones y 
abreviaturas  Ed 
3.31 potencia activa  
para cantidades senoidales e n un circuito de 2 hilos, la potencia activa es el producto 
de la tensión eléctrica, la corriente eléctrica y el coseno del ángulo de fase entre ellos. 
En un circuito polifásico es la suma de las potencias activas de las fases individuales  
Comentarios:  
El término correcto es sinusoidal y no senoidal  3.31 
potencia activa  
para cantidades sinusoidales en un circuito de 2 hilos, la potencia 
activa es el producto de la tensión eléctrica, la corriente eléctrica y 
el coseno del ángulo de fase entre ellos. En un ci rcuito polifásico es 
la suma de las potencias activas de las fases individuales  CENAM  
Con fundamento en los artículos 47 y 64 de la LFMN, este comentario 
fue analizado por el CCONNSE y decidió aceptarlo, así mismo se 
utiliza en el PROY -NOM para quedar de l a siguiente manera:  
3.31 
potencia activa  
para cantidades sinusoidales en un circuito de 2 hilos, la potencia 
activa es el producto de la tensión eléctrica, la corriente eléctrica y el 
coseno del ángulo de fase entre ellos. En un circuito polifásico es la 
suma de las potencias activas de las fases individuales  
CENAM  3. Definiciones y 
abreviaturas  Ed 
3.32 potencia aparente  
para cantidades senoidales en circuitos monofásicos o polifásicos, la potencia 
aparente es la raíz  cuadrada de la suma de los cuadrados d e las potencias activa y 
reactiva  
Nota 1 a la entrada:  Para cantidades  no senoidales lo anterior no es válido  
Comentarios:  
El término correcto es sinusoidal y no senoidal  3.32 
potencia aparente  
para cantidades sinusoidales en circuitos monofásicos o polifá sicos, 
la potencia aparente es la raíz cuadrada de la suma de los 
cuadrados de las potencias activa y reactiva  
NOTA 1 a la entrada: Para cantidades no sinusoidales lo anterior 
no es válido . CENAM  
Con fundamento en los artículos 47 y 64 de la LFMN, este com entario 
fue analizado por el CCONNSE y decidió aceptarlo, así mismo se 
utiliza en el PROY -NOM para quedar de la siguiente manera:  
3.32 
potencia aparente  
para cantidades sinusoidales en circuitos monofásicos o polifásicos, la 
potencia aparente es la raíz cu adrada de la suma de los cuadrados de 
las potencias activa y reactiva  
NOTA 1 a la entrada: Para cantidades no sinusoidales lo anterior no 
es válido . 
CENAM  3. Definiciones y 
abreviaturas  Ed 
3.33 potencia reactiva  
Para cantidades senoidales en circuito de d os hilos, la potencia reactiva es el producto 
de la tensión eléctrica, la corriente eléctrica y el seno del ángulo de fase entre ellos. En 
un circuito polifásico es la suma de las potencias reactivas de las fases individuales.  
Comentarios:  
El término corre cto es sinusoidal y no senoidal  3.33 
potencia reactiva  
para cantidades sinusoidales en circuito de dos hilos, la potencia 
reactiva es el producto de la tensión eléctrica, la corriente eléctrica 
y el seno del ángulo de fase entre ellos. En un circuito polif ásico es 
la suma de las potencias reactivas de las fases individuales  CENAM  
Con fundamento en los artículos 47 y 64 de la LFMN, este comentario 
fue analizado por el CCONNSE y decidió aceptarlo, así mismo se 
utiliza en el PROY -NOM para quedar de la siguient e manera:  
3.33 
potencia reactiva  
para cantidades sinusoidales en circuito de dos hilos, la potencia 
reactiva es el producto de la tensión eléctrica, la corriente eléctrica y el 
seno del ángulo de fase entre ellos. En un circuito polifásico es la 
suma de la s potencias reactivas de las fases individuales  
EMPRESA 
PRODUCTIVA 
SUBSIDIARIA DE 
COMISIÓN 
FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD 
CFE 
DISTRIBUCIÓN  3. Definiciones y 
abreviaturas  Te 3.33 potencia reactiva  
Para cantidades senoidales en circuito de dos hilos, la potencia r eactiva es el producto 
de la tensión eléctrica, la corriente eléctrica y el seno del ángulo de fase entre ellos. En 
un circuito polifásico es la suma de las potencias reactivas de las fases individuales.  
Comentarios:  
Asegurar el estricto cumplimiento en lo  aplicable de la “Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización”; Ley de la Industria Eléctrica” así como la “LISTA de instrumentos de 
medición cuya verificación inicial, periódica o extraordinaria es obligatoria, así como las 
normas aplicables para efectua rla, publicada el 18 de abril de 2016 y la LFMN”  Estas definiciones no debe de estar por motivo que no existe en la 
actualidad equipos electromecánicos instalados  
 
 
 EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA DE COMISIÓN FEDERAL 
DE ELECTRICIDAD CFE DISTRIBUCIÓN  
Con fu ndame nto en los artículos 47 fraccio nes I y II, 64 de la LFMN, 
así como el 33 párrafo tercero del Reglamento de la LFMN, este 
comentario fue analizado por el CCONNSE y decidió rechazarlo, ya 
que, la potencia reactiva es utilizada en la prueba de carga indu ctiva 
agregada al PROY -NOM.  
EMPRESA 
PRODUCTIVA 
SUBSIDIARIA DE 
COMISIÓN 
FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD 
CFE 
DISTRIBUCIÓN  3. Definiciones y 
abreviaturas  Te 3.35 reactivos o energía reactiva  
integral de la potencia reactiva con respecto al tiempo  
Comentarios:  
Asegur ar el estricto cumplimiento en lo aplicable de la “Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización”; Ley de la Industria Eléctrica” así como la “LISTA de instrumentos de 
medición cuya verificación inicial, periódica o extraordinaria es obligatoria, así como l as 
normas aplicables para efectuarla, publicada el 18 de abril de 2016 y la LFMN”  Estas definiciones no debe de estar por motivo que no existe en la 
actualidad equipos electromecánicos  instalados  
 EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA DE COMISIÓN FEDERAL 
DE ELECT RICIDAD CFE DISTRIBUCIÓN  
Con fundam ento en los artículos 47 fraccio nes I y II, 64 de la LFMN, 
así como el 33 párrafo tercero del Reglamento de la LFMN, este 
comentario fue analizado por el CCONNSE y decidió rechazarlo, 
debido a que, los reactivos o energía  reactiva es un componente de la 
potencia reactiva, la cual es utilizada en la prueba de carga inductiva 
agregada al PROY -NOM.  
EMPRESA 
PRODUCTIVA 
SUBSIDIARIA DE 
COMISIÓN 
FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD 
CFE 
DISTRIBUCIÓN  3. Definiciones y 
abreviaturas  Te 
Comentario s: 
Agregar  3.46 Revisión, prueba y aseguramiento de la medición en 
campo de la calibración de Watthorímetros electromecánicos  EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA DE COMISIÓN FEDERAL 
DE ELECTRICIDAD CFE DISTRIBUCIÓN  
Con fundamento en los artículos 3,  47 fraccio nes I y II, 64 de la LFMN, 
así como el 33 párrafo tercero del Reglamento de la LFMN, este 
comentario fue analizado por el CCONNSE y decidió rechazarlo, 
debido a que, la revisión, prueba y aseguramiento de la medición, no 
se encuentran contenidos en la LFMN como actividades de evaluación 
de la conformidad, además que, el Objetivo del PROY -NOM tiene 
como finalidad el establecimiento de los métodos de prueba para la 
verificación en campo (actividad de evaluación de la conformidad 
contemplada en la LFMN).  
  Lunes 8 de octubre de 2018  DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)       AMMA C 3. Definiciones y 
abreviaturas  Te 
3.47 revisión de la instalación  
revisión que tiene por finalidad constatar la integridad de la instalación, la cual 
comprende el conjunto de la acometida, base enchufe e interruptor general  
Nota 1 a la entrada:  La integr idad de la instalación se refiere al cumplimiento de ésta 
respecto a la NOM -001-SEDE -2012 en su artículo 230, así como que no exista 
derivaciones, artefactos o alguna disposición física de la instalación que evite, altere o 
impida el funcionamiento normal del instrumento de medición, tasación, facturación o 
control del suministro eléctrico.  
Comentarios:  
La revisión, prueba y aseguramiento de la medición, no están en la Ley Federal de 
Metrología y Normalización, por lo que no deben ser consideradas como Eval uación de 
la Conformidad  3.47 
constatación de la instalación  
constatación ocular que tiene por finalidad comprobar la integridad 
de la instalación, la cual comprende el conjunto de la acometida, 
base enchufe e interruptor general  
NOTA 1 a la entrada:  La in tegridad de la instalación se refiere al 
cumplimiento de ésta respecto a la NOM -001-SEDE -2012 en su 
artículo 230, así como que no exista derivaciones, artefactos o 
alguna disposición física de la instalación que evite, altere o impida 
el funcionamiento nor mal del watthorímetro, tasación, facturación o 
control del suministro eléctrico.  AMMAC  
Con fundamento en los artículos 47 y 64 de la LFMN, este comentario 
fue analizado por el CCONNSE y decidió aceptarlo, así mismo se 
utiliza en el PROY -NOM para quedar de la siguiente manera:  
3.47 
constatación de la instalación  
constatación ocular que tiene por finalidad comprobar la integridad de 
la instalación, la cual comprende el conjunto de la acometida, base 
enchufe e interruptor general  
NOTA 1 a la entrada:  La integr idad de la instalación se refiere al 
cumplimiento de ésta respecto a la NOM -001-SEDE -2012 en su 
artículo 230, así como que no exista derivaciones, artefactos o alguna 
disposición física de la instalación que evite, altere o impida el 
funcionamiento normal del watthorímetro, tasación, facturación o 
control del suministro eléctrico.  
EMPRESA 
PRODUCTIVA 
SUBSIDIARIA DE 
COMISIÓN 
FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD 
CFE 
DISTRIBUCIÓN  3. Definiciones y 
abreviaturas  Te 
Comentarios:  
Agregar  3.47 Verificación  La constatación ocula r o comprobación mediante 
muestreo, medición, pruebas de laboratorio, o examen de 
documentos que se realizan para evaluar la conformidad en un 
momento determinado.  EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA DE COMISIÓN FEDERAL 
DE ELECTRICIDAD CFE DISTRIBUCIÓN  
Con fund amento en lo s artículos 47 fraccio nes I y II, 64 de la LFMN, 
así como el 33 párrafo tercero del Reglamento de la LFMN, este 
comentario fue analizado por el CCONNSE y decidió rechazarlo, 
debido a que, dicho concepto ya se encuentra establecido en la LFMN, 
por lo que se considera redundante su inserción en el PROY -NOM.  
EMPRESA 
PRODUCTIVA 
SUBSIDIARIA DE 
COMISIÓN 
FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD 
CFE 
DISTRIBUCIÓN  3. Definiciones y 
abreviaturas  Te 3.48 verificación y pruebas en campo de la calibración de Watthorímetros 
electromecánicos  
Comentarios:  
Asegurar el estricto cumplimiento en lo aplicable de la “Ley Federal Sobre 
Metrología y Normalización”; Ley de la Industria Eléctrica” así como la “LISTA de 
instrumentos de medición cuya verificación inicial, periódica o extra ordinaria es 
obligatoria, así como las normas aplicables para efectuarla, publicada el 18 de abril de 
2016 y la LFMN”  Estas definiciones no debe de estar por motivo que no existe en la 
actualidad equipos electromecánicos instalados  
 EMPRESA PRODUCTIVA SUBS IDIARIA DE COMISIÓN FEDERAL 
DE ELECTRICIDAD CFE DISTRIBUCIÓN  
Con fundam ento en los artículos 47 fraccio nes I y II, 64 de la LFMN, 
así como el 33 párrafo tercero del Reglamento de la LFMN, este 
comentario fue analizado por el CCONNSE y decidió rechazarlo, 
debido a que, el objetivo de este PROY -NOM es la verificación en 
campo y no la calibración.   
EMPRESA 
PRODUCTIVA 
SUBSIDIARIA DE 
COMISIÓN 
FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD 
CFE 
DISTRIBUCIÓN  3. Definiciones y 
abreviaturas  Te 
Comentarios:  
Agregar  3.48 Verificación inicia l 
La verificación que, por primera ocasión y antes de su utilización 
para transacciones comerciales o para determinar la tarifa de un 
servicio, debe realizarse respecto de las propiedades de 
funcionamiento y uso de los instrumentos de medición, para 
determ inar si operan de conformidad con las características 
metrológicas establecidas en la(s) norma(s) aplicable(s), siendo 
responsabilidad de los usuarios de los mismos y de los 
suministradores de servicios.  EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA DE COMISIÓN FEDERAL 
DE ELECTRICIDAD CFE DISTRIBUCIÓN  
Con fundamento  en los artículos 11, 47 fraccio nes I y II, 64 de la 
LFMN, así como el 33 párrafo tercero del Reglamento de la LFMN, 
este comentario fue analizado por el CCONNSE y decidió rechazarlo, 
debido a que, la incorpora ción del concepto propuesto, ya se 
encuentra contenido en la “LISTA de instrumentos de medición cuya 
verificación inicial, periódica o extraordinaria es obligatoria, así como 
las normas aplicables para efectuarla” publicada en el DOF el 18 de 
abril de 2016 .  
EMA  3. Definiciones y 
abreviaturas  Te 
3.48 verificación y pruebas en campo de la calibración de Watthorímetros 
electromecánicos  
actividad que tiene por finalidad constatar que el error relativo del watthorímetro, 
esté dentro de los límites establecidos  en el presente Proyecto de Norma Oficial 
Mexicana  
Comentarios:  
Se propone eliminar la palabra calibración, ya que en este apartado se está 
mencionado las actividades de la verificación metrológica de los requisitos 
metrológicos de los watthorímetros   3.48 verificación y/o revisión y pruebas en campo de la 
calibración de  Watthorímetros electromecánicos  
Actividad que tiene por finalidad constatar que el error relativo del 
watthorímetro, esté dentro de los límites establecidos en el presente 
Proyecto de Norma  EMA  
Con fundament o en los artículos 47 fraccio nes I y II y 64 de la LFMN, 
este comentario fue analizado por el CCONNSE y decidió aceptarlo 
parcialmente ya que, se elimina “calibración” debido a que dicha 
actividad tiene por finalidad el constatar que el e rror relativo del 
watthorímetro, esté dentro de los límites establecidos dentro de este 
PROY -NOM, adicionalmente, no se agrega el término revisión ya que, 
no se encuentra contenido en la LFMN como actividad de evaluación 
de la conformidad, por lo que queda  de la siguiente manera:  
3.48 verificación y pruebas en campo de watthorímetros 
electromecánicos  
actividad que tiene por finalidad constatar que el error relativo del 
watthorímetro, esté dentro de los límites establecidos en esta Norma 
Oficial Mexicana  
EMPRESA 
PRODUCTIVA 
SUBSIDIARIA DE 
COMISIÓN 
FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD 
CFE 
DISTRIBUCIÓN  3. Definiciones y 
abreviaturas  Te 
Comentarios:  
Agregar  3.49 Verificación periódica  
La verificación que, una vez concluida la vigencia de la inicial, se 
debe realizar en los i ntervalos de tiempo que determine la 
Secretaría, respecto de las propiedades de funcionamiento y uso de 
los instrumentos de medición para determinar si operan  de 
conformidad con las características metrológicas establecidas en 
la(s) norma(s) aplicable(s), siendo responsabilidad de los usuarios y 
de los suministradores de servicios de  los mismos.  EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA DE COMISIÓN FEDERAL 
DE ELECTRICIDAD CFE DISTRIBUCIÓN  
Con fundamento  en los artículos 11, 47 fraccio nes I y II, 64 de la 
LFMN, así com o el 33 párrafo tercero del Reglamento de la LFMN, 
este comentario fue analizado por el CCONNSE y decidió rechazarlo, 
debido a que, la incorporación del concepto propuesto, ya se 
encuentra contenido en la “LISTA de instrumentos de medición cuya 
verificació n inicial, periódica o extraordinaria es obligatoria, así como 
las normas aplicables para efectuarla” publicada en el DOF el 18 de 
abril de 2016.  
       (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 8 de octubre de 2018  EMPRESA 
PRODUCTIVA 
SUBSIDIARIA DE 
COMISIÓN 
FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD 
CFE 
DISTRIBUCIÓN  3. Definiciones y 
abrevi aturas  Te 
Comentarios:  
Agregar  3.50 Verificación extraordinaria  
La verificación que no siendo inicial o periódica, se realiza respecto 
de las propiedades de funcionamiento y uso de los instrumentos de 
medición para determinar si operan de conformidad con l as 
características metrológicas o de funcionamiento establecidas en 
la(s) norma(s) aplicable(s), cuando lo soliciten los usuarios de 
los mismos y los suministradores de servicios o cuando 
pierdan su condición de “instrumento verificado”.  EMPRESA PRODUCTIVA  SUBSIDIARIA DE COMISIÓN FEDERAL 
DE ELECTRICIDAD CFE DISTRIBUCIÓN  
Con fundamento  en los artículos 11, 47 fraccio nes I y II, 64 de la 
LFMN, así como el 33 párrafo tercero del Reglamento de la LFMN, 
este comentario fue analizado por el CCONNSE y decidió rech azarlo, 
debido a que, la incorporación del concepto propuesto, ya se 
encuentra contenido en la “LISTA de instrumentos de medición cuya 
verificación inicial, periódica o extraordinaria es obligatoria, así como 
las normas aplicables para efectuarla” publicad a en el DOF el 18 de 
abril de 2016.  
EMPRESA 
PRODUCTIVA 
SUBSIDIARIA DE 
COMISIÓN 
FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD 
CFE 
DISTRIBUCIÓN  3. Definiciones y 
abreviaturas  Te 
Comentarios:  
Agregar  3.51 UVA  
Unidad de Verificación Acreditada  EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA DE COM ISIÓN FEDERAL 
DE ELECTRICIDAD CFE DISTRIBUCIÓN  
Con fundamento en los artículos 47 y 64 de la LFMN, así como el 8, 11 
y 33 del Reglamento de la LFMN, este comentario fue analizado por el 
CCONNSE y decidió aceptarlo parcialmente, ya que, se adiciona la 
Unida d de Verificación de Instrumentos para Medir Acreditada y 
Aprobada (UVIM), para quedar de la siguiente manera:  
3.63 UVIM  
Unidad de Verificación de Instrumentos para Medir Acreditada y 
Aprobada  
EMPRESA 
PRODUCTIVA 
SUBSIDIARIA DE 
COMISIÓN 
FEDERAL DE 
ELECTRIC IDAD 
CFE 
DISTRIBUCIÓN  3. Definiciones y 
abreviaturas  Te 3.56 medidor patrón  
probador portátil para realizar la medición de energía eléctrica de un watthorímetro  
Comentarios:  
Asegurar el estricto cumplimiento en lo aplicable de la “Ley Federal Sobre Metrolo gía y 
Normalización”; Ley de la Industria Eléctrica” así como la “LISTA de instrumentos de 
medición cuya verificación inicial, periódica o extraordinaria es obligatoria, así como las 
normas aplicables para efectuarla, publicada el 18 de abril de 2016 y la LFMN”  
 Estas definiciones no debe de estar por motivo que no existe en la 
actualidad equipos electromecánicos instalados  
 EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA DE COMISIÓN FEDERAL 
DE ELECTRICIDAD CFE DISTRIBUCIÓN  
Con fundamento en los artículos 47 y 64 de la LFMN , así como el 33 
del Reglamento de la LFMN, este comentario fue analizado por el 
CCONNSE y decidió rechazarlo, debido a que, es un instrumento con 
el que se realiza la verificación en campo.  
AMMAC  3. Definiciones y 
abreviaturas  Te 3.56 medidor patrón  
probador portátil para realizar la medición de energía eléctrica de un watthorímetro  
Comentarios:  
Es necesario jerarquizar el patrón que será utilizado en campo por las Unidades de 
Verificación, y también agregar su definición. Se propone, modificar y cambiar el 
término por patrón de trabajo y en la definición, se cambia probador por aparato de 
medición, con la finalidad de dar mayor certeza a usuarios y aplicadores.  3.56 patrón de trabajo  
aparato de medición portátil que se utiliza para realizar la medición 
de energía eléctrica o potencia de un watthorímetro  AMMAC  
Con fundamento en los artículos 47 y 64 de la LFMN, este comentario 
fue analizado por el CCONNSE y decidió aceptarlo, quedando de la 
siguiente manera:  
3.56 patrón de trabajo  
aparato de medición portá til que se utiliza para realizar la medición de 
energía eléctrica o potencia de un watthorímetro  
EMPRESA 
PRODUCTIVA 
SUBSIDIARIA DE 
COMISIÓN 
FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD 
CFE 
DISTRIBUCIÓN  3. Definiciones y 
abreviaturas  Te 3.58 uso no autorizado de energía eléctr ica 
conectarse de forma indebida en las redes generales de distribución a redes 
particulares, de acuerdo con la fracción VI del artículo 165 de la Ley de la Industria 
Eléctrica, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley de la Industria Eléctric a 
Comentarios:  
Asegurar el estricto cumplimiento en lo aplicable de la “Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización”; Ley de la Industria Eléctrica” así como la “LISTA de instrumentos de 
medición cuya verificación inicial, periódica o extraordinaria es ob ligatoria, así como las 
normas aplicables para efectuarla, publicada el 18 de abril de 2016 y la LFMN”  
 3.58 uso no autorizado de energía eléctrica  
conectarse de forma indebida o que impidan el funcionamiento 
adecuado en las redes generales de distribución  o redes 
particulares, o que alteren o impidan el funcionamiento normal de 
los instrumentos de control o de medición  
 EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA DE COMISIÓN FEDERAL 
DE ELECTRICIDAD CFE DISTRIBUCIÓN  
Con fundamento en los artículos 47 y 64 de la LFMN, es te comentario 
fue analizado por el CCONNSE y decidió aceptarlo, quedando de la 
siguiente manera:  
3.58 uso no autorizado de energía eléctrica  
conectarse de forma indebida o que impidan el funcionamiento 
adecuado en las redes generales de distribución o rede s particulares, 
o que alteren o impidan el funcionamiento normal de los instrumentos 
de control o de medición  
EMPRESA 
PRODUCTIVA 
SUBSIDIARIA DE 
COMISIÓN 
FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD 
CFE 
DISTRIBUCIÓN  3. Definiciones y 
abreviaturas  Te 
Comentarios:  
Agregar  3.59 m edidor patrón  
Patrón portátil que se utiliza para realizar la medición de energía 
eléctrica de un watthorímetro la cual debe de contar con una 
relación de 4 a 1  EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA DE COMISIÓN FEDERAL 
DE ELECTRICIDAD CFE DISTRIBUCIÓN  
Con fundame nto en los artículos 47 y 64 de la LFMN, así como el 33 
del Reglamento de la LFMN, este comentario fue analizado por el 
CCONNSE y decidió aceptarlo parcialmente, debido a que, se 
jerarquiza el patrón que será utilizado en campo por las Unidades de 
Verifica ción de Instrumentos para Medir Acreditadas y Aprobadas 
(UVIM’s) y la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), en 
adición, se modifica el inciso 3.28 patrón de referencia con la finalidad 
de que guarde congruencia la jerarquización, ya que el patrón de 
referencia será el aparato  con el que se medirá la energía de un patrón 
de trabajo (3.56), quedando de la siguiente manera:  
3.56 patrón de trabajo  
aparato de medición portátil que se utiliza para realizar la medición de 
energía eléctrica o potencia de u n watthorímetro  
  Lunes 8 de octubre de 2018  DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)       EMPRESA 
PRODUCTIVA 
SUBSIDIARIA DE 
COMISIÓN 
FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD 
CFE 
DISTRIBUCIÓN  3. Definiciones y 
abreviaturas  Te 
Comentarios:  
Agregar  3.65 SE  
Secretaría de Economía  EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA DE COMISIÓN FEDERAL 
DE ELECTRICIDAD C FE DISTRIBUCIÓN  
Con fundamento en los artículos 47, 64 de la LFMN, así como el 33 del 
Reglamento de la LFMN, este comentario fue analizado por el 
CCONNSE y decidió aceptarlo parcialmente, debido a que, se incluye 
dentro del Capítulo 3 Términos y definicion es, como Secretaría  en 
lugar de SE, utilizando el término en el capítulo 8 del PROY -NOM, por 
lo que la numeración se adecua con la inclusión de este inciso, 
quedando de la siguiente manera:  
3.64 Secretaría  
Secretaría de Economía  
EMPRESA 
PRODUCTIVA 
SUBSIDI ARIA DE 
COMISIÓN 
FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD 
CFE 
DISTRIBUCIÓN  3. Definiciones y 
abreviaturas  Te 
Comentarios:  
Agregar  3.66 SENER  
Secretarí a de Energía  EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA DE COMISIÓN FEDERAL 
DE ELECTRICIDAD CFE DISTRIBUCIÓN  
Con fundamento  en los artí culos 43, 47 fraccio nes I y II, 64 de la 
LFMN, así como el 33 párrafo tercero del Reglamento de la LFMN, 
este comentario fue analizado por el CCONNSE y decidió rechazarlo, 
debido a que, la Secretaría de Energía no se encuentra facultada 
como una autoridad con atribuciones de vigilancia en el PROY -NOM.  
EMPRESA 
PRODUCTIVA 
SUBSIDIARIA DE 
COMISIÓN 
FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD 
CFE 
DISTRIBUCIÓN  4. Clasificación y 
designación  Te 4.1 Tabla 1 - Clasificación de los watthorímetros por su  corriente eléctrica nominal  
In (A) I máx (A) Tipo  
5 10 A 
5 30 A 
10 30 A 
15 100 S y A  
30 200 S 
 
Tabla 2 - Corriente eléctrica de prueba para watthorímetros electromecánicos  
Corriente 
eléctrica 
nominal (I n) Corriente 
eléctrica 
máxima  (I máx) Corriente 
eléctrica de 
carga baja  
(A) (A) (A) 
5 10 0.5 
5 30 0.5 
10 30 1.0 
15 100 1.5 
30 200 3.0 
 
Comentarios:  
Asegurar el estricto cumplimiento en lo aplicable de la “Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización”; Ley de la Industria Eléctrica” así como la “LISTA de instrumentos de 
medició n cuya verificación inicial, periódica o extraordinaria es obligatoria, así como las 
normas aplicables para efectuarla, publicada el 18 de abril de 2016 y la LFMN”  4.1 Tabla 1 - Clasificación de los watthorímetros  por su corriente 
eléctrica nominal  
In (A) I máx (A) Tipo  
5 10 A 
10 30 A 
15 100 S y A  
30 200 S 
 
Tabla 2 - Corriente eléctrica de prueba para watthorímetros 
electromecánicos  
Corriente eléctrica 
de Clase (I máx) Corriente 
eléctrica de 
carga alta  Corriente 
eléctrica de 
carga baja  
(A) (A) (A) 
10 5 0.5 
30 10 1.0 
100 15 1.5 
200 30 3.0 
 
 EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA DE COMISIÓN FEDERAL 
DE ELECTRICIDAD CFE DISTRIBUCIÓN  
Con fundamento en los artículos 47 fracción I y 64 de la LFMN, así 
como el 33 párrafo tercero del Reglamento de la LFMN, este 
comentario fue analizado por el CCONNSE y decidió rechazarlo, 
debido a que, existe la posibilidad de encontrar watthorímetros en 
campo de este tipo.  
 
 
AMMAC  4. Clasificación y Te 4.1 Clasificación  4.1 Clasificación  
Los watthorímetros objeto de la presente Norma Ofici al AMMAC  
Con fundamento en los artículos 47 fracción II y 64 de la LFMN, este       (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 8 de octubre de 2018  designación  … 
Tabla 1 - Clasificación de los watthorímetro s por su corriente eléctrica nominal  
In (A) I máx (A) Tipo  
5 10 A 
5 30 A 
10 30 A 
15 100 S y A  
30 200 S 
 
Tabla 2 - Corriente eléctrica de prueba para watthorímetros electromecánicos  
Corriente eléctrica 
nominal (I n) Corriente eléctrica 
máxima  
(I máx) Corriente eléctrica 
de carga baja  
(A) (A) (A) 
5 10 0.5 
5 30 0.5 
10 30 1.0 
15 100 1.5 
30 200 3.0 
 
Comentarios:  
Se propone realizar una restructuración a la tabla en la primera columna y se cambiar 
el título de la misma, asimismo, modificar la Tabla 2 y el texto introductorio para su 
clasificación, de igual forma se solicita una restructuración dentro de la tabla en los 
encabezados, para la debida comprensión y alcance del PROY -NOM.  
 Mexicana se clasifican de acuerdo con lo siguiente:  
● Por su forma de conexión: Tipo “A” y Tipo "S".  
● Por su Tipo (corriente eléctrica nominal I n en A y máxima 
Imáx en A), de acuerdo con lo que se indica en la tabla siguiente:  
Tabla 1 - Clasificación de  los watthorímetros por Tipo  
Tipo  In (A) Imáx (A) 
A 5 10 
A 5 30 
A 10 30 
S y A  15 100 
S 30 200 
 
• Por su tipo de registrador:  
- De manecillas, o  
- De indicación digital.  
4.2 Características eléctricas  
4.2.1  Tensión y frecuencia eléctrica  
La tensión y frecuencia eléctrica nominales son las siguientes: 120 
V, 127 V, 220 V o 240 V y 60 Hz.  
4.2.2 Corriente eléctrica  
Los Watthorímetros electromecánicos a ser verificados, se 
clasifican de acuerdo con la tabla siguiente:  
Tabla 2 - Clasificación de watthorímet ros de acuerdo con la 
corriente eléctrica  
Corriente de 
clase  (I máx) Corriente 
eléctrica nominal 
(In) Corriente 
eléctrica de carga 
baja (10 % I n) 
(A) (A) (A) 
10 5 0.5 
30 5 0.5 
30 10 1.0 
100 15 1.5 
200 30 3.0 
 
4.2.3 Designaciones de la forma típica  
Las designaciones de la forma típica de los watthorímetros se 
indican en la tabla siguiente:  
Tabla 3 - Designación de la forma típica  
Designación  
de la forma  Estatores  Circuito de 
corriente  Número de 
hilos del 
circuito  Figura  
1S 1 1 2 1 
2S 1 1 3 1 
12S 2 2 3 2 
16S 3 3 4 estrella  2 
1ª 1 1 2 3 
2ª 1 1 3 3 
12ª 2 2 3 4 
16ª 3 3 4 estrella  4 
 
 comentario fue analizado por el CCONNSE y decidió aceptarlo, 
quedando de la siguiente maner a: 
4.1 Clasificación  
Los watthorímetros objeto de la presente Norma Oficial Mexicana 
se clasifican de acuerdo con lo siguiente:  
● Por su forma de conexión: Tipo “A” y Tipo "S".  
● Por su Tipo (corriente eléctrica nominal I n en A y máxima I máx 
en A), de acuerdo con lo que se indica en la tabla siguiente:  
Tabla 1 - Clasificación de los watthorímetros por Tipo  
Tipo  In (A) Imáx (A) 
A 5 10 
A 5 30 
A 10 30 
S y A  15 100 
S 30 200 
 
• Por su tipo de registrador:  
- De manecillas, o  
- De indicación digital.  
4.2 Características eléctricas  
4.2.1  Tensión y frecuencia eléctrica  
La tensión y frecuencia eléctrica nominales son las siguientes: 120 V, 
127 V, 220 V o 240 V y 60 Hz.  
4.2.2 Corriente eléctrica  
Los Watthorímetros electromecánicos a ser verificados, se clasifican 
de acuerdo con la tabla siguiente:  
Tabla 2 - Clasificación de watthorímetros de acuerdo con la 
corriente eléctrica  
Corriente de clase  
(I máx) Corriente eléctrica 
nominal (I n) Corriente eléctrica 
de carga baja (10 
% I n) 
(A) (A) (A) 
10 5 0.5 
30 5 0.5 
30 10 1.0 
100 15 1.5 
200 30 3.0 
 
4.2.3 Designaciones de la forma típica  
Las designaciones de la forma típica de los watthorímetr os se indican 
en la tabla siguiente:  
Tabla 3 - Designación de la forma típica  
Designación  
de la forma  Estatores  Circuito de 
corriente  Número de 
hilos del 
circuito  Figura  
1S 1 1 2 1 
2S 1 1 3 1 
12S 2 2 3 2 
16S 3 3 4 estrella  2 
1ª 1 1 2 3 
2ª 1 1 3 3 
12ª 2 2 3 4 
16ª 3 3 4 estrella  4 
     
 
 
EMPRESA 5. Te 5.1 Instalación eléctrica  5.1 Instalación eléctrica  EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA DE COMISIÓN FEDERAL  Lunes 8 de octubre de 2018  DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)       PRODUCTIVA 
SUBSIDIARIA DE 
COMISIÓN 
FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD 
CFE 
DISTRIBUCIÓN  Especificaciones  Debe cumplirse lo indicado en este capítulo, en caso de que no se cumpla con los 
requisitos aquí referidos se dará por concluida la verificación  
. 
Cuando se satisfagan los requisitos establecidos en 5.1.1 a 5.1.4 debe continuarse con 
la verificación y pruebas del watthorímetro como se indica en 5.2.  
Comentarios:  
Asegurar el estricto cu mplimiento en lo aplicable de la “Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización”; Ley de la Industria Eléctrica” así como la “LISTA de instrumentos de 
medición cuya verificación inicial, periódica o extraordinaria es obligatoria, así como las 
normas aplicab les para efectuarla, publicada el 18 de abril de 2016 y la LFMN”  Se debe de revisar visualmente la instalación eléctrica del usuario 
final o centro de cargas para verificar que no presente peligro 
alguno para realizar la revisión y prueba.  
Cuando se satisfagan los requisitos establecidos en 5.1.1 a 5.1.4 
debe continuarse con la revisión, pruebas y aseguramiento de la 
medición del watthorímetro como se indica en 5.2.  DE ELECTRICIDA D CFE DISTRIBUCIÓN  
Con fundamento en los artículos 47 fracción I y 64 de la LFMN, así 
como el 33 párrafo tercero del Reglamento de la LFMN, este 
comentario fue analizado por el CCONNSE y decidió rechazarlo, 
debido a que, describe parte del método de prueba  para realizar la 
verificación, lo cual se encuentra contenido en el Capítulo 6 Métodos 
de Prueba para la verificación del watthorímetro electromecánico en 
campo.  
 
EMA  5. 
Especificaciones  Te 5.1.2 De la base enchufe  
Los sellos deben encontrarse correctame nte instalados, sin ruptura y no presentar 
señales de alteración o manipulación y deben tener trazabilidad con la base de datos 
del distribuidor. Comprobar el cumplimiento de acuerdo con 6.2.  
Comentarios:  
Agregar de acuerdo con el artículo 89 de la Ley Fed eral de Metrología y Normalización 
y los artículos 2 y 96 del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización, la Secretaría de Economía para efectos de control del cumplimiento con 
normas oficiales mexicanas las  podrá integrar sistemas de in formación conforme a los 
requisitos y condiciones que se determinen en el reglamento de la Ley Federal de 
Metrología y Normalización, así como a través de disposiciones de carácter general, 
evitando trámites adicionales.  5.1.2  De la base enchufe  
Los sellos  deben encontrarse correctamente instalados, sin 
ruptura y no presentar señales de alteración o manipulación y 
deben tener rastreabilidad con el SINEC, la forma en la que se 
actualizan los datos es a través del SICOHOL. Comprobar el 
cumplimiento de acuerdo  con 6.2.  EMA  
Con fundamento en los artículos 47 fracción I, 64 y 89 de la LFMN, así 
como el 2, 33  párrafo tercero y 96 del Reglamento de la LFMN, este 
comentario fue analizado por el CCONNSE y decidió rechazarlo, ya 
que el Sistema de Información relativo a la metrología, normalización y 
evaluación de la conformidad, en donde las dependencias 
competentes actualizarán la información correspondiente, y cualquier 
entidad, organismo, los interesados podrán consultar se encuentran a 
cargo de la dependencia compe tente por lo que la propuesta no se 
considera un elemento significativo para la debida comprensión y 
alcance de este PROY -NOM.  
AMMAC  5. 
Especificaciones  Te 
5.1.2 De la base enchufe  
Los sellos deben encontrarse correctamente instalados, sin ruptura y no pr esentar 
señales de alteración o manipulación y deben tener trazabilidad con la base de datos 
del distribuidor. Comprobar el cumplimiento de acuerdo con 6.2.  
Comentarios:  
Se solicita se cambie la palabra “trazabilidad” por “rastreabilidad”, además que el 
término es mayormente empleado en la industria, esto con la finalidad de ser 
congruente con comentarios anteriores.  5.1.2  De la base enchufe  
Los sellos deben encontrarse correctamente instalados, sin 
ruptura y no presentar señales de alteración o manipulació n y 
deben tener rastreabilidad con la base datos del distribuidor. 
Comprobar el cumplimiento de acuerdo con 6.2.  AMMAC  
Con fundamento en los artículos 47 y 64 de la LFMN, este comentario 
fue analizado por el CCONNSE y decidió aceptarlo, quedando de la 
siguiente manera:  
5.1.2  De la base enchufe  
Los sellos deben encontrarse correctamente instalados, sin ruptura y 
no presentar señales de alteración o manipulación y deben tener 
rastreabilidad con la base datos del distribuidor. Comprobar el 
cumplimiento de acue rdo con 6.2.  
ANCE  5. 
Especificaciones  Te 5.2.2 Del error relativo del watthorímetros  
Conforme al objetivo de este Proyecto de Norma Oficial Mexicana, los watthorímetros 
se verifican en campo. Respecto de la medición de energía eléctrica activa, los 
wattho rímetros deben tener un error relativo igual o menor que ± 3.5 %. Para 
comprobar el cumplimiento seguir lo establecido en el inciso 6.4.  
Cuando en la verificación y pruebas de un watthorímetro electromecánico se confirma 
que no cumple con el requisito del párrafo anterior, éste debe reemplazarse por un 
medidor de nueva tecnología con un error relativo igual o menor que ± 0.5 %. No debe 
aceptarse el reemplazo por watthorímetros electromecánicos.  
Solo el concepto de la palabra del nombre del instrumento de me dición  
Comentarios:  
El Proyecto es omiso en mencionar en que unidades debe registrarse la medición del 
error relativo, se sugiere aclarar para brindar certeza en la medición. De aceptarse el 
comentario, también aplica a 6.4.7  5.2.2 Del error relativo del w atthorímetros  
N/A  ANCE  
Con fundamento en los artículos 47 fracción I, 64 de la LFMN, así 
como el 33 párrafo tercero del Reglamento de la LFMN, este 
comentario fue analizado por el CCONNSE y decidió rechazarlo, 
debido a que, el error relativo únicamente se  expres a en % (porciento), 
ya que é ste es adimensional.  
 
AMMAC  5. Te 5.2.2 Del error relativo del watthorímetros  5.2.2 Del error ponderado del watthorímetro  AMMAC        (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 8 de octubre de 2018  Especificaciones  Conforme al objetivo de este Proyecto de Norma Oficial Mexicana, los watthorímetros 
se verifican en campo. Respecto de la med ición de energía eléctrica activa, los 
watthorímetros deben tener un error relativo igual o menor que ± 3.5 %. Para 
comprobar el cumplimiento seguir lo establecido en el inciso 6.4.  
Cuando en la verificación y pruebas de un watthorímetro electromecánico se  confirma 
que no cumple con el requisito del párrafo anterior, éste debe reemplazarse por un 
medidor de nueva tecnología con un error relativo igual o menor que ± 0.5 %. No debe 
aceptarse el reemplazo por watthorímetros electromecánicos.  
Solo el concepto d e la palabra del nombre del instrumento de medición  
Comentarios:  
Para la debida comprensión del PROY -NOM se solicita modificar el título del inciso 
secundario, y realizar los ajustes para tener concordancia con el inciso 3.21 error 
ponderado quedando de la  siguiente manera:  Conforme al objetivo de esta Norma Oficial Mexicana, los 
watthorímetros se verifican en campo. Respecto de la medición de 
energía eléctrica activa, los watthorímetros deben tener un error 
ponde rado del watthorímetro igual o menor que ± 3.5 %. Para 
comprobar el cumplimiento seguir lo establecido en el inciso 6.4.  
Cuando en la verificación y pruebas de un watthorímetro 
electromecánico se confirma que no cumple con el requisito del 
párrafo anterior , éste debe reemplazarse por un medidor de nueva 
tecnología con un error ponderado igual o menor que ± 0.5 %. No 
se acepta el reemplazo por watthorímetros electromecánicos.  Con fundamento en los artículos 47 y 64 de la LFMN, este comentario 
fue anali zado por el CCONNSE y decidió aceptarlo, quedando de la 
siguiente manera:  
5.2.2 Del error ponderado del watthorímetro  
Conforme al objetivo de esta Norma Oficial Mexicana, los 
watthorímetros se verifican en campo. Respecto de la medición de 
energía eléctric a activa, los watthorímetros deben tener un error 
ponderado del watthorímetro igual o menor que ± 3.5 %. Para 
comprobar el cumplimiento seguir lo establecido en el inciso 6.4.  
Cuando en la verificación y pruebas de un watthorímetro 
electromecánico se confi rma que no cumple con el requisito del párrafo 
anterior, éste debe reemplazarse por un medidor de nueva tecnología 
con un error ponderado igual o menor que ± 0.5 %. No se acepta el 
reemplazo por watthorímetros electromecánicos.  
EMPRESA 
PRODUCTIVA 
SUBSIDIA RIA DE 
COMISIÓN 
FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD 
CFE 
DISTRIBUCIÓN  5. 
Especificaciones  Te 5.2.2 Del error relativo del watthorímetros  
Conforme al objetivo de este Proyecto de Norma Oficial Mexicana, los watthorímetros 
se verifican en campo. Respecto de la medición d e energía eléctrica activa, los 
watthorímetros deben tener un error relativo igual o menor que ± 3.5 %. Para 
comprobar el cumplimiento seguir lo establecido en el inciso 6.4.  
Cuando en la verificación y pruebas de un watthorímetro electromecánico se confir ma 
que no cumple con el requisito del párrafo anterior, este debe reemplazarse por un 
medidor de nueva tecnología con un error relativo igual o menor que ± 0.5 %. No debe 
aceptarse el reemplazo por watthorímetros electromecánicos.  
Comentarios:  
Asegurar el estricto cumplimiento en lo aplicable de la “Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización”; Ley de la Industria Eléctrica” así como la “LISTA de instrumentos de 
medición cuya verificación inicial, periódica o extraordinaria es obligatoria, así como las 
normas aplicables para efectuarla, publicada el 18 de abril de 2016 y la LFMN”  5.2.2 Del error relativo del watthorímetros  
Conforme al objetivo de esta Norma Oficial Mexicana, los 
watthorímetros se revisan en campo. Respecto de la medición de 
energía eléctric a activa, los watthorímetros deben tener un error 
relativo igual o menor que ± 3.5 %. Para comprobar el cumplimiento 
en lo establecido en el inciso 6.4 de esta norma.  
Cuando en la revisión, prueba y aseguramiento de la medición  
de un watthorímetro electrom ecánico se confirma que no cumple 
con el requisito del párrafo anterior, éste debe reemplazarse por un 
medidor de nueva tecnología con un error relativo igual o menor 
que ± 0.5 %. No debe aceptarse el reemplazo por watthorímetros 
electromecánicos.  EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA DE COMISIÓN FEDERAL 
DE ELECTRICIDAD CFE DISTRIBUCIÓN  
Con fundamento en los artículos 3, 47 fracción I, 64 de la LFMN, así 
como el 33 párrafo tercero del Reglamento de la LFMN, este 
comentario fue analizado por el CCONNSE y decidió re chazarlo, 
debido a que, la propuesta de cambiar de verificar a revisar, no guarda 
congruencia con lo establecido en el contenido del Objetivo y campo 
de aplicación del PROY -NOM, adicionalmente se hicieron 
modificaciones a dicho inciso.  
EMPRESA 
PRODUCTIVA  
SUBSIDIARIA DE 
COMISIÓN 
FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD 
CFE 
DISTRIBUCIÓN  6. Métodos de 
prueba para la 
verificación del 
watthorímetro 
electromecánico 
en campo  Te 
6 Métodos de prueba para la verificación del watthorímetro electromecánico 
en campo  
6.1 Generalidades  
Esta actividad consiste en la verificación y pruebas de la instalación eléctrica y de las 
especificaciones del watthorímetro establecidas en el Capítulo 5 de este PROY -NOM, 
en apego a la siguiente metodología.  
Se realiza una revisión ocular tanto de la ins talación eléctrica en general, como la 
particular del watthorímetro a verificar.  
La revisión permite observar que en el watthorímetro no existan componentes sueltos o 
dañados, así como perforaciones en la cubierta y cualquier otro daño que permita la 
introducción de cualquier cuerpo extraño que interfiera con la operación del 
watthorímetro, se revisa que se encuentre el sello de la base en buen estado, sin 
alteraciones y que coincida con el de la última verificación y pruebas realizada o 
conexión. Para la r evisión de la acometida se realizan las mediciones necesarias 
asegurando que en la acometida no exista algún dispositivo o interconexión no 
autorizada que impida la adecuada medición y registro de la energía consumida, así 
como condiciones inseguras que re presenten un riesgo potencial para las personas o 
instalaciones.  
Comentarios:  
Asegurar el estricto cumplimiento en lo aplicable de la “Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización”; Ley de la Industria Eléctrica” así como la “LISTA de instrumentos de 
medic ión cuya verificación inicial, periódica o extraordinaria es obligatoria, así como las 
normas aplicables para efectuarla, publicada el 18 de abril de 2016 y la LFMN”  6 Métodos de prueba para la verificación del watthorímetro 
electromecánico en campo  
6.1 Ge neralidades  
Esta actividad consiste en la revisión, pruebas y aseguramiento de 
la medición y de la instalación eléctrica y del equipo de medición en 
apego a las especificaciones del watthorímetro establecidas en el 
Capítulo 5 de esta norma.  
La revisión per mite comprobar que en el watthorímetro no existan 
componentes sueltos o dañados, así como cualquier alteración 
intencional que interfiera con su operación normal, se debe revisar 
las condiciones en que se encuentra el sello de la base, y que 
coincida con e l de la última revisión,  pruebas y aseguramiento de la 
medición realizada o conexión. Para la revisión de la acometida se 
debe asegurar que no exista algún dispositivo o interconexión no 
autorizada que impida la adecuada medición y registro de la 
energía c onsumida, así como condiciones inseguras que 
representen un riesgo potencial para las personas o instalaciones.  
Antes de iniciar la revisión a watthorímetro electromecánico en 
campo, el personal de la distribuidora y la UVA cuando 
corresponda, deben llevar  a cabo las siguientes actividades:  
Se realiza una revisión ocular tanto de la instalación eléctrica en 
general, como la particular del watthorímetro a revisar.  
● Presentarse ante la persona con la que se atiende la diligencia, el 
personal del distribuidor lo hará con su gafete y en caso que sea 
una verificación de la revisión, el verificador con documento oficial 
que lo identifica como unidad de verificación acre ditada y 
autorizada. Así mismo el personal de la distribuidora presentará el 
documento aviso previo de la revisión, debiendo recabar la firma de 
conformidad de los que intervienen en la diligencia incluyendo al 
usuario o su representante.  
● Debe requerirse  a la persona con la que se atiende la diligencia 
que considere la presencia de dos testigos o personas mayores de 
edad que crea conveniente. En caso de que ésta, no los nombre, 
los podrá nombrar la distribuidora o la unidad de verificadora.  EMPRESA PRODUC TIVA SUBSIDIARIA DE COMISIÓN FEDERAL 
DE ELECTRICIDAD CFE DISTRIBUCIÓN  
Con fundamento en los artículos 3,  47 fracción I y 64 de la LFMN, así 
como el 33 párrafo tercero del Reglamento de la LFMN, este 
comentario fue analizado por el CCONNSE y decidió rechaza rlo, 
debido a que, la revisión, prueba y aseguramiento de la medición, no 
se encuentran contenidos en la LFMN como actividades de evaluación 
de la conformidad, además que, el Objetivo del PROY -NOM tiene 
como finalidad el establecimiento de los métodos de p rueba para la 
verificación en campo (actividad de evaluación de la conformidad 
contemplada en la LFMN).  
  Lunes 8 de octubre de 2018  DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)       EMA  6. Métodos de 
prueba para la 
verificación del 
watthorímetro 
electromecánico 
en campo  Te 
6.1 Generalidades  
Esta actividad consiste en la verificac ión y pruebas de la instalación eléctrica y de las 
especificaciones del watthorímetro establecidas en el Capítulo 5 de este PROY -NOM, 
en apego a la siguiente metodología.  
Se realiza una revisión ocular tanto de la instalación eléctrica en general, como la 
particular del watthorímetro a verificar.  
La revisión permite observar que en el watthorímetro no existan componentes sueltos o 
dañados, así como perforaciones en la cubierta y cualquier otro daño que permita la 
introducción de cualquier cuerpo extraño que  interfiera con la operación del 
watthorímetro, se revisa que se encuentre el sello de la base en buen estado, sin 
alteraciones y que coincida con el de la última verificación y pruebas realizada o 
conexión. Para la revisión de la acometida se realizan las  mediciones necesarias 
asegurando que en la acometida no exista algún dispositivo o interconexión no 
autorizada que impida la adecuada medición y registro de la energía consumida, así 
como condiciones inseguras que representen un riesgo potencial para las personas o 
instalaciones.  
Comentarios:  
Se considera necesario modificar el término revisión por constatación y agregar 
pruebas realizadas por el distribuidor o conexión, cuando aplique, ya que se considera 
necesario para la debida comprensión y alcance del  PROY -NOM.  6.1 Generalidades  
Esta actividad consiste en la verificación y pruebas de la 
instalación eléctrica y de las especificaciones del watthorímetro 
establecidas en el Capítulo 5 de esta Norma Oficial Mexicana, en 
apego a la siguiente metodología.  
Se realiza una constatación ocular tanto de la instalación 
eléctrica en general, como la particular del watthorímetro a verificar.  
La constatación permite observar que en el watthorímetro no 
existan componentes sueltos o dañados, así como perforaciones en 
la cubierta y cualquier otro daño que permita la introducción de 
cualquier cuerpo extraño que interfiera con la operación del 
watthorímetro, se constata que se encuentre el sello de la base en 
buen estado, sin alteraciones y que coincida con el de la última 
verificación, pruebas realizadas por el distribuidor o conexión, 
cuando aplique. Para la constatación de la acometida se realizan 
las mediciones necesarias constatando que en la acometida no 
exista algún dispositivo o interconexión no autorizada que impida la 
adecuada medición y registro de la energía consumida, así como 
condiciones inseguras que representen un riesgo potencial para las 
personas o instalaciones.  EMA  
Con fundamento en los artículos 47 y 64 de la LFMN, este comentario 
fue analizado por el CCON NSE y decidió aceptarlo, quedando de la 
siguiente manera:  
6.1 Generalidades  
Esta actividad consiste en la verificación y pruebas de la instalación 
eléctrica y de las especificaciones del watthorímetro establecidas en el 
Capítulo 5 de esta Norma Oficial Mex icana, en apego a la siguiente 
metodología.  
Se realiza una constatación ocular tanto de la instalación eléctrica en 
general, como la particular del watthorímetro a verificar.  
La constatación permite observar que en el watthorímetro no existan 
componentes s ueltos o dañados, así como perforaciones en la cubierta 
y cualquier otro daño que permita la introducción de cualquier cuerpo 
extraño que interfiera con la operación del watthorímetro, se constata 
que se encuentre el sello de la base en buen estado, sin al teraciones y 
que coincida con el de la última verificación, pruebas realizadas por el 
distribuidor o conexión, cuando aplique. Para la constatación de la 
acometida se realizan las mediciones necesarias constatando que en 
la acometida no exista algún dispos itivo o interconexión no autorizada 
que impida la adecuada medición y registro de la energía consumida, 
así como condiciones inseguras que representen un riesgo potencial 
para las personas o instalaciones.  
EMPRESA 
PRODUCTIVA 
SUBSIDIARIA DE 
COMISIÓN 
FEDERA L DE 
ELECTRICIDAD 
CFE 
DISTRIBUCIÓN  6. Métodos de 
prueba para la 
verificación del 
watthorímetro 
electromecánico 
en campo  Te 
6.2 Verificación de la instalación eléctrica  
6.2.1 Objetivo  
Esta verificación y prueba tienen como objetivo comprobar que el watthorí metro no 
tenga perforaciones, conexiones no autorizadas o cualquier otro daño que interfiera 
con su operación y con la medición y registro de la energía eléctrica consumida.  
Comentarios:  
Asegurar el estricto cumplimiento en lo aplicable de la “Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización”; Ley de la Industria Eléctrica” así como la “LISTA de instrumentos de 
medición cuya verificación inicial, periódica o extraordinaria es obligatoria, así como las 
normas aplicables para efectuarla, publicada el 18 de abril de 2016 y la LFMN ” 6.2 Revisión de la instalación eléctrica  
6.2.1 Objetivo  
Esta revisión de la instalación eléctrica tienen como objetivo 
comprobar que no tenga conexiones no autorizadas, perforaciones 
en el equipo de medición o cualquier otro daño que int erfiera con su 
operación, que impida la adecuada medición y registro de la 
energía que se consume.  EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA DE COMISIÓN FEDERAL 
DE ELECTRICIDAD CFE DISTRIBUCIÓN  
Con fundamento en los artículos 3,  47 fracción I y 64 de la LFMN, así 
como el 33 párrafo tercero del Reglamento de la LFMN, este 
comentario fue analizado por el CCONNSE y decidió rechazarlo, 
debido a que, la revisión, prueba y aseguramiento de la medición, no 
se encuentran contenidos en la LFMN como actividades de evaluación 
de la conformidad, además que, el Objetivo del PROY -NOM tiene 
como finalidad el establecimiento de los métodos de prueba para la 
verificación en campo (actividad de evaluación de la conformidad 
contemplada en la LFMN), adicionalmente se realizaron 
modificaci ones.  
AMMAC  6. Métodos de 
prueba para la 
verificación del 
watthorímetro 
electromecánico 
en campo  Te 6.2.2.1 Revisar y en su caso realizar las mediciones necesarias para asegurar 
que en la acometida no exista algún dispositivo o interconexión no autorizada  que 
impida la adecuada medición y registro de la energía eléctrica consumida.  
Comentarios:  
Se solicita modificar el término “revisar” por “constatar” y “asegurar” por 
“comprobar” ya que se consideraron necesarias para la debida comprensión y 
alcance del P ROY -NOM.  6.2.2.1  Constatar y en su caso realizar las mediciones necesarias 
para comprobar que en la acometida no exista algún dispositivo o 
interconexión no autorizada que impida la adecuada medición y 
registro de la energía eléctrica consumida.  AMMAC  
Con fundamento en los artículos 47 y 64 de la LFMN, este comentario 
fue analizado por el CCONNSE y decidió aceptarlo, quedando de la 
siguiente manera:  
6.2.2.1  Constatar y en su caso realizar las mediciones necesarias para 
comprobar que en la acometida no exist a algún dispositivo o 
interconexión no autorizada que impida la adecuada medición y 
registro de la energía eléctrica consumida.  
AMMAC  6. Métodos de 
prueba para la 
verificación del 
watthorímetro 
electromecánico 
en campo  Ed 
6.2.2.2 Constatar la integridad f ísica de los sellos instalados, y deben tener 
trazabilidad con la base de datos del distribuidor, así como la revisión todos los 
elementos de la base enchufe para comprobar que no exista algún dispositivo o 
interconexión no autorizada que impida la adecuad a medición y registro de la energía 
consumida.  
Comentarios:  
REDACCION  6.2.2.2 Constatar que la integridad física de los sellos instalados, 
deben tener rastreabilidad con el SINEC, la forma en la que se 
actualizan los datos es a través del SICOHOL, así como  la 
constatación de todos los elementos de la base enchufe para 
comprobar que no exista algún dispositivo o uso no autorizado de 
energía eléctrica que impida la adecuada medición y registro de la 
energía consumida.  AMMAC  
Con fundamento en los artículos 47 fracción I, 64 y 89 de la LFMN, así 
como el 2, 33  párrafo tercero y 96 del Reglamento de la LFMN, este 
comentario fue analizado por el CCONNSE y decidió rechazarlo, ya 
que el Sistema de Información relativo a la metrología, normalización y 
evaluación de la  conformidad, en donde las dependencias 
competentes actualizarán la información correspondiente, y cualquier 
entidad, organismo, los interesados podrán consultar se encuentran a 
cargo de la dependencia competente por lo que la propuesta no se 
considera un elemento significativo para la debida comprensión y 
alcance de este PROY -NOM.  
       (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 8 de octubre de 2018  EMPRESA 
PRODUCTIVA 
SUBSIDIARIA DE 
COMISIÓN 
FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD 
CFE 
DISTRIBUCIÓN  6. Métodos de 
prueba para la 
verificación del 
watthorímetro 
electromecánico 
en campo  Te 
6.2.2.2 Constatar la integridad física de los sellos instalados, y deben tener trazabilidad 
con la base de datos del distribuidor, así como la revisión todos los elementos de la 
base enchufe para comprobar que no exista algún dispositivo o interconexión no 
autorizada que impida la adecuada medición y registro de la energía consumida.  
Comentarios:  
Asegurar el estricto cumplimiento en lo aplicable de la “Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización”; Ley de la Industria Eléctrica” así como la “LISTA de instrument os de 
medición cuya verificación inicial, periódica o extraordinaria es obligatoria, así como las 
normas aplicables para efectuarla, publicada el 18 de abril de 2016 y la LFMN”  6.2.2.2  Constatar la integridad física de los sellos instalados, y 
deben tener rastreabilidad con la base de datos del distribuidor, así 
como la revisión todos los elementos de la base enchufe para 
comprobar que no exista algún dispositivo o interconexión no 
autorizada que impida la adecuada medición y registro de la 
energía consumid a. 
 EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA DE COMISIÓN FEDERAL 
DE ELECTRICIDAD CFE DISTRIBUCIÓN  
Con fundamento en los artículos 47 y 64 de la LFMN, este comentario 
fue analizado por el CCONNSE y decidió aceptarlo parcialmente, ya 
que, se realiza la inclusión de la  preposición “de”, asimismo se adaptó 
el término rastreabilidad, ya que se consideró necesario para la debida 
comprensión y alcance del PROY -NOM quedando de la siguiente 
manera:  
6.2.2.2 Constatar la integridad física de los sellos instalados, y deben 
tener  rastreabilidad con la base de datos del distribuidor, así como la 
constatación de todos los elementos de la base enchufe para 
comprobar que no exista algún dispositivo o interconexión no 
autorizada que impida la adecuada medición y registro de la energía 
consumida.  
EMPRESA 
PRODUCTIVA 
SUBSIDIARIA DE 
COMISIÓN 
FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD 
CFE 
DISTRIBUCIÓN  6. Métodos de 
prueba para la 
verificación del 
watthorímetro 
electromecánico 
en campo  Te 6.2.2.3  Revisar que la protección contra sobrecorriente sea de la capaci dad adecuada 
de acuerdo con la carga conectada, y asegurar que el hilo del neutro sea continuo 
entre la base enchufe del medidor hasta la carga del usuario final. Al término de la 
verificación, ajustar las conexiones cuidando que queden correctamente sujet as para 
evitar los falsos contactos.  
Comentarios:  
Asegurar el estricto cumplimiento en lo aplicable de la “Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización”; Ley de la Industria Eléctrica” así como la “LISTA de instrumentos de 
medición cuya verificación inicia l, periódica o extraordinaria es obligatoria, así como las 
normas aplicables para efectuarla, publicada el 18 de abril de 2016 y la LFMN”  6.2.2.3 Revisar que la protección contra sobrecorriente sea de la 
capacidad adecuada de acuerdo con la carga conectada , y 
asegurar que el hilo del neutro sea continuo entre la base enchufe 
del medidor hasta la carga del usuario final. Al término de la 
revisión, ajustar las conexiones cuidando que queden 
correctamente sujetas para evitar los falsos contactos.  EMPRESA PRODU CTIVA SUBSIDIARIA DE COMISIÓN FEDERAL 
DE ELECTRICIDAD CFE DISTRIBUCIÓN  
Con fundamento en los artículos 3,  47 fracción I y 64 de la LFMN, así 
como el 33 párrafo tercero del Reglamento de la LFMN, este 
comentario fue analizado por el CCONNSE y decidió rechaz arlo, 
debido a que, la revisión, prueba y aseguramiento de la medición, no 
se encuentran contenidos en la LFMN como actividades de evaluación 
de la conformidad, además que, el Objetivo del PROY -NOM tiene 
como finalidad el establecimiento de los métodos de prueba para la 
verificación en campo (actividad de evaluación de la conformidad 
contemplada en la LFMN).  
EMA  6. Métodos de 
prueba para la 
verificación del 
watthorímetro 
electromecánico 
en campo  Te 
6.2.2.3 Revisar que la protección contra sobrecorriente se a de la capacidad 
adecuada de acuerdo con la carga conectada, y asegurar que el hilo del neutro sea 
continuo entre la base enchufe del medidor hasta la carga del usuario final. Al término 
de la verificación, ajustar las conexiones cuidando que queden corre ctamente sujetas 
para evitar los falsos contactos.  
6.2.2.4 Revisar el sistema de puesta a tierra, ajustando las conexiones en caso de ser 
necesario, cuidando que queden correctamente sujetas para evitar los falsos 
contactos, de acuerdo con lo establecido e n la NOM -001-SEDE -2012 o la que la 
sustituya. Revisar que el hilo del neutro y tierra física no cuenten con protección contra 
sobrecorriente para garantizar la operación y seguridad en caso de existir un 
cortocircuito, una descarga atmosférica, cambios bru scos de tensión eléctrica o 
cualquier incidente eléctrico que pueda afectar instalaciones y equipos instalados  
Comentarios:  
Cambiar el término “revisar” por “constatar” y “asegurar” por “comprobar” ya que la 
revisión y aseguramiento no se encuentran en la Ley Federal de Metrología y 
Normalización.  6.2.2.3 Constatar que la protección contra sobrecorriente sea de la 
capacidad adecuada de acuerdo con la carga conectada, y 
comprobar que el hilo del neutro sea continuo entre la base enchufe 
del medidor hasta la carga del usuario final. Al término de la 
verificación, ajustar las conexiones cuidando que queden 
correctamente sujetas para evitar los falsos contactos.  
6.2.2.4  Constatar el sistema de puesta a tierra, ajustando las 
conexiones en caso de ser necesario, c uidando que queden 
correctamente sujetas para evitar los falsos contactos, de acuerdo 
con lo establecido en la NOM -001-SEDE -2012 (véase 2 
Referencias normativas de esta Norma Oficial Mexicana) o la que la 
sustituya. Constatar que el hilo del neutro y tierr a física no cuenten 
con protección contra sobrecorriente para garantizar la operación y 
seguridad en caso de existir un cortocircuito, una descarga 
atmosférica, cambios bruscos de tensión eléctrica o cualquier 
incidente eléctrico que pueda afectar instalac iones y equipos 
instalados.  EMA  
Con fundamento en los artículos 47 y 64 de la LFMN, este comentario 
fue analizado por el CCONNSE y decidió aceptarlo, quedando de la 
siguiente manera:  
6.2.2.3 Constatar que la protección contra sobrecorriente sea de la 
capac idad adecuada de acuerdo con la carga conectada, y comprobar 
que el hilo del neutro sea continuo entre la base enchufe del medidor 
hasta la carga del usuario final. Al término de la verificación, ajustar las 
conexiones cuidando que queden correctamente suj etas para evitar los 
falsos contactos.  
6.2.2.4  Constatar el sistema de puesta a tierra, ajustando las 
conexiones en caso de ser necesario, cuidando que queden 
correctamente sujetas para evitar los falsos contactos, de acuerdo con 
lo establecido en la NOM -001-SEDE -2012 (véase 2 Referencias 
normativas de esta Norma Oficial Mexicana) o la que la sustituya. 
Constatar que el hilo del neutro y tierra física no cuenten con 
protección contra sobrecorriente para garantizar la operación y 
seguridad en caso de existir  un cortocircuito, una descarga 
atmosférica, cambios bruscos de tensión eléctrica o cualquier incidente 
eléctrico que pueda afectar instalaciones y equipos instalados.  
EMPRESA 
PRODUCTIVA 
SUBSIDIARIA DE 
COMISIÓN 
FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD 
CFE 
DISTRIBUCIÓN  6. Métodos de 
prueba para la 
verificación del 
watthorímetro 
electromecánico 
en campo  Te 
Comentarios:  
Asegurar el estricto cumplimiento en lo aplicable de la “Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización”; Ley de la Industria Eléctrica” así como la “LISTA de i nstrumentos de 
medición cuya verificación inicial, periódica o extraordinaria es obligatoria, así como las 
normas aplicables para efectuarla, publicada el 18 de abril de 2016 y la LFMN”  
Agregar  
 6.2.3 Actividades de seguridad y control  
Las actividades de s eguridad están dirigidas a prevenir 
accidentes que dañen a las personas o a los bienes materiales 
en el transcurso de los trabajos para lo cual se llevan a cabo 
los pasos siguientes:  
 EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA DE COMISIÓN FEDERAL 
DE ELECTRICIDAD CFE D ISTRIBUCIÓN  
Con fundamento en los artículos 47 fracción I y II, 64 de la LFMN, este 
comentario fue analizado por el CCONNSE y decidió aceptarlo 
parcialmente, haciendo referencia al inciso 7.2.2, quedando de la 
siguiente manera:  
6.2.3 Actividades de segurid ad y control  
Las actividades de seguridad están dirigidas a prevenir accidentes que 
dañen a las personas o a los bienes materiales en el transcurso de los 
trabajos para lo cual debe llevarse a cabo el procedimiento establecido 
en 7.2.2.  
  Lunes 8 de octubre de 2018  DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)       EMPRESA 
PRODUCTIV A 
SUBSIDIARIA DE 
COMISIÓN 
FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD 
CFE 
DISTRIBUCIÓN  6. Métodos de 
prueba para la 
verificación del 
watthorímetro 
electromecánico 
en campo  Te 
Comentarios:  
Agregar  6.2.3.1 Antes de iniciar los trabajos, el personal de la distribuidora 
deben pla near la maniobra, observando las medidas preventivas de 
seguridad e higiene que establecen los Reglamentos y las Normas 
Oficiales Mexicanas expedidas por las autoridades competentes, 
así como las que se indiquen para la prevención de riesgos de 
trabajo, si endo obligatorio utilizar el equipo de seguridad personal 
completo: ropa de trabajo, guantes, gafas protectoras, casco con 
barboquejo, botas dieléctricas y no deberán  portar objetos 
metálicos personales.  EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA DE COMISIÓN FEDERAL 
DE ELECTRICIDAD CFE DISTRIBUCIÓN  
Con fundamento en los artículos 3, 47 fracción I y 64 de la LFMN, así 
como el 33 párrafo tercero del Reglamento de la LFMN, este 
comentario fue analizado por el CCONNSE y decidió rechazarlo, 
debido a que, ya se encuentra con templado en el Capítulo 7 
Evaluación de la conformidad en el inciso 7.2.2.1.  
EMPRESA 
PRODUCTIVA 
SUBSIDIARIA DE 
COMISIÓN 
FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD 
CFE 
DISTRIBUCIÓN  6. Métodos de 
prueba para la 
verificación del 
watthorímetro 
electromecánico 
en campo  Te 
Coment arios:  
Agregar  6.2.3.2 Guardar las distancias de seguridad respecto a partes 
energizadas.  EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA DE COMISIÓN FEDERAL 
DE ELECTRICIDAD CFE DISTRIBUCIÓN  
Con fundamento en los artículos 3, 47 fracción I  y 64 de la LFMN, así 
como el 33 p árrafo tercero del Reglamento de la LFMN, este 
comentario fue analizado por el CCONNSE y decidió rechazarlo, 
debido a que, ya se encuentra contemplado en el Capítulo 7 
Evaluación de la conformidad en el inciso 7.2.2.2.  
EMPRESA 
PRODUCTIVA 
SUBSIDIARIA DE 
COMISIÓN 
FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD 
CFE 
DISTRIBUCIÓN  6. Métodos de 
prueba para la 
verificación del 
watthorímetro 
electromecánico 
en campo  Te 
Comentarios:  
Agregar  6.2.3.3 Se debe constatar que en el área de trabajo no existan 
condiciones inseguras que pongan en riesgo la integridad física del 
personal o instalaciones en el transcurso de los trabajos que se 
realicen.  EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA DE COMISIÓN FEDERAL 
DE ELECTRICIDAD CFE DISTRIBUCIÓN  
Con fundamento en los artículos 3, 47 fracción I y 64 de la LFMN,  así 
como el 33 párrafo tercero del Reglamento de la LFMN, este 
comentario fue analizado por el CCONNSE y decidió rechazarlo, 
debido a que, ya se encuentra contemplado en el Capítulo 7 
Evaluación de la conformidad en el inciso 7.2.2.3.  
EMPRESA 
PRODUCTIVA 
SUBSIDIARIA DE 
COMISIÓN 
FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD 
CFE 
DISTRIBUCIÓN  6. Métodos de 
prueba para la 
verificación del 
watthorímetro 
electromecánico 
en campo   Te 
Comentarios:  
Agregar  6.2.3.4 Se debe delimitar el área de trabajo con conos, cinta, 
barreras que impid an el paso a personas o vehículos ajenos, para 
garantizar que ninguna persona cruce por el área acordonada y 
pueda  ocasionar o sufrir un accidente.  EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA DE COMISIÓN FEDERAL 
DE ELECTRICIDAD CFE DISTRIBUCIÓN  
Con fundamento en los ar tículos 3, 47 fracción I , 64 de la LFMN, así 
como el 33 párrafo tercero del Reglamento de la LFMN, este 
comentario fue analizado por el CCONNSE y decidió rechazarlo, 
debido a que, ya se encuentra contemplado en el Capítulo 7 
Evaluación de la conformidad en  el inciso 7.2.2.4.  
EMPRESA 
PRODUCTIVA 
SUBSIDIARIA DE 
COMISIÓN 
FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD 
CFE 
DISTRIBUCIÓN  6. Métodos de 
prueba para la 
verificación del 
watthorímetro 
electromecánico 
en campo  Te 
Comentarios:  
Agregar  6.2.3.5 Realizar una revisión ocular  gener al que incluya al medidor 
y la acometida donde se vaya a realizar la actividad, con objeto de 
detectar cualquier anomalía evidente que impida la correcta 
medición e integración de energía consumida, así como 
condiciones inseguras o posible deterioro del eq uipo de medición 
que representen un riesgo  potencial a las instalaciones o a las 
personas.  
 EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA DE COMISIÓN FEDERAL 
DE ELECTRICIDAD CFE DISTRIBUCIÓN  
Con fundam ento en los artículos 47 fraccio nes I y II, 64 de la LFMN, 
este coment ario fue analizado por el CCONNSE y decidió aceptarlo 
parcialmente, modificando, la palabra revisión por constatación, y 
eliminando general, asimismo se adoptó parte de la definición de 
verificación para la debida comprensión y alcance del PROY -NOM, tal 
y como está definida en la LFMN complementado la propuesta y 
colocándola en el inciso 7.2.2.5, quedando de la siguiente manera:  
7.2.2.5  Realizar la constatación ocular  o comprobación  mediante  
muestreo,  medición,  pruebas  de laboratorio,  o examen  de documentos  
que se realizan  para evaluar  la conformidad  en un momento  
determinado, que incluya al medidor y la acometida donde se vaya a 
realizar la actividad, con objeto de detectar cualquier anomalía 
evidente que impida la correcta medición e integración de energía  
consumida, así como condiciones inseguras o posible deterioro del 
equipo de medición que representen un riesgo potencial a las 
instalaciones o a las personas.  
EMPRESA 
PRODUCTIVA 
SUBSIDIARIA DE 
COMISIÓN 
FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD 
CFE 
DISTRIBUCIÓN  6. Métodos de 
prueba para la 
verificación del 
watthorímetro 
electromecánico 
en campo  Te 
Comentarios:  
Agregar  6.2.4 Revisión de sellos y acometidas  
Consiste en las actividades de las revisión de la acometida y sello 
que se encuentra instalado en el equipo de medición.  EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA DE COMISIÓN FEDERAL 
DE ELECTRICIDAD CFE DISTRIBUCIÓN  
Con fundamento en los artículos 47 y 64 de la LFMN, así como el 33 
párrafo tercero del Reglamento de la LFMN este comentario fue 
analizado por el CCONNSE y decidió aceptar lo parcialmente, ya que 
se agrega dicho inciso, pero se modifica revisión por verificación, ya 
que la revisión no se encuentra contenida en la LFMN como actividad 
de evaluación de la conformidad, asimismo se hace referencia al inciso 
7.3.3 quedando de la s iguiente manera:  
6.2.4 Verificación de sellos y acometidas  
Consiste en las actividades de verificación de la acometida y sello que 
se encuentra instalado en el equipo de medición de acuerdo con lo 
establecido en 7.3.3.  
       (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 8 de octubre de 2018  EMPRESA 
PRODUCTIVA 
SUBSIDIARIA DE 
COMISIÓN 
FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD 
CFE 
DISTRIBUCIÓN  6. Métodos de 
prueba para la 
verificación del 
watthorímetro 
electromecánico 
en campo  Te 
Comentarios:  
Agregar  6.2.4.1 Revisar y en su caso llevar a cabo las mediciones 
necesarias para asegurar que en la acome tida o interior de la base 
enchufe no exista algún dispositivo o instalación evite, alteren o 
impidan el funcionamiento normal de los instrumentos de control o 
de medición;  EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA DE COMISIÓN FEDERAL 
DE ELECTRICIDAD CFE DISTRIBUCIÓN  
Con fundament o en los artículos 3, 47 fraccio nes I y II, 64 y 68 de la 
LFMN, así como el 33 párrafo tercero del Reglamento de la LFMN, 
este comentario fue analizado por el CCONNSE y decidió rechazarlo, 
debido a que, ya se encuentra contemplado en el Capít ulo 7 
Evaluación de la conformidad en el inciso 7.3.4.1.  
EMPRESA 
PRODUCTIVA 
SUBSIDIARIA DE 
COMISIÓN 
FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD 
CFE 
DISTRIBUCIÓN  6. Métodos de 
prueba para la 
verificación del 
watthorímetro 
electromecánico 
en campo  Te 
Comentarios:  
Agregar  6.2.4 .2 Revisar las condiciones físicas del sello de seguridad de la 
base enchufe. O sello de la canaleta (del bus de conexiones) si se 
trata de una concentración de medidores. Los sellos deben 
encontrarse correctamente instalados, sin ruptura y no presentar 
señales de alteración o manipulación;  EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA DE COMISIÓN FEDERAL 
DE ELECTRICIDAD CFE DISTRIBUCIÓN  
Con fundament o en los artículos 3, 47 fraccio nes I y II, 64 y 68 de la 
LFMN, así como el 33 párrafo tercero del Reglamento de la LFMN, 
este comentario fue analizado por el CCONNSE y decidió rechazarlo, 
debido a que, ya se encuentra contemplado en el Capítulo 7 
Evaluación de la conformidad en el inciso 7.3.4.2.  
EMPRESA 
PRODUCTIVA 
SUBSIDIARIA DE 
COMISIÓN 
FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD 
CFE 
DISTRIBU CIÓN  6. Métodos de 
prueba para la 
verificación del 
watthorímetro 
electromecánico 
en campo  Te 
Comentarios:  
Agregar  6.2.4.3 Revisar las condiciones físicas del sello de seguridad que 
protege el mecanismo interno del watthorímetro. Los sellos deben 
encontrars e correctamente instalados, sin ruptura y no presentar 
señales de alteración o manipulación;  EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA DE COMISIÓN FEDERAL 
DE ELECTRICIDAD CFE DISTRIBUCIÓN  
Con fundament o en los artículos 3, 47 fraccio nes I y II, 64 y 68 de la 
LFMN, as í como el 33 párrafo tercero del Reglamento de la LFMN, 
este comentario fue analizado por el CCONNSE y decidió rechazarlo, 
debido a que, ya se encuentra contemplado en el Capítulo 7 
Evaluación de la conformidad en el inciso 7.3.4.3.  
EMPRESA 
PRODUCTIVA 
SUBSIDIARIA DE 
COMISIÓN 
FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD 
CFE 
DISTRIBUCIÓN  6. Métodos de 
prueba para la 
verificación del 
watthorímetro 
electromecánico 
en campo  Te 
Comentarios:  
Agregar  6.2.4.4 Cotejar los números de sellos encontrados con respecto al 
de la última revisi ón, prueba y aseguramiento o en su caso ultima 
verificación para asegurar que dichos números coinciden con los 
últimos instalados. Dichos sellos deben tener rastreabilidad con la 
base de datos del distribuidor; y  EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA DE COMISIÓN FEDERAL 
DE ELECTRICIDAD CFE DISTRIBUCIÓN  
Con fundam ento en los artículos 47 fraccio nes I y II, 64 y 68 de la 
LFMN, así como el 11 párrafo segundo y 33 párrafo tercero del 
Reglamento de la LFMN, este comentario fue analizado por el 
CCONNSE y decidió rechaza rlo, debido a que, ya se encuentra 
contemplado en el Capítulo 7 Evaluación de la conformidad en el 
inciso 7.3.4.4.  
EMPRESA 
PRODUCTIVA 
SUBSIDIARIA DE 
COMISIÓN 
FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD 
CFE 
DISTRIBUCIÓN  6. Métodos de 
prueba para la 
verificación del 
watthoríme tro 
electromecánico 
en campo  Te 
Comentarios:  
Agregar  6.2.4.5 En caso de que se detecte en la acometida, base enchufe o 
terminales de la base enchufe algún dispositivo o instalación que 
eviten, alteren o impidan el funcionamiento normal de los 
instrumentos de control o de medición, o se detecte algún sello que 
presente ruptura, señas de alteración, manipulación no autorizada 
y/o alguno de sus números no coincida con el último sello instalado, 
el Distribuidor levantara la constancia de revisión, prueba y 
aseg uramiento de la medición, así mismo aplicar el artículo 41 de la 
LIE y debe de reportarlo al suministrador y a la autoridad 
competente, si es el caso que la Unidad de Verificación este 
realizando una verificación de la revisión debe informar a la 
autoridad  competente, al suministrador y al distribuidor, estas 
anomalías deben quedar asentadas en el Acta de la evaluación de 
la conformidad.  EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA DE COMISIÓN FEDERAL 
DE ELECTRICIDAD CFE DISTRIBUCIÓN  
Con fundam ento en los artículos 47 fr accio nes I y II, 64 y 68 de la 
LFMN, así como el 33 párrafo tercero del Reglamento de la LFMN, 
este comentario fue analizado por el CCONNSE y decidió rechazarlo, 
debido a que, ya se encuentra contemplado en el Capítulo 7 
Evaluación de la conformidad en el inciso 7.3.5.  
EMPRESA 
PRODUCTIVA 
SUBSIDIARIA DE 
COMISIÓN 
FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD 
CFE 
DISTRIBUCIÓN  6. Métodos de 
prueba para la 
verificación del 
watthorímetro 
electromecánico 
en campo  Te 
Comentarios:  
Agregar  6.2.5 Recolección de datos  
Revisar y anotar en l a hoja de revisión y prueba los datos generales 
y específicos del equipo de medición, debiendo constatar que sus 
características corresponden a las condiciones eléctricas y 
contractuales del suministro y que se apegan a los datos de 
facturación. consideran do principalmente lo siguiente:  
● Número de medidor y sus lecturas de consumos  
● Código de medidor  
● Revisar condiciones de los sellos constatando que los números 
correspondan con los de  la última revisión y prueba efectuada.  EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA DE COMISIÓN FEDERAL 
DE ELECTRIC IDAD CFE DISTRIBUCIÓN  
Con fundamento en los artículos 47 y 64 de la LFMN, así como el 33 
párrafo tercero del Reglamento de la LFMN este comentario fue 
analizado por el CCONNSE y decidió aceptarlo parcialmente, ya que 
se agrega dicho inciso, pero se modific a “la hoja de revisión y prueba” 
por “informe de verificación o acta circunstanciada” que son las figuras 
contempladas en la LFMN, asimismo, se cambia “equipo de medición” 
por “watthorímetro” con la finalidad de ser más conciso al referirnos 
concretamente al watthorímetro.  
En adición, se modifica “ la última revisión y prueba efectuada” por 
“la última verificación, pruebas realizadas por el distribuidor o 
conexión, cuando apliquen” en el contexto de que actualmente y  Lunes 8 de octubre de 2018  DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)       una vez que se publique en el DOF y entre  en vigor como Norma 
definitiva el PROY -NOM, habrá Watthorímetros que jamás hayan sido 
verificados por alguna UVIM, por lo que podrán validarse las últimas 
pruebas realizadas por el distribuidor o conexión por única ocasión, 
para los Watthorímetros instala dos, finalmente se modifica el término 
Revisión por Constatación, quedando de la siguiente manera:  
6.2.5 Recolección de datos  
Constatar y anotar en el Dictamen/Informe de verificación o acta 
circunstanciada los datos generales y específicos del watthorímet ro, 
debiendo constatar que sus características corresponden a las 
condiciones eléctricas y contractuales del suministro y que se apegan 
a los datos de facturación. Considerando principalmente lo siguiente:  
•Número de medidor y sus lecturas de consumos  
•Cód igo de medidor  
•Comprobar condiciones de los sellos constatando que los números 
correspondan con los de la última verificación, pruebas realizadas por 
el distribuidor o conexión, cuando apliquen  
 
EMPRESA 
PRODUCTIVA 
SUBSIDIARIA DE 
COMISIÓN 
FEDERAL DE 
ELECT RICIDAD 
CFE 
DISTRIBUCIÓN  6. Métodos de 
prueba para la 
verificación del 
watthorímetro 
electromecánico 
en campo  Ed 
6.3.3 Principios  
Esta prueba consiste en determinar el registro relativo de potencia medida por el 
watthorímetro respecto a la potencia demanda da por la carga en un instante 
determinado y su valor es expresado en porcentaje.  
Comentarios:  
Asegurar el estricto cumplimiento en lo aplicable de la “Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización”; Ley de la Industria Eléctrica” así como la “LISTA de inst rumentos de 
medición cuya verificación inicial, periódica o extraordinaria es obligatoria, así como las 
normas aplicables para efectuarla, publicada el 18 de abril de 2016 y la LFMN”  6.3.3 Principios  
Esta prueba consiste en determinar el registro relativo de potencia 
medida por el watthorímetro respecto a la potencia demandada por 
la carga en un instante determinado y su valor es expresado en 
porciento (%).  
 EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA DE COMISIÓN FEDERAL 
DE ELECTRICIDAD CFE DISTRIBUCIÓN  
Con fundamento e n los artículos 47 y 64 de la LFMN, así como el 33 
del Reglamento de la LFMN, este comentario fue analizado por el 
CCONNSE y decidió aceptarlo parcialmente, debido a que, se cambia 
la redacción, agregando real y valor porcentual, para la debida 
comprensión  y alcance del PROY -NOM, quedando de la siguiente 
manera:  
6.3.3 Principios  
Esta prueba consiste en determinar el registro relativo de potencia real 
medida por el watthorímetro respecto a la potencia demandada por la 
carga en un instante determinado expresa do en su valor porcentual.  
AMMAC  6. Métodos de 
prueba para la 
verificación del 
watthorímetro 
electromecánico 
en campo  Te 6.3.4.3  Obtener la potencia en kW demandada por la carga en un instante 
determinado con las fórmulas siguientes dependiendo del número  de fases en el 
watthorímetro bajo prueba:  
Para un circuito con una fase o dos fases o tres fases:  
kWreferencia : valor medido con el patrón de referencia de una fasea o dos fases o 
las tres fases  
En donde:  
el valor de referencia de potencia activa demandad a por la carga en un instante 
determinado.  
6.3.4.4  Determinar el error relativo de medición permitido, dividiendo los kW med 
entre los kW reales . 
error relativo de 
medición =  kW med 
X 100  
kW reales 
 6.3.4.3  Obtener la potencia en kW demandada por la carg a en un 
instante determinado con las fórmulas siguientes dependiendo del 
número de fases en el watthorímetro bajo prueba:  
Para un circuito con una fase o dos fases o tres fases:  
kWreferencia : valor medido con el patrón de referencia de una 
fasea o dos fase s o las tres fases  
En donde:  
kWreferencia  es el valor de referencia de potencia activa 
demandada por la carga en un instante determinado y medida por 
el Wattmetro patrón  
Adicionalmente se agrega el inciso A.3 Caracterísiticas del 
Wattmetro patrón al apéndi ce A AMMAC  
Con fundamento en los artículos 47 y 64 de la LFMN, así como el 33 
del Reglamento de la LFMN, este comentario fue analizado por el 
CCONNSE y decidió aceptarlo parcialmente, debido a que, se cambia 
la redacción para la debida comprensión y alcanc e del PROY -NOM, 
quedando de la siguiente manera:  
6.3.4.3  Obtener la potencia en kW demandada por la carga en un 
instante determinado con las fórmulas siguientes dependiendo del 
número de fases en el watthorímetro bajo prueba:  
Para un circuito con una fase o dos fases o tres fases:  
kWreferencia  es el valor de referencia de potencia activa demandada 
por la carga en un instante determinado.  
POWER 
PROFESSIONAL 
MANAGEMENT 
(PPM)  6. Métodos de 
prueba para la 
verificación del 
watthorímetro 
electromecánico 
en campo  Te 
6.3.4.4  Determinar el error relativo de medición permitido, dividiendo los kW med entre 
los kW reales . 
error relativo de medición =  kW med 
X 100  
kW reales 
 
Comentarios:  
Técnico  6.3.4.4  Determinar el porcentaje de medición relativo, dividiendo los 
kWmed entre los kW reales . por 100.  
% de medición relativo =  kW med X 
100 kW reales 
 POWER PROFESSIONAL MANAGEMENT (PPM)  
Con fundamento en los artículos 47 y 64 de la LFMN, así como el 33 
del Reglamento de la LFMN, este comentario fue analizado por el 
CCON NSE y decidió aceptarlo parcialmente, ya que, se agrega el 
símbolo de porciento en la formula, quedando de la siguiente manera:  
6.3.4.4 Determinar el error relativo de medición permitido, 
dividiendo la diferencia entre los kWmed y los kWreales  entre los 
kWreales  y multiplicándolos por 100.  
       (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 8 de octubre de 2018   
AMMAC  6. Métodos de 
prueba para la 
verificación del 
watthorímetro 
electromecánico 
en campo  Te 
6.3.4.4  Determinar el error relativo de medición permitido, dividiendo los kW med entre 
los kW reales . 
error relativo de medi ción =  kW med 
X 100  
kW reales 
 
Comentarios:  
Se debe modificar la fórmula para la debida comprensión y alcance del PROY -NOM  6.3.4.4 Determinar el error relativo de medición permitido, 
dividiendo la diferencia entre los kWmed y los kWreales  entre los 
kWreales  y multiplicándolos por 100.  
 
 
 AMMAC  
Con fundamento en los artículos 47 y 64 de la LFMN, este comentario 
fue analizado por el CCONNSE y decidió aceptarlo, quedando de la 
siguiente manera:  
6.3.4.4 Determinar el error relativo de medición permitido, 
dividiendo la diferencia entre los kWmed y los kWreales  entre los 
kWreales  y multiplicándolos por 100.  
  
ANCE  6. Métodos de 
prueba para la 
verificación del 
watthorímetro 
electromecánico 
en campo  Ge 6.3.4.4  Determinar el error relativo de medición permitid o, dividiendo los kW med 
entre los kW reales . 
error relativo de 
medición =  kW med 
X 100  
kW reales 
 
Comentarios:  
En las fórmulas para el cálculo del error relativo, siempre se emplea una diferencia 
para poder calcularlo, en esta fórmula no se aplica el mi smo criterio, se sugiere aclarar 
por qué en una nota por qué no es necesaria la diferencia.  
Además, se sugiere el signo porcentual (%).   ANCE  
Con fundamento en los artículos 47 y 64 de la LFMN, así como el 33 
del Reglamento de la LFMN, este comentario fue analizado por el 
CCONNSE y decidió aceptarlo parcialmente, ya que, se agrega el 
símbolo de porciento en la formula, quedando de la siguiente manera:  
6.3.4.4 Determinar el error relativo de medición permitido, 
dividiendo la diferencia entre los kWmed y los kWreales  entre los 
kWreales  y multiplicándolos por 100.  
  
POWER 
PROFESSIONAL 
MANAGEMENT 
(PPM)   
6. Métodos de 
prueba para la 
verificación del 
watthorímetro 
electromecánico 
en campo  Te 
6.3.5 Criterio de aceptación o rechazo  
La prueba se considera satisfact oria, si el porcentaje de error relativo de medición, 
expresado en kW de acuerdo con la fórmula anterior, está dentro del 90% a 110 % 
para medidores de clase de exactitud 2.0.  
Comentarios:  
Tecnico  6.3.5 Criterio de aceptación o rechazo  
La prueba se consid era satisfactoria, si el porcentaje de error 
relativo de medición, expresado en % de acuerdo con la fórmula 
anterior, está dentro del ±10.0 % para medidores de clase de 
exactitud 2.00 %.  POWER PROFESSIONAL MANAGEMENT (PPM)  
Con fundamento en los artículos 4 7 y 64 de la LFMN, este comentario 
fue analizado por el CCONNSE y decidió aceptarlo, quedando de la 
siguiente manera:  
6.3.5 Criterio de aceptación o rechazo  
La prueba se considera satisfactoria, si el porcentaje de error relativo 
de medición, expresado en % de acuerdo con la fórmula anterior, está 
dentro del ±10.0 % para medidores de clase de exactitud 2.00 %.  
AMMAC  6. Métodos de 
prueba para la 
verificación del 
watthorímetro 
electromecánico 
en campo  Te 6.3.5 Criterio de aceptación o rechazo  
La prueba se co nsidera satisfactoria, si el porcentaje de error relativo de medición, 
expresado en kW de acuerdo con la fórmula anterior, está dentro del 90% a 110 % 
para medidores de clase de exactitud 2.0.  
Tabla 4 - Tolerancia permitida en la prueba de carga instantáne a Tolerancia permitida 
en la prueba de carga instantánea  
Clase de exactitud  % de error permitido  % de medición relativa  
2.00 %  ±10.0 %  90.0 % al 110.0 %  
Comentarios:  
Como prueba rápida: Antiguamente se aceptaba un error del 10%, en función de que 
esta verificación se realizaba con un multímetro - voltamperímetro de gancho y se 
presumía un factor de potencia no peor a un 90%, ya que casi todas las cargas eran 
lineales (focos incandescentes, resistencias y motores), y la potencia se calculaba V x I 
(medid a) x Factor de Potencia (supuesto).  
El riesgo de utilizar el método antiguo es que el factor de potencia que antes era muy 
cercano a la unidad , hoy es muy factible encontrarlo en 0.5, por ello ya no es 
recomendable estimarlo, ya que a pesar de que el medi dor electromecánico se cambie 
por uno electrónico, se seguiría registrando una diferencia mayor al 10%  
Actualmente se dispone de equipo voltamperímetros – Wattmetros de gancho, e 
incluso patrones watthorímetros de gancho, que son capaces de medir la potenc ia ó 
energía, con alta exactitud y que involucran el factor de potencia.  6.3.5 Criterio de aceptación o rechazo  
La prueba se considera satisfactoria, si el porcentaje de error 
relativo de medición, expresado en kW de acuerdo con la fórmula 
anterior, está d entro del 96.5% a 103.5% para medidores de clase 
de exactitud 2.0.  
Tabla 4 - Tolerancia permitida en la prueba de carga instantánea 
Tolerancia permitida en la prueba de carga instantánea  
Clase de exactitud  % de error permitido  % de medición relativa  
2.00 %  ±3.5 %  96.5% al 103.5 %  AMMAC  
Con fundamento en los artículos 47 fracción I y 64 de la LFMN, así 
como el 33 párrafo tercero del Reglamento de la LFMN, este 
comentario fue analizado por el CCONNSE y decidió rechazarlo, 
debido a que, el criterio de acep tación o rechazo de ±10.0 % es 
adecuado, aunque la propuesta es más completa puede generar 
confusión en la aplicación de la NOM debido a las condiciones 
técnicas y de operación utilizadas en México.  
 
EMPRESA 
PRODUCTIVA 
SUBSIDIARIA DE 
COMISIÓN 
FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD 
CFE 
DISTRIBUCIÓN   
6. Métodos de 
prueba para la 
verificación del 
watthorímetro 
electromecánico 
en campo   
Te 6.4 Prueba de verificación de la calibración del watthorímetro en campo  
Esta actividad tiene por finalidad constatar que el error relativ o de medición de energía 
eléctrica del watthorímetro esté dentro del límite que se indica en 5.2.2 y su 
determinación involucra tanto las características del watthorímetro como el medio 
ambiente bajo el cual se efectúa la prueba.  
 6.4 Prueba de la calibrac ión del watthorímetro en campo  
Esta actividad tiene por finalidad constatar que el error relativo 
de medición de energía eléctrica del watthorímetro esté dentro 
del límite que se indica en el punto 5.2.2 de esta norma y su 
determinación involucra tanto las  características del 
watthorímetro como el medio ambiente bajo el cual se efectúa 
la prueba.  
 EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA DE COMISIÓN FEDERAL 
DE ELECTRICIDAD CFE DISTRIBUCIÓN  
Con fundamento en los artículos 47 fracc iones I y II, 64 de la LFMN, 
así como el 28, fracción III y 33 párrafo tercero del Reglamento de la 
LFMN, este comentario fue analizado por el CCONNSE y decidió 
rechazarlo, ya que, la inclusión de la referencia de esta NOM en la 
propuesta no es necesaria, de acuerdo con la Norma Mexicana NMX -
Z-013-SCFI -2015, en el inciso 6.6.7.3  Referencias a elementos al 
texto, en los ejemplos de expresiones a utilizar, no indica referencia a 
“esta norma” por lo que no se considera necesaria para su debida  Lunes 8 de octubre de 2018  DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)       comprensión y alcance.  
 
EMA   
6. Métodos de 
prueba pa ra la 
verificación del 
watthorímetro 
electromecánico 
en campo   
Te 6.4 Prueba de verificación de la calibración del watthorímetro en campo  
Esta actividad tiene por finalidad constatar que el error relativo de medición de energía 
eléctrica del watthorímetro esté dentro del límite que se indica en 5.2.2 y su 
determinación involucra tanto las características del watthorímetro como el medio 
ambiente bajo el cual se efectúa la prueba.  
Comentarios:  
Se debe modificar el título del inciso primario por Prueba de la e nergía eléctrica activa 
del watthorímetro en campo, ya que la propuesta de calibración no se encuentra en el 
objetivo y campo de aplicación del PROY -NOM, en adición la energía eléctrica activa 
expresa de una forma clara y sucinta la finalidad de la prueba.  6.4 Prueba de la energía eléctrica activa del watthorímetro en 
campo  
Esta actividad tiene por finalidad constatar que el error ponderado 
de medición de energía eléctrica activa del watthorímetro esté 
dentro del límite que se indica en 5.2.2 y su determina ción involucra 
tanto las características del watthorímetro como el medio ambiente 
bajo el cual se efectúa la prueba.  EMA  
Con fundamento en los artículos 47 y 64 de la LFMN, este comentario 
fue analizado por el CCONNSE y decidió aceptarlo, quedando de la 
siguiente manera:  
6.4 Prueba de la energía eléctrica activa del watthorímetro en 
campo  
Esta actividad tiene por finalidad constatar que el error ponderado de 
medición de energía eléctrica activa del watthorímetro esté dentro del 
límite que se indica en 5.2.2  y su determinación involucra tanto las 
características del watthorímetro como el medio ambiente bajo el cual 
se efectúa la prueba.  
EMPRESA 
PRODUCTIVA 
SUBSIDIARIA DE 
COMISIÓN 
FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD 
CFE 
DISTRIBUCIÓN   
6. Métodos de 
prueba para la 
verificac ión del 
watthorímetro 
electromecánico 
en campo   
Te 
6.4.1 Objetivo  
Verificar que los watthorímetros instalados en campo no excedan el error relativo que 
se establece en 6.4.7 del presente PROY -NOM.  
Comentarios:  
Asegurar el estricto cumplimiento en lo aplica ble de la “Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización”; Ley de la Industria Eléctrica” así como la “LISTA de instrumentos de 
medición cuya verificación inicial, periódica o extraordinaria es obligatoria, así como las 
normas aplicables para efectuarla, pu blicada el 18 de abril de 2016 y la LFMN”  
 6.4.1 Objetivo  
Revisar que los watthorímetros instalados en campo no excedan el 
error relativo que se establece en 6.4.7 de esta norma oficial 
mexicana.  
 EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA DE COMISIÓN FEDERAL 
DE ELECT RICIDAD CFE DISTRIBUCIÓN  
Con fundam ento en los artículos 47 fraccio nes I y II y 64 de la LFMN, 
así como el 28 y 33 del Reglamento de la LFMN, este comentario fue 
analizado por el CCONNSE y decidió aceptarlo parcialmente, ya que, 
un PROY -NOM se convierte en  una Norma Oficial Mexicana (NOM), 
en el momento en que es aprobada por el Comité Consultivo Nacional 
de Normalización correspondiente por lo que en el momento en que se 
apruebe el documento como NOM se realizarán las modificaciones 
correspondientes, respe cto al cambio de la palabra revisar por 
verificar, no procede ya que, la revisión no se encuentra contenida en 
la LFMN como actividad de evaluación de la conformidad, además 
que, el Objetivo del PROY -NOM tiene como finalidad el 
establecimiento de los métod os de prueba para la verificación en 
campo (actividad de evaluación de la conformidad contemplada en la 
LFMN. Asimismo, se modifica la referencia del texto al inciso 
secundario 5.2.2 ya que es en el Capítulo 5 de especificaciones donde 
se establece el Erro r ponderado del watthorímetro, quedando de la 
siguiente manera:  
6.4.1 Objetivo  
Verificar que los watthorímetros instalados en campo no excedan el 
error ponderado que se establece en 5.2.2.  
POWER 
PROFESSIONAL 
MANAGEMENT 
(PPM)  6. Métodos de 
prueba para la 
verificación del 
watthorímetro 
electromecánico 
en campo  Te 6.4.2 Aparatos y equipos.  
Debe utilizarse el equipo indicado a continuación para verificar el watthorímetro en 
campo, listado a continuación:  
● Medidor patrón de referencia de energía con certificad o de calibración 
vigente y con trazabilidad a patrones nacionales, con una relación de 
exactitud de 4 a 1 o mayor y de acuerdo con las características del 
Apéndice A.  
Comentarios:  
Tecnico  6.4.2 Aparatos y equipos.  
Debe utilizarse el equipo indicado a cont inuación para verificar 
el watthorímetro en campo, listado a continuación:  
● Medidor patrón de referencia de energía con 
certificado de calibración vigente y con trazabilidad a 
patrones nacionales o internacionales, con una 
relación de exactitud de 4 a 1 o mayor y de acuerdo 
con las características del Apéndice A.  POWER PROFESSIO NAL MANAGEMENT (PPM)  
Con fundamento en los artículos 17, 47 fracción I y 64 de la LFMN, así 
como el 14 y 33 párrafo tercero del Reglamento de la LFMN, este 
comentario fue analizado por el CCONNSE y decidió rechazarlo, ya 
que los instrumentos de medición y patrones que se utilicen en los 
servicios de energía eléctrica deberán estar calibrados con trazabilidad 
a los patrones nacionales.  
AMMAC  6. Métodos de 
prueba para la 
verificación del 
watthorímetro 
electromecánico 
en campo  Te 6.4.2 Aparatos y equipos.  
Debe utilizarse el equipo indicado a continuación para verificar el watthorímetro en 
campo, listado a continuación:  
● Medidor patrón de referencia de energía con certificado de calibración vigente y 
con trazabilidad a patrones nacionales, con una relación de  exactitud de 4 a 1 o mayor 
y de acuerdo con las características del Apéndice A.  
● Carga artificial con alcance de 0 a 30 A, con factor de potencia unitario y de 0.5, 
así como fuente de tensión eléctrica de acuerdo con los datos de placa del 
watthorímetro a verificar.  
● Multímetro digital de gancho con indicador del valor eficaz verdadero (true rms) 
con certificado de calibración vigente y trazable a patrones nacionales.  
NOTA: El medidor patrón de referencia de energía y la carga artificial se conectan 
entre sí, para realizar la prueba o verificación. Existen en el mercado equipos 6.4.2 Aparatos y equipos  
Debe utilizarse el equipo ind icado a continuación para verificar 
el watthorímetro en campo, listado a continuación:  
● Patrón de trabajo de referencia de energía con certificado de 
calibración vigente y con trazabilidad a patrones nacionales, de 
acuerdo con las características del Apéndice A.  
● Carga artificial con alcance de 0 a 30 A, con factor de 
potencia unitario y d e 0.5, así como fuente de tensión eléctrica de 
acuerdo con los datos de placa del watthorímetro a verificar.  
● Wattmetro patrón de tipo digital, polifásico con certificado de 
calibración vigente y trazable a patrones nacionales.  
NOTA 1:  El patrón de trabaj o de referencia de energía y la carga 
artificial se conectan entre sí, para realizar la prueba. Existen en el AMMAC  
Con fundamento  en los artículos 47 y 64 de la LFMN, este comentario 
fue analizado por el CCONNSE y decidió aceptarlo, quedando de la 
siguiente manera:  
6.4.3 Aparatos y equipos  
Debe utilizarse el equipo indicado a continuación para verificar el 
watthorímetro en campo, li stado a continuación:  
● Patrón de trabajo de referencia de energía con certificado de 
calibración vigente y con trazabilidad a patrones nacionales, de 
acuerdo con las características del Apéndice A.  
● Carga artificial con alcance de 0 a 30 A, con factor de  potencia 
unitario y de 0.5, así como fuente de tensión eléctrica de acuerdo con 
los datos de placa del watthorímetro a verificar.  
● Wattmetro patrón de tipo digital, polifásico con certificado de       (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 8 de octubre de 2018  integrados que realizan la función equivalente, sus características principales se 
muestran en el Apéndice A  
Comentarios:  
Se debe modificar la palabra Medidor patrón por Patrón de trabajo para guardar 
congruencia con la jerarquización de términos.  
Finalmente, se modifica el Multímetro digital de gancho con indicador del valor eficaz 
verdadero (true rms) con certificado de calibración vigente y trazable a patrones 
nacionales por  Wattmetro patrón de tipo digital, polifásico con certificado de calibración 
vigente y trazable a patrones nacionales ya que se requiere para realizar las pruebas 
de la verificación objeto de este PROY -NOM.  mercado equipos integrados que realizan la función equivalente, 
sus características principales se muestran en el Apéndice A.  calibración vigente y trazable a patrones nacionales.  
NOTA 1: El patrón de trabajo de referencia de energía y la carga 
artificial se conectan entre sí, para realizar la prueba. Existen en el 
mercado equipos integrados que realizan la función equivalente, sus 
características principales se muestran en el Apéndice A . 
 
ANCE  6. Métodos de 
prueba para la 
verificación del 
watthorímetro 
electromecánico 
en campo  Ge 6.4.2 Aparatos y equipos.  
Debe utilizarse el equipo indicado a continuación para verificar el watthorímetro en 
campo, listado a continuación:  
● Medidor patrón de referencia de energía con certificado de calibración 
vigente y con trazabilidad a patrones nacionales, con una relación de 
exactitud de 4 a 1 o mayor y de acuerdo con las características del 
Apéndice A.  
● Carga artificial con alcance de  0 a 30 A, con factor de potencia unitario y 
de 0.5, así como fuente de tensión eléctrica de acuerdo con los datos de 
placa del watthorímetro a verificar.  
● Multímetro digital de gancho con indicador del valor eficaz verdadero 
(true rms) con certificado de  calibración vigente y trazable a patrones 
nacionales.  
Con el objeto de ser claros en las especificaciones requeridas para los aparatos y 
equipos se recomienda mencionar la exactitud y división mínima del multímetro.  
Comentarios:  
Se sugiere modificar la re dacción en los términos propuestos, con el objeto de no 
limitar el alcance de los laboratorios acreditados que utilizan patrones internacionales.  6.4.2 Aparatos y equipos.  
Debe utilizarse el equipo indicado a continuación para verificar 
el watthorímetro en  campo, listado a continuación:  
● Medidor patrón de referencia de energía con 
certificado de calibración vigente y con trazabilidad a 
patrones nacionales o internacionales mediante 
laboratorios acreditados, con una relación de 
exactitud de 4 a 1 o mayor y de acuerdo con las 
características del Apéndice A.  
● Carga artificial con alcance de 0 a 30 A, con factor de 
potencia unitario y de 0.5, así como fuente de tensión 
eléctrica de acuerdo con los datos de placa del 
watthorímetro a verificar.  
Multímetro digita l de gancho con indicador del valor eficaz 
verdadero (true rms) con certificado de calibración vigente y 
trazable a patrones nacionales o internacionales mediante 
laboratorios acreditados. (Agregar la exactitud y división mínima del 
multímetro)  ANCE  
Con fu ndamento en los artículos 17 y 47 fracción I y 64 de la LFMN, 
así como el 14 y 33 párrafo tercero del Reglamento de la LFMN, este 
comentario fue analizado por el CCONNSE y decidió rechazarlo, ya 
que los instrumentos de medición y patrones que se utilicen e n los 
servicios de energía eléctrica deberán estar calibrados con trazabilidad 
a los patrones nacionales.  
 
AMMAC  6. Métodos de 
prueba para la 
verificación del 
watthorímetro 
electromecánico 
en campo  Te 
6.4.2 Aparatos y equipos.  
Debe utilizarse el equipo in dicado a continuación para verificar el watthorímetro en 
campo, listado a continuación:  
● Medidor patrón de referencia de energía con certificado de calibración vigente y con 
trazabilidad a patrones nacionales, con una relación de exactitud de 4 a 1 o mayor y de 
acuerdo con las características del Apéndice A.  
● Carga artificial con alcance de  0 a 30 A, con factor de potencia unitario y de 0.5, así 
como fuente de tensión eléctrica de acuerdo con los datos de placa del watthorímetro a 
verificar.  
● Multímetro digital de gancho con indicador del valor eficaz verdadero (true rms) con 
certificado de  calibración vigente y trazable a patrones nacionales.  
NOTA: El medidor patrón de referencia de energía y la carga artificial se conectan 
entre sí, para realizar la prueba o verificación. Existen en el mercado equipos 
integrados que realizan la función equ ivalente, sus características principales se 
muestran en el Apéndice A.  
Comentarios:  
¿Por qué requerir factor de potencia de 0.5, si no se utiliza en este proyecto de norma?  6.4.2 Aparatos y equipos.  
Debe utilizarse el equipo indicado a continuación para v erificar el 
watthorímetro en campo, listado a continuación:  
 Medidor patrón de referencia de energía con certificado de 
calibración vigente y con trazabilidad a patrones nacionales, con 
una relación de exactitud de 4 a 1 o mayor y de acuerdo con las 
carac terísticas del Apéndice A.  
 Carga artificial con alcance de 0 a 30 A, con factor de potencia 
unitario y de 0.5 , así como fuente de tensión eléctrica de acuerdo 
con los datos de placa del watthorímetro a verificar.  
¡Error! Marcador no definido.  Multímetro  digital de gancho con 
función de wattmetro y factor de potencia,  con indicador del 
valor eficaz verdadero (true rms) con certificado de calibración 
vigente y trazable a patrones nacionales. O medidor patrón de 
referencia de energía tipo gancho, con certif icado de calibración 
vigente y con trazabilidad a patrones nacionales, con una relación 
de exactitud de 4 a 1 o mayor  
NOTA: El medidor patrón de referencia de energía y la carga 
artificial se conectan entre sí, para realizar la prueba o verificación. 
Exist en en el mercado equipos integrados que realizan la función 
equivalente, sus características principales se muestran en el 
Apéndice A.  AMMAC  
Con fundamento en los artículos 47 fracción I y 64 de la LFMN, así 
como el 33 párrafo tercero del Reglamento de la LFMN, este 
comentario fue analizado por el CCONNSE y decidió rechazarlo, ya 
que con las condiciones y necesidades de la verificación se requiere la 
utilización  de la carga artificial con alcance de 0 a 30 A, con factor de 
potencia unitario y de 0.5.  
 
EMPR ESA 
PRODUCTIVA 
SUBSIDIARIA DE 
COMISIÓN 
FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD 6. Métodos de 
prueba para la 
verificación del 
watthorímetro 
electromecánico Te 6.4.2 Aparatos y equipos.  
Debe utilizarse el equipo indicado a continuación para verific ar el watthorímetro en 
campo, listado a continuación:  
Comentarios:  
Asegurar el estricto cumplimiento en lo aplicable de la “Ley Federal Sobre Metrología y 6.4.2 Aparatos y equipos para la revisión y prueba.  
Debe utilizarse el equipo indicado a continuación  para realizar la 
calibración o prueba al watthorímetro en campo, listado a 
continuación:  EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA DE COMISIÓN FEDERAL 
DE ELECTRICIDAD CFE DISTRIBUCIÓN  
Con fundamento en los artículos 47 fracción I y 64 de la LFMN, así 
como el 33 párr afo tercero del Reglamento de la LFMN, este 
comentario fue analizado por el CCONNSE y decidió rechazarlo,  Lunes 8 de octubre de 2018  DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)       CFE 
DISTRIBUCIÓN  en campo  Normalización”; Ley de la Industria Eléctrica” así como la “LISTA de instrumentos de 
medición cuya ve rificación inicial, periódica o extraordinaria es obligatoria, así como las 
normas aplicables para efectuarla, publicada el 18 de abril de 2016 y la LFMN”  debido a que, se realiza la verificación de acuerdo con la LFMN, 
asimismo la calibración no se considera en el Objetivo y Campo de 
aplicación del PROY -NOM.  
 
EMPRESA 
PRODUCTIVA 
SUBSIDIARIA DE 
COMISIÓN 
FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD 
CFE 
DISTRIBUCIÓN  6. Métodos de 
prueba para la 
verificación del 
watthorímetro 
electromecánico 
en campo  Te 
6.4.3.1.1  En todo watthorímetro instalado en campo, cuando se le realice pru ebas de la 
verificación, debe asegurarse la existencia de un sello entre su base y el arillo de su 
cubierta, y deben tener trazabilidad con la base de datos del distribuidor. Y se retira el 
sello de la base.  
Comentarios:  
Asegurar el estricto cumplimiento e n lo aplicable de la “Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización”; Ley de la Industria Eléctrica” así como la “LISTA de instrumentos de 
medición cuya verificación inicial, periódica o extraordinaria es obligatoria, así como las 
normas aplicables para efe ctuarla, publicada el 18 de abril de 2016 y la LFMN”  6.4.3.1.1  En todo watthorímetro instalado en campo, cuando se le 
realice pruebas o calibración, debe asegurarse la existencia de un 
sello entre su base y el arillo de su cubierta, y deben tener 
rastreabi lidad con la base de datos del distribuidor. Y se retira el 
sello de la base.  EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA DE COMISIÓN FEDERAL 
DE ELECTRICIDAD CFE DISTRIBUCIÓN  
Con fundamento en los artículos 47 y 64 de la LFMN, este comentario 
fue analizado por el CCONN SE y decidió aceptarlo parcialmente, 
debido a que, se acepta la sustitución de trazabilidad por 
rastreabilidad, así mismo de acuerdo con un comentario anterior se 
elimina la palabra calibración ya que esta no es realizada, y se elimina 
el artículo “la” ant es de verificación, finalmente se modifica la palabra 
asegurarse por constatarse, quedando de la siguiente manera:  
6.4.3.1.1 En todo watthorímetro instalado en campo, cuando se 
realicen pruebas de verificación, debe constatarse la existencia de un 
sello en tre su base y el arillo de su cubierta y deben tener 
rastreabilidad con la base de datos del distribuidor. Y se retira el sello 
de la base.  
AMMAC  6. Métodos de 
prueba para la 
verificación del 
watthorímetro 
electromecánico 
en campo  Te 6.4.3.1.2 Debe realiz arse la revisión del sello de mecanismo. En caso de que no 
exista sello de mecanismo o se encuentre alterado, debe realizarse la verificación y la 
unidad de verificación debe registrar la incidencia en el acta de evaluación de la 
conformidad e informar a l a autoridad competente y al distribuidor.  
Comentarios:  
El nombre correcto para el Acta de Evaluación de la Conformidad son 
Dictamen/Informe o Acta circunstanciada de acuerdo con la NMX -EC-17020 -
IMNC -2014 y lo establecido por la LFMN y se propone sustituir Unidad de 
Verificación por UVIM ya que es un término que se utiliza en otras Unidades de 
Verificación para Instrumentos de Medición.  6.4.3.1.2  Debe realizarse la revisión del sello de mecanismo. En 
caso de que no exista sello de mecanismo o se encuentre al terado, 
debe realizarse la verificación y la UVIM debe registrar la incidencia 
en el Dictamen/Informe de verificación o Acta circunstanciada e 
informar a la autoridad competente y al distribuidor.  AMMAC  
Con fundamento en los artículos 47 y 64 de la LFMN, e ste comentario 
fue analizado por el CCONNSE y decidió aceptarlo, quedando de la 
siguiente manera:  
6.4.3.1.2  Debe realizarse la revisión del sello de mecanismo. En caso 
de que no exista sello de mecanismo o se encuentre alterado, debe 
realizarse la verifica ción y la UVIM debe registrar la incidencia en el 
Dictamen/Informe de verificación o Acta circunstanciada e informar a la 
autoridad competente y al distribuidor.  
EMPRESA 
PRODUCTIVA 
SUBSIDIARIA DE 
COMISIÓN 
FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD 
CFE 
DISTRIBUCIÓN  6. Método s de 
prueba para la 
verificación del 
watthorímetro 
electromecánico 
en campo  Te 
6.4.3.1.2 Debe realizarse la revisión del sello de mecanismo. En caso de que no 
exista sello de mecanismo o se encuentre alterado, debe realizarse la verificación y la 
unidad de  verificación debe registrar la incidencia en el acta de evaluación de la 
conformidad e informar a la autoridad competente y al distribuidor.  
Comentarios:  
Asegurar el estricto cumplimiento en lo aplicable de la “Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización ”; Ley de la Industria Eléctrica” así como la “LISTA de instrumentos de 
medición cuya verificación inicial, periódica o extraordinaria es obligatoria, así como las 
normas aplicables para efectuarla, publicada el 18 de abril de 2016 y la LFMN”  6.4.3.1.2  Debe realizarse la revisión del sello de mecanismo. En 
caso de que no exista sello de mecanismo o se encuentre alterado, 
debe realizarse la revisión por personal de la distribuidora o la 
unidad de verificación, debe registrar la incidencia en la constancia 
o la hoja de revisión y pruebas o acta circunstanciada e informar a 
la autoridad competente y al suministrador.  EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA DE COMISIÓN FEDERAL 
DE ELECTRICIDAD CFE DISTRIBUCIÓN  
Con fundam ento en los artículos 47 fraccio nes I y II, 64 de la  LFMN, 
así como el 33 párrafo tercero del Reglamento de la LFMN, este 
comentario fue analizado por el CCONNSE y decidió rechazarlo, 
debido a que, la verificación es realizada por la UVIM’s y los 
documentos emanados de dicha verificación, son Dictamen/Infor me o 
Acta circunstanciada, de acuerdo con la NMX -EC-17020 -IMNC -2014 y 
lo establecido por la LFMN, asimismo se modifica y sustituye el acta de 
evaluación de la conformidad por Dictamen/Informe de Verificación o 
Acta Circunstanciada.  
EMPRESA 
PRODUCTIVA 
SUBS IDIARIA DE 
COMISIÓN 
FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD 
CFE 
DISTRIBUCIÓN  6. Métodos de 
prueba para la 
verificación del 
watthorímetro 
electromecánico 
en campo  Te 
6.4.3.1.3  Se prepara el equipo a utilizar para la verificación y pruebas del 
watthorímetro.  
Comentarios:  
Asegurar el estricto cumplimiento en lo aplicable de la “Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización”; Ley de la Industria Eléctrica” así como la “LISTA de instrumentos de 
medición cuya verificación inicial, periódica o extraordinaria es obligatoria, así co mo las 
normas aplicables para efectuarla, publicada el 18 de abril de 2016 y la LFMN”  6.4.3.1.3  Se prepara el equipo a utilizar para la revisión, pruebas y 
aseguramiento de la medición del watthorímetro.  EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA DE COMISIÓN FEDERAL 
DE ELECTRICIDAD CFE DISTRIBUCIÓN  
Con fundamento en los artículos 47 fracción I y 64 de la LFMN, así 
como el 33 párrafo tercero del Reglamento de la LFMN, este 
comentario fue analizado por el CCONNSE y decidió rechazarlo, 
debido a que, la revisión no se encu entra contenida en la LFMN como 
actividad de evaluación de la conformidad, además que, el Objetivo del 
PROY -NOM tiene como finalidad el establecimiento de los métodos de 
prueba para la verificación en campo (actividad de evaluación de la 
conformidad contem plada en la LFMN).  
EMPRESA 
PRODUCTIVA 
SUBSIDIARIA DE 
COMISIÓN 
FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD 
CFE 6. Métodos de 
prueba para la 
verificación del 
watthorímetro 
electromecánico 
en campo  Te 6.4.3.1.4  En el watthorímetro deben verificarse las conexiones i nternas, como se indica 
en el inciso 6.4.3.2, según corresponda al tipo de watthorímetro. Antes de realizar la 
verificación y pruebas para medidores polifásicos deben desconectarse los eslabones 
de prueba.  
Comentarios:  
Asegurar el estricto cumplimiento en lo aplicable de la “Ley Federal Sobre Metrología y 6.4.3.1.4  En el watthorímetro deben revisarse las conexiones 
internas, como se indica en el inciso 6.4.3.2 de esta norma, según 
corresponda al tipo de watthorímetro. Antes de realizar la prueba y 
asegurami ento de la medición para medidores polifásicos deben 
desconectarse los eslabones de prueba.  EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA DE COMISIÓN FEDERAL 
DE ELECTRICIDAD CFE DISTRIBUCIÓN  
Con fundamento en los artículos 47 fracción I y 64 de la LFMN así 
como el 33 pár rafo tercero del Reglamento de la LFMN, este 
comentario fue analizado por el CCONNSE y decidió rechazarlo, 
debido a que, la revisión no se encuentra contenida en la LFMN como 
actividad de evaluación de la conformidad, además que, el Objetivo del       (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 8 de octubre de 2018  DISTRIBUCIÓN  Normalización”; Ley de la Industria Eléctrica” así como la “LISTA de instrumentos de 
medición cuya verificación inicial, periódica o extraordinaria es obligatoria, así como las 
normas aplicables para efect uarla, publicada el 18 de abril de 2016 y la LFMN”  PROY -NOM t iene como finalidad el establecimiento de los métodos de 
prueba para la verificación en campo (actividad de evaluación de la 
conformidad contemplada en la LFMN).  
 
AMMAC  6. Métodos de 
prueba para la 
verificación del 
watthorímetro 
electromecánico 
en campo  Te 6.4.3.1.4  En el watthorímetro deben verificarse las conexiones internas, como se indica 
en el inciso 6.4.3.2, según corresponda al tipo de watthorímetro. Antes de realizar la 
verificación y pruebas para medidores polifásicos deben desconectarse los eslab ones 
de prueba.  
Comentarios:  
Se solicita modificar el inciso agregando el texto cuando se requiera, al final del párrafo 
ya que es posible encontrar esta condición, pero no necesariamente en todos los 
watthorímetros debe realizarse.  6.4.3.1.4  En el watthor ímetro deben verificarse las conexiones 
internas, como se indica en el inciso 6.4.3.2, según corresponda al 
tipo de watthorímetro. Antes de realizar la verificación y pruebas 
para medidores polifásicos deben desconectarse los eslabones de 
prueba cuando se requiera.  AMMAC  
Con fundamento en los artículos 47 y 64 de la LFMN, este comentario 
fue analizado por el CCONNSE y decidió aceptarlo, quedando de la 
siguiente manera:  
6.4.3.1.4  En el watthorímetro deben verificarse las conexiones 
internas, como se indica e n el inciso 6.4.3.2, según corresponda al tipo 
de watthorímetro. Antes de realizar la verificación y pruebas para 
medidores polifásicos deben desconectarse los eslabones de prueba 
cuando se requiera.  
EMPRESA 
PRODUCTIVA 
SUBSIDIARIA DE 
COMISIÓN 
FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD 
CFE 
DISTRIBUCIÓN  6. Métodos de 
prueba para la 
verificación del 
watthorímetro 
electromecánico 
en campo  Te  
6.4.3.1.5  Deben ambientarse los equipos a utilizar en la prueba o verificación (patrón 
de referencia empleado y sus accesorios). Conectar los equipos de acuerdo con el 
circuito de medición a emplear. Aplicar la tensión eléctrica nominal con la fuente del 
watthorímetro bajo verificación o prueba, en el circuito de tensión y la corriente eléctrica 
nominal en el circuito de corriente, con facto r de potencia unitario, durante al menos un 
tiempo aproximado de 5 min previo a la verificación y prueba de calibración, para su 
ambientación.  
Comentarios:  
Asegurar el estricto cumplimiento en lo aplicable de la “Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalizació n”; Ley de la Industria Eléctrica” así como la “LISTA de instrumentos de 
medición cuya verificación inicial, periódica o extraordinaria es obligatoria, así como las 
normas aplicables para efectuarla, publicada el 18 de abril de 2016 y la LFMN”  6.4.3.1.5  Su bobina o bobinas de potencial se conecten en paralelo 
en disposición aditiva.  
 EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA DE COMISIÓN FEDERAL 
DE ELECTRICIDAD CFE DISTRIBUCIÓN  
Con fundam ento en los artículos 47 fraccio nes I y II, 64 de la LFMN, 
este comentario fue ana lizado por el CCONNSE y decidió rechazarlo, 
debido a que el inciso, está contenido en el Capítulo 7 Procedimiento 
para la evaluación de la conformidad (7.4.2.2).  
AMMAC  6. Métodos de 
prueba para la 
verificación del 
watthorímetro 
electromecánico 
en campo  Te 6.4.3.1.5  Deben ambientarse los equipos a utilizar en la prueba o verificación (patrón 
de referencia empleado y sus accesorios). Conectar los equipos de acuerdo con el 
circuito de medición a emplear. Aplicar la tensión eléctrica nominal con la fuente del 
watthorímetro bajo verificación o prueba, en el circuito de tensión y la corriente eléctrica 
nominal en el circuito de corriente, con factor de potencia unitario, durante al menos un 
tiempo aproximado de 5 min previo a la verificación y prueba de calibraci ón, para su 
ambientación.  
Comentarios:  
1. Se debe eliminar la referencia de 5 min ya que no resulta viable en el análisis 
costo -beneficio, por lo que se considera su eliminación.  
2. Se propone modificar el orden de las palabras, sustituyendo “watthorímetro  bajo 
verificación o prueba” por “watthorímetro bajo prueba”.  6.4.3.1.5  Deben ambientarse los equipos a utilizar en la 
prueba o verificación (patrón de referencia empleado y sus 
accesorios). Conectar los equipos de acuerdo con el circuito de 
medición a emp lear. Aplicar la tensión eléctrica nominal con la 
fuente del watthorímetro bajo prueba, en el circuito de tensión y la 
corriente eléctrica nominal en el circuito de corriente, con factor de 
potencia unitario.  AMMAC  
Con fundamento en los artículos 47 y 64 d e la LFMN, este comentario 
fue analizado por el CCONNSE y decidió aceptarlo, quedando de la 
siguiente manera:  
6.4.3.1.5  Deben ambientarse los equipos a utilizar en la prueba 
o verificación (patrón de referencia empleado y sus accesorios). 
Conectar los equi pos de acuerdo con el circuito de medición a 
emplear. Aplicar la tensión eléctrica nominal con la fuente del 
watthorímetro bajo prueba, en el circuito de tensión y la corriente 
eléctrica nominal en el circuito de corriente, con factor de potencia 
unitario.  
 
EMPRESA 
PRODUCTIVA 
SUBSIDIARIA DE 
COMISIÓN 
FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD 
CFE 
DISTRIBUCIÓN  6. Métodos de 
prueba para la 
verificación del 
watthorímetro 
electromecánico 
en campo  Te 
Comentarios:  
Agregar  6.4.3.1.6  Su bobina o bobinas de corriente se conecten en se rie en 
disposición aditiva.  EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA DE COMISIÓN FEDERAL 
DE ELECTRICIDAD CFE DISTRIBUCIÓN  
Con fundamento en los artículos 47 fracción I y 64 de la LFMN, así 
como el 33 párrafo tercero del Reglamento de la LFMN, este 
comentario fue ana lizado por el CCONNSE y decidió rechazarlo, 
debido a que, dichas propuestas se encuentran contenidas en el 
Capítulo 7 Procedimiento para la evaluación de la conformidad 
(7.4.2.3).  
EMPRESA 
PRODUCTIVA 
SUBSIDIARIA DE 
COMISIÓN 
FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD 
CFE 
DIST RIBUCIÓN  6. Métodos de 
prueba para la 
verificación del 
watthorímetro 
electromecánico 
en campo  Te 
Comentarios:  
Agregar  6.4.3.1.7  Se debe asegurar que tanto bobinas de potencial y 
corriente del medidor bajo prueba como bobinas de potencial y 
corriente del me didor patrón y bornes de potencial y corriente de la 
carga artificial coincidan todos en la misma polaridad.  EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA DE COMISIÓN FEDERAL 
DE ELECTRICIDAD CFE DISTRIBUCIÓN  
Con fundamento en los artículos 47 fracción I, 64 de la LFMN, a sí 
como el 33 párrafo tercero del Reglamento de la LFMN, este 
comentario fue analizado por el CCONNSE y decidió rechazarlo, 
debido a que, dichas propuestas se encuentran contenidas en el 
Capítulo 7  Procedimiento para la evaluación de la conformidad 
(7.4.2. 4). 
EMPRESA 
PRODUCTIVA 
SUBSIDIARIA DE 
COMISIÓN 
FEDERAL DE 6. Métodos de 
prueba para la 
verificación del 
watthorímetro 
electromecánico Te 
Comentarios:  
Agregar  6.4.3.1.8  La tensión eléctrica que se aplica al medidor pa trón como 
al watthorímetro se toma directamente del suministrador eléctrico o 
de una fuente auxiliar.  EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA DE COMISIÓN FEDERAL 
DE ELECTRICIDAD CFE DISTRIBUCIÓN  
Con fundamento en los artículos 47 fracción I y 64 de la LFMN, así 
como el 33 párrafo tercero del Reglamento de la LFMN, este  Lunes 8 de octubre de 2018  DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)       ELECTRICIDAD 
CFE 
DISTRIBUCIÓN  en campo  comentario fue analizado por el CCONNSE y decidió rechazarlo, 
debido a que, dichas propuestas se encuentran contenidas en el 
Capítulo 7  Procedimiento para la evaluación de la conformidad 
(7.4.2.5).  
 
EMPRESA 
PRODUCTIVA 
SUBSIDIARIA DE 
COMISIÓN 
FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD 
CFE 
DISTRIBUCIÓN  6. Métodos de 
prueba para la 
verificación del 
watthorímetro 
electromecánico 
en campo  Te 
Comentarios:  
Agregar  6.4.3.1.9  Deben ambientarse los equipos a utilizar en la prueba  o 
calibración (patrón de referencia empleado y sus accesorios). 
Conectar los equipos de acuerdo con el circuito de medición a 
emplear. Aplicar la tensión eléctrica nominal con la fuente del 
watthorímetro bajo prueba, en el circuito de tensión y la corrien te 
eléctrica nominal en el circuito de corriente, con factor de potencia 
unitario,  EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA DE COMISIÓN FEDERAL 
DE ELECTRICIDAD CFE DISTRIBUCIÓN  
Con fundam ento en los artículos 47 fraccio nes I y II, 64 de la LFMN, 
este comentario fue analizado por el CCONNSE y decidió aceptarlo 
parcialmente, debido a que, se elimina lo referente al tiempo de 
ambientación (5 minutos), pero se rechaza la adición del término 
calibración, por no ser objeto del PROY -NOM,  sin embargo, se 
modifica el orden de  las palabras, sustituyendo “watthorímetro bajo 
verificación o prueba” por “watthorímetro bajo prueba” quedando de la 
siguiente manera:  
6.4.3.1.5 Deben ambientarse los equipos a utilizar en la prueba o 
verificación (patrón de referencia empleado y sus acce sorios). 
Conectar los equipos de acuerdo con el circuito de medición a 
emplear. Aplicar la tensión eléctrica nominal con la fuente del 
watthorímetro bajo prueba, en el circuito de tensión y la corriente 
eléctrica nominal en el circuito de corriente, con fa ctor de potencia 
unitario.  
EMPRESA 
PRODUCTIVA 
SUBSIDIARIA DE 
COMISIÓN 
FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD 
CFE 
DISTRIBUCIÓN  6. Métodos de 
prueba para la 
verificación del 
watthorímetro 
electromecánico 
en campo  Te 6.4.3.2 Tipos de Conexiones  
Es importante identificar el  tipo de conexión del watthorímetro que se somete a 
verificación y pruebas de campo antes de proceder a las mismas. Las siguientes 
figuras muestran el tipo de conexiones autorizadas para los watthorímetros en 
operación.  
Comentarios:  
Asegurar el estricto cu mplimiento en lo aplicable de la “Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización”; Ley de la Industria Eléctrica” así como la “LISTA de instrumentos de 
medición cuya verificación inicial, periódica o extraordinaria es obligatoria, así como las 
normas aplicab les para efectuarla, publicada el 18 de abril de 2016 y la LFMN”  6.4.3.2 Tipos de Conexiones  
Es importante identificar el tipo de conexión del watthorímetro que 
se somete a revisión y pruebas de campo antes de proceder a las 
mismas. Las siguientes figuras muestran el tipo de conexiones 
autorizadas para los watthorímetros en operación.  EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA DE COMISIÓN FEDERAL 
DE ELECTRICIDAD CFE DISTRIBUCIÓN  
Con fundamento en los artículos 47 fracción I, 64 de la LFMN, así 
como el 33 párrafo tercer o del Reglamento de la LFMN, este 
comentario fue analizado por el CCONNSE y decidió rechazarlo, 
debido a que, el Objetivo y Campo de aplicación de este PROY -NOM 
es la verificación.  
 
AMMAC  6. Métodos de 
prueba para la 
verificación del 
watthorímetro 
electro mecánico 
en campo  Te 
6.4.4 Procedimiento  
Este procedimiento consta de una prueba de carga alta y una prueba de carga baja 
que se realiza por el método de comparación respecto a un watthorímetro patrón y 
consiste en conectar el watthorímetro bajo prueba y e l watthorímetro patrón, a una 
carga constante considerando las condiciones de tensión y corriente eléctrica que se 
muestran en la Tabla 5.  
Comentarios:  
Es necesario agregar la prueba de carga inductiva para constatar el cumplimiento del 
objetivo del PROY -NOM en el funcionamiento del Watthorímetro  6.4.4 Procedimiento  
Este procedimiento consta de una prueba de carga alta, una prueba 
de carga baja y una prueba de carga inductiva que se realiza por el 
método de comparación respecto a un patrón de trabajo y cons iste 
en conectar el watthorímetro bajo prueba y el patrón de trabajo, a 
una carga constante considerando las condiciones de tensión y 
corriente eléctrica que se muestran en la Tabla 5.  AMMAC  
Con fundamento en los artículos 47 y 64 de la LFMN, este comentar io 
fue analizado por el CCONNSE y decidió aceptarlo, para quedar de la 
siguiente manera:  
6.4.4 Procedimiento  
Este procedimiento consta de una prueba de carga alta, una prueba de 
carga baja y una prueba de carga inductiva que se realiza por el 
método de com paración respecto a un patrón de trabajo y consiste en 
conectar el watthorímetro bajo prueba y el patrón de trabajo, a una 
carga constante considerando las condiciones de tensión y corriente 
eléctrica que se muestran en la Tabla 5.  
EMPRESA 
PRODUCTIVA 
SUBS IDIARIA DE 
COMISIÓN 
FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD 
CFE 
DISTRIBUCIÓN  6. Métodos de 
prueba para la 
verificación del 
watthorímetro 
electromecánico 
en campo  Te 
6.4.4.1 Verificación y prueba con patrón con sistema de pruebas integrado  
Comentarios:  
Asegurar el estricto  cumplimiento en lo aplicable de la “Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización”; Ley de la Industria Eléctrica” así como la “LISTA de instrumentos de 
medición cuya verificación inicial, periódica o extraordinaria es obligatoria, así como las 
normas apli cables para efectuarla, publicada el 18 de abril de 2016 y la LFMN”  
 6.4.4.1 Revisión y prueba con patrón con sistema de pruebas 
integrado  
Cuando la prueba se lleve a cabo con un equipo que cuente con un 
patrón de energía y carga artificial integrados la p rueba se lleva a 
cabo de la siguiente manera.  
 EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA DE COMISIÓN FEDERAL 
DE ELECTRICIDAD CFE DISTRIBUCIÓN  
Con fundam ento en los artículos 47 fraccio nes I y II, 64 de la LFMN, 
este comentario fue analizado por el CCONNSE y decidió a ceptarlo 
parcialmente, debido a que, la revisión, no se encuentra contenida en 
la LFMN como actividad de evaluación de la conformidad, además 
que, el Objetivo del PROY -NOM tiene como finalidad el 
establecimiento de los métodos de prueba para la verificació n en 
campo (actividad de evaluación de la conformidad contemplada en la 
LFMN) únicamente se toma en cuenta la inclusión del texto 
introductorio, por lo que queda de la siguiente manera:  
6.4.4.1 Verificación y prueba con patrón con sistema de pruebas       (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 8 de octubre de 2018  integr ado 
Cuando la prueba se lleve a cabo con un equipo que cuente con un 
patrón de trabajo y carga artificial integrados la prueba se lleva a cabo 
de la siguiente manera:  
 
EMPRESA 
PRODUCTIVA 
SUBSIDIARIA DE 
COMISIÓN 
FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD 
CFE 
DISTRIBUCIÓN  6. Métodos de 
prueba para la 
verificación del 
watthorímetro 
electromecánico 
en campo  Te 
6.4.4.1.1  Retirar el watthorímetro bajo verificación y prueba, realizando la revisión de 
su base, registrando el número de sello encontrado y la revisión del sello del 
mecanismo, los cuales deben tener trazabilidad con la base de datos del distribuidor.  
Comentarios:  
Agregar  
 6.4.4.1.1  Retirar el watthorímetro bajo prueba, realizando la revisión 
de su base, registrando el número de sello encontrado y la revisión 
del sello de l mecanismo, los cuales deben tener rastreabilidad con 
la base de datos del distribuidor.  
 EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA DE COMISIÓN FEDERAL 
DE ELECTRICIDAD CFE DISTRIBUCIÓN  
Con fundam ento en los artículos 47 fraccio nes I y II, 64 de la LFMN, 
este comenta rio fue analizado por el CCONNSE y decidió aceptarlo 
parcialmente debido a que, se modifica rastreabilidad, en adición se 
cambia el término revisión por constatación, finalmente, se modifica el 
texto con los términos y definiciones agregadas en el Capítulo  3, como 
lo es el término “patrón de trabajo” quedando de la siguiente manera:  
6.4.4.1.1  Retirar el watthorímetro bajo prueba, realizando la 
constatación de su base, registrando el número de sello encontrado y 
la constatación del sello del mecanismo, los c uales deben tener 
rastreabilidad con la base de datos del distribuidor.  
6.4.4.1.2  Insertar el patrón de trabajo de sistema integrado en la 
base.  
6.4.4.1.3  Insertar el watthorímetro en la base del patrón de trabajo 
con sistema integrado.  
6.4.4.1.4  Realizar las pruebas de 6.4.4.3.  
6.4.4.1.5  Continuar en 6.4.5.  
6.4.4.1.6  Sellar el medidor y regresarlo a su base.  
EMPRESA 
PRODUCTIVA 
SUBSIDIARIA DE 
COMISIÓN 
FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD 
CFE 
DISTRIBUCIÓN  6. Métodos de 
prueba para la 
verificación del 
watthorímetro 
elect romecánico 
en campo  Te 
6.4.4.2 Verificación con patrón con carga artificial externa  
Comentarios:  
Asegurar el estricto cumplimiento en lo aplicable de la “Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización”; Ley de la Industria Eléctrica” así como la “LISTA de in strumentos de 
medición cuya verificación inicial, periódica o extraordinaria es obligatoria, así como las 
normas aplicables para efectuarla, publicada el 18 de abril de 2016 y la LFMN”  6.4.4.2 Prueba o calibración con patrón con carga artificial 
externa  
Cuando la prueba se lleve a cabo con un equipo que cuente con un 
patrón de energía y carga artificial dispuesto con componentes 
separados la prueba se lleva a cabo de la siguiente manera.  
 EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA DE COMISIÓN FEDERAL 
DE ELECTRICIDAD CF E DISTRIBUCIÓN  
Con fundamento en los artículos 47 y 64 de la LFMN y 33 del 
Reglamento de la LFMN, este comentario fue analizado por el 
CCONNSE y decidió aceptarlo parcialmente, debido a que, 
únicamente se toma en cuenta la inclusión del texto introductorio  y se 
rechaza la propuesta de prueba o calibración, ya que, el Objetivo de 
este PROY -NOM es la verificación, quedando de la siguiente manera:  
6.4.4.2 Verificación con patrón de carga artificial externa  
Cuando la prueba se lleve a cabo con un equipo que cue nte con un 
patrón de trabajo y carga artificial dispuesto con componentes 
separados la prueba se lleva a cabo de la siguiente manera:  
EMPRESA 
PRODUCTIVA 
SUBSIDIARIA DE 
COMISIÓN 
FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD 
CFE 
DISTRIBUCIÓN  6. Métodos de 
prueba para la 
verifica ción del 
watthorímetro 
electromecánico 
en campo   Ge 
6.4.4.2.1 Retirar el watthorímetro bajo verificación y prueba de su base, registrando el 
número de sello encontrado y la revisión del sello del mecanismo, los cuales deben 
tener trazabilidad con la base d e datos del distribuidor.  
 6.4.4.2.1 Retirar el watthorímetro bajo verificación y  prueba de su 
base, registrando el número de sello encontrado y la revisión del 
sello del mecanismo, los cuales deben tener rastreabilidad con la 
base de datos del distribuido r. 
 EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA DE COMISIÓN FEDERAL 
DE ELECTRICIDAD CFE DISTRIBUCIÓN  
Con fundamento en los artículos 47 y 64 de la LFMN, este comentario 
fue analizado por el CCONNSE y decidió aceptarlo, para quedar de la 
siguiente manera:  
6.4.4.2.1 Retirar el watthorímetro bajo prueba de su base, registrando 
el número de sello encontrado y la revisión del sello del mecanismo, 
los cuales deben tener rastreabilidad con la base de datos del 
distribuidor.  
EMPRESA 
PRODUCTIVA 
SUBSIDIARIA DE 
COMISIÓN 
FEDERAL D E 
ELECTRICIDAD 
CFE 
DISTRIBUCIÓN  6. Métodos de 
prueba para la 
verificación del 
watthorímetro 
electromecánico 
en campo  Te 6.4.4.2.2 Colocar el watthorímetro bajo verificación y prueba en la base de pruebas, en 
conexión serie paralelo con el watthorímetro pat rón. 
Comentarios:  
Asegurar el estricto cumplimiento en lo aplicable de la “Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización”; Ley de la Industria Eléctrica” así como la “LISTA de instrumentos de 
medición cuya verificación inicial, periódica o extraordinaria es  obligatoria, así como las 
normas aplicables para efectuarla, publicada el 18 de abril de 2016 y la LFMN”  6.4.4.2.2 Colocar el watthorímetro bajo verificación y  prueba en la 
base de pruebas, en conexión serie paralelo con el watthorímetro 
patrón.  EMPRESA P RODUCTIVA SUBSIDIARIA DE COMISIÓN FEDERAL 
DE ELECTRICIDAD CFE DISTRIBUCIÓN  
Con fundamento en los artículos 47 y 64 de la LFMN, este comentario 
fue analizado por el CCONNSE y decidió aceptarlo, para quedar de la 
siguiente manera:  
6.4.4.2.2  Colocar el wattho rímetro bajo verificación y prueba en 
la base de pruebas, en conexión serie paralelo con el watthorímetro 
patrón.  
 
POWER 
PROFESSIONAL 
MANAGEMENT 6. Métodos de 
prueba para la 
verificación del Ed 6.4.4.3 Pruebas de carga  
Las pruebas que se aplican a los watthorímetros electromecánicos se realizan con 
todas las bobinas de potencial eléctrico en paralelo y las bobinas de corriente eléctrica 6.4.4.3 Pruebas de carga  
Las pruebas que se aplican a los watthorímetros 
electromecán icos se realizan con todas las bobinas de potencial POWER PROFESSIONAL MANAGEMENT (PPM)  
Con fundam ento en los artículos 47 fraccio nes I y II y 64 de la LFMN, 
este comentario fue analizado por el CCON NSE y decidió aceptar 
parcialmente el comentario, asimismo se agrega una fila para la  Lunes 8 de octubre de 2018  DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)       (PPM)  watthorímetro 
electromecánico 
en campo  en serie, asegurando que tanto la tensión como la corriente eléctrica tengan  la misma 
polaridad en el watthorímetro patrón y en el watthorímetro bajo prueba, aplicándose los 
valores de verificación y pruebas que se indican en la Tabla 5. El valor de tensión que 
se aplica tanto al watthorímetro patrón como al watthorímetro electrom ecánico bajo 
prueba se toma directamente del suministro eléctrico o de una fuente auxiliar.  
Para la verificación y pruebas en campo se realizan las siguientes pruebas:  
Tabla 5 - Verificación y pruebas de watthorímetros electromecánicos  
Tipo de  
prueba  Tensi ón Eléctrica (V)  Corriente Eléctrica 
(A) Factor de  
Potencia  
Carga 
Alta 100 % de la tensión 
eléctrica nominal  del 
watthorímetro 
electromecánico  bajo 
prueba  100 % de la corriente 
eléctrica  nominal del 
watthorímetro  
electromecánico bajo 
prueba  1.0 
Carga 
Baja 100 % de la eléctrica 
nominal del  
watthorímetro 
electromecánico bajo  
prueba  10 % de la corriente 
eléctrica nominal  del 
watthorímetro 
electromecánico  bajo 
prueba  1.0 
 
 
 eléctrico en paralelo y las bobinas de corriente eléctrica en serie, 
asegurando que tanto la tensión como la corriente eléctrica tengan 
la misma polaridad en el watthorímetro patrón y en el watthorímetro 
bajo prueba, aplicándose los valores de verificación y pruebas que 
se indican en la Tabla 5. El valor de tensión que se aplica tanto al 
watthorímetro patrón como al watthorímetro electromecánico bajo 
prueba se toma directamente del suministro eléctrico o d e una 
fuente auxiliar.  
Para la verificación y pruebas en campo se realizan las 
siguientes pruebas:  
Tabla 5 - Verificación y pruebas de watthorímetros 
electromecánicos  
Tipo de  
prueba  Tensión 
Eléctrica (V)  Corriente 
Eléctrica (A)  Factor de  
Potencia  
Carga 
Alta 100 % de la 
tensión eléctrica 
nominal  del 
watthorímetro 
electromecánico  
bajo prueba  100 % de la 
corriente eléctrica  
nominal del 
watthorímetro  
electromecánico 
bajo prueba  1.0 
Carga 
Baja 100 % de la 
tensión eléctrica 
nominal del 
watthorímetro 
electromecá nico 
bajo prueba  10 % de la 
corriente eléctrica 
nominal  del 
watthorímetro 
electromecánico  
bajo prueba  1.0 
 
 prueba de Carga Inductiva ya que se considera necesaria para cumplir 
con el objetivo del PROY -NOM, finalmente se sustituye la frase 
watthorímetro patrón por patrón de tra bajo con la finalidad de guardar 
congruencia con la jerarquización realizada en el Capítulo 3 Términos 
y definiciones (3.28 y 3.56), quedando de la siguiente manera:  
6.4.4.3 Pruebas de carga  
Las pruebas que se aplican a los watthorímetros electromecánicos se 
realizan con todas las bobinas de potencial eléctrico en paralelo y las 
bobinas de corriente eléctrica en serie, constatando que tanto la 
tensión como la corriente eléctrica tengan la misma polaridad en el 
patrón de trabajo y en el watthorímetro bajo pr ueba, aplicándose los 
valores de verificación y pruebas que se indican en la Tabla 5. El valor 
de tensión que se aplica tanto al patrón de trabajo como al 
watthorímetro electromecánico bajo prueba se toma directamente del 
suministro eléctrico o de una fuen te auxiliar.  
Para la verificación y pruebas en campo se realizan las siguientes 
pruebas:  
Tabla 5 - Verificación y pruebas de watthorímetros 
electromecánicos  
Tipo de 
prueba  Tensión Eléctrica 
(V) Corriente 
Eléctrica (A)  Factor 
de 
Potencia  
Carga 
Alta 100 % d e la 
tensión eléctrica 
nominal del 
watthorímetro 
electromecánico 
bajo prueba  100 % de la  
intensidad de 
corriente eléctrica 
nominal del 
watthorímetro 
electromecánico 
bajo prueba  1.0 
Carga 
Baja 100 % de la 
tensión eléctrica 
nominal del 
watthorímetro 
electro mecánico 
bajo prueba  10 % de la 
intensidad de 
corriente eléctrica 
nominal del 
watthorímetro 
electromecánico 
bajo prueba  1.0 
Carga 
Inductiva  100 % de la 
tensión eléctrica 
nominal del 
watthorímetro 
electromecánico 
bajo prueba  100 % de la 
intensidad de 
corriente eléctrica 
nominal del 
watthorímetro 
electromecánico 
bajo prueba  0.5 
inductivo  
    
 
EMPRESA 
PRODUCTIVA 
SUBSIDIARIA DE 
COMISIÓN 
FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD 
CFE 
DISTRIBUCIÓN  6. Métodos de 
prueba para la 
verificación del 
watthorímetro 
electromecánico 
en ca mpo Te  
6.4.4.3 Pruebas de carga  
Las pruebas que se aplican a los watthorímetros electromecánicos se realizan con 
todas las bobinas de potencial eléctrico en paralelo y las bobinas de corriente eléctrica 
en serie, asegurando que tanto la tensión como la co rriente eléctrica tengan la misma 
polaridad en el watthorímetro patrón y en el watthorímetro bajo prueba, aplicándose los 
valores de verificación y pruebas que se indican en la Tabla 5. El valor de tensión que 
se aplica tanto al watthorímetro patrón como a l watthorímetro electromecánico bajo 
prueba se toma directamente del suministro eléctrico o de una fuente auxiliar.  
Para la verificación y pruebas en campo se realizan las siguientes pruebas:  
Tabla 5 - Verificación y pruebas de watthorímetros electromecáni cos 
Comentarios:  6.4.4.3 Pruebas de carga  
Las pruebas que se aplican a los watthorímetros electromecánicos 
se realizan con todas las bobinas de potencial eléctrico en p aralelo 
y las bobinas de corriente eléctrica en serie, asegurando que tanto 
la tensión como la corriente eléctrica tengan la misma polaridad en 
el watthorímetro patrón y en el watthorímetro bajo prueba, 
aplicándose los valores de verificación y  pruebas que  se indican en 
la Tabla 5. El valor de tensión que se aplica tanto al watthorímetro 
patrón como al watthorímetro electromecánico bajo prueba se toma 
directamente del suministro eléctrico o de una fuente auxiliar.  
Para la  verificación y  pruebas en campo se realizan lo siguiente:  
Tabla 5 - Revisión y pruebas de watthorímetros electromecánicos  
 EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA DE COMISIÓN FEDERAL 
DE ELECTRICIDAD CFE DISTRIBUCIÓN  
Con fundamento en los artículos 47 fracción I y 64 de la LFMN, este 
comentario fue  analizado por el CCONNSE y decidió rechazar el 
comentario, ya que, el Objetivo del PROY -NOM tiene como finalidad el 
establecimiento de los métodos de prueba para la verificación en 
campo (actividad de evaluación de la conformidad contemplada en la 
LFMN).        (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 8 de octubre de 2018  Asegurar el estricto cumplimiento en lo aplicable de la “Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización”; Ley de la Industria Eléctrica” así como la “LISTA de instrumentos de 
medición cuya verificación inicial, periódica o extraordinaria es obligatoria, así como las 
normas aplicables para efectuarla, publicada el 18 de abril de 2016 y la LFMN”   
 
 
AMMAC  6. Métodos de 
prueba para la 
verificación del 
watthorímetro 
electromecánico 
en campo  Te 
 
6.4.4.3.1 Prueba de carga alta  
6.4.4.3.1.1 En la carga artificial, seleccione el valor adecuado de factor de potencia, 
tensión y corriente eléctrica.  
6.4.4.3.1 .2 Energizar la carga artificial e inyectar la corriente eléctrica requerida de 
acuerdo con la Tabla 5.  
6.4.4.3.1.3 Inicializar el medidor patrón portátil de energía, asegurando visualmente 
que inicie desde cero.  
6.4.4.3.1.4 El medidor patrón se detiene cu ando el contador automático completa la 
cantidad de 5 revoluciones programadas. Deben registrarse las lecturas de energía del 
medidor patrón (E Rpat CA) y del watthorímetro bajo prueba (E Rmed CA).  
6.4.4.3.1.5 Mover la perilla de inyección de corriente elé ctrica a cero para continuar con 
la siguiente prueba.  
6.4.4.3.2 Prueba de carga baja  
6.4.4.3.2.1 Repetir los pasos de 6.4.4.3.1, para el medidor patrón portátil de energía.  
6.4.4.3.2.2 El número de revoluciones programadas es igual a 1.  
6.4.4.3.2.3 Registr ar los valores medidos del patrón (E Rpat CB) y del watthorímetro 
bajo prueba (E Rmed CB).  
6.4.4.3.2.4 Desenergizar la carga artificial y proceder a realizar los cálculos del error 
relativo de acuerdo con el inciso 6.4.5.  
Comentarios:  
Es necesario agregar la Prueba de Carga Inductiva y su procedimiento, ya que la 
prueba de Carga Inductiva ya se considera necesaria para cumplir con el objetivo del 
PROY -NOM, asimismo se debe de sustituir la palabra medidor patrón portátil de 
energía por patrón de trabajo con la finalidad de guardar congruencia con la 
jerarquización realizada en el Capítulo 3 Términos y definiciones (3.28 y 3.56) en las 
tres pruebas, en adición se debe modificar el inciso 6.4.4.3.2.4 ya que como no es la 
última prueba debe de moverse la perilla  de inyección de corriente eléctrica a cero y no 
desenergizar la carga artificial, esto se realizará al final de la Prueba de Carga 
Inductiva.   
6.4.4.3.1  Prueba de carga alta  
6.4.4.3.1.1  En la carga artificial, seleccione el valor adecuado de 
factor de pot encia, tensión y corriente eléctrica.  
6.4.4.3.1.2   Energizar la carga artificial e inyectar la corriente 
eléctrica requerida de acuerdo con la Tabla 5.  
6.4.4.3.1.3  Inicializar el patrón de trabajo, constatando 
visualmente que inicie desde cero.  
6.4.4.3.1.4   El patrón de trabajo se detiene cuando el contador 
automático completa la cantidad de 5 revoluciones 
programadas. Deben registrarse las lecturas de 
energía del patrón de trabajo (E R pat CA) y del 
watthorímetro bajo prueba (E R med CA). 
6.4.4.3.1.5  Mover l a perilla de inyección de corriente eléctrica a 
cero para continuar con la siguiente prueba.  
6.4.4.3.2  Prueba de carga baja  
6.4.4.3.2.1  Repetir los pasos de 6.4.4.3.1, para el patrón de 
trabajo.  
6.4.4.3.2.2  El número de revoluciones programadas es igual a 1. 
6.4.4.3.2.3  Registrar los valores medidos del patrón de trabajo  (E 
Rpat CB) y del watthorímetro bajo prueba  (E R med CB). 
6.4.4.3.2.4   Mover la perilla de inyección de corriente eléctrica a 
cero para continuar con la siguiente prueba.  
6.4.4.3.3  Prueba de  carga inductiva  
6.4.4.3.3.1  En la carga artificial, seleccione el valor a factor de 
potencia de 0.5, tensión y corriente eléctrica.  
6.4.4.3.3.2   Energizar la carga artificial, seleccione el valor a factor 
de potencia de 0.5, tensión y corriente eléctrica.  
6.4.4.3.3.3  Inicializar el patrón de trabajo, constatando 
visualmente que inicie desde cero.  
6.4.4.3.3.4  El patrón de trabajo se detiene cuando el contador 
automático completa la cantidad de 5 revoluciones 
programadas. Deben registrarse las lecturas de 
energía del patrón de trabajo (E R pat CI) y del 
watthorímetro bajo prueba (E Rmed CI). 
6.4.4.3.3.5  Desenergizar la carga artificial y proceder a realizar los 
cálculos del error relativo de acuerdo con el inciso 
6.4.5.  AMMAC  
Con fundamento en los artículos 47  y 64 de la LFMN, este comentario 
fue analizado por el CCONNSE y decidió aceptarlo, quedando de la 
siguiente manera:  
6.4.4.3.4  Prueba de carga alta  
6.4.4.3.4.1  En la carga artificial, seleccione el valor adecuado de 
factor de potencia, tensión y corriente eléctrica.  
6.4.4.3.4.2  Energizar la carga artificial e inyectar la corriente eléctrica 
requerida de acuerdo con la Tabla 5.  
6.4.4.3.4.3  Inicializar el patrón de trabajo, constatando visualmente 
que inicie desde cero.  
6.4.4.3.4.4  El patrón de trabajo se det iene cuando el contador 
automático completa la cantidad de 5 revoluciones 
programadas. Deben registrarse las lecturas de energía 
del patrón de trabajo  (E R pat CA) y del watthorímetro bajo 
prueba (E R med CA). 
6.4.4.3.4.5  Mover la perilla de inyección de co rriente eléctrica a cero 
para continuar con la siguiente prueba.  
6.4.4.3.5  Prueba de carga baja  
6.4.4.3.5.1  Repetir los pasos de 6.4.4.3.1, para el patrón de trabajo.  
6.4.4.3.5.2  El número de revoluciones programadas es igual a 1.  
6.4.4.3.5.3  Registrar los  valores medidos del patrón de trabajo  (E 
Rpat CB) y del watthorímetro bajo prueba (E R med CB). 
6.4.4.3.5.4  Mover la perilla de inyección de corriente eléctrica a cero 
para continuar con la siguiente prueba.  
6.4.4.3.6  Prueba de carga inductiva  
6.4.4.3.6.1  En la carga artificial, seleccione el valor a factor de 
potencia de 0.5, tensión y corriente eléctrica.  
6.4.4.3.6.2   Energizar la carga artificial, seleccione el valor a factor de 
potencia de 0.5, tensión y corriente eléctrica.  
6.4.4.3.6.3  Inicializar el patrón de trabajo, constatando visualmente 
que inicie desde cero.  
6.4.4.3.6.4  El patrón de trabajo se detiene cuando el contador 
automático completa la cantidad de 5 revoluciones 
programadas. Deben registrarse las lecturas de energía 
del patrón de trabajo (E R pat CI) y del watthorímetro bajo 
prueba (E Rmed CI). 
6.4.4.3.6.5  Desenergizar la carga artificial y proceder a realizar los 
cálculos del error relativo de acuerdo con el inciso 6.4.5.  
ANCE  6. Métodos de 
prueba para la 
verificación del 
watthorímetro 
electromecánico 
en campo  Te 6.4.5 Determinación del error relativo en carga alta y en carga baja de los 
watthorímetros  
Tanto para la prueba de carga alta como la prueba de carga baja, el error relativo se 
determina al medir simultáneamente el número de revol uciones en ambos dispositivos, 
aplicando las fórmulas siguientes:  
Donde:  
E Rmed CA  es la energía registrada por el watthorímetro en carga alta;  
E Rpat CA  es la energía registrada por el patrón en Carga Alta;  
E Rmed CB  es la energía registrada por el wattho rímetro en Carga Baja;  
E Rpat CB  es la energía registrada por el patrón en carga baja;  
Kh es la constante del watthorímetro bajo prueba;  
Kp es la constante del watthorímetro patrón;   ANCE  
Con fu ndamento en los artículos 47 y 64 de la LFMN, este comentario 
fue analizado por el CCONNSE y decidió aceptarlo, siendo que se 
agregan las unidades, de las variables aplicables, asimismo se agrega 
la ecuación y consideraciones para el porcentaje de error re lativo en 
carga inductiva CI, adecuando el texto en lo que corresponda respecto 
a las definiciones de patrón de trabajo, incluyendo el título del inciso 
secundario, quedando de la siguiente manera:  
6.4.5 Determinación del error relativo en carga alta, en c arga 
baja y carga inductiva de los watthorímetros  
Tanto para la prueba de carga alta, la prueba de carga baja y la prueba 
de carga inductiva, el error relativo se determina al medir 
simultáneamente el número de revoluciones en ambos dispositivos,  Lunes 8 de octubre de 2018  DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)       N es el número de revoluciones del watthorímetro bajo prueba;  aplicando  las fórmulas siguientes:  
 
 
 
   n es el número de revoluciones del watthorímetro patrón;  
C es la cantidad de bobinas de corriente energizadas del watthorímetro 
bajo prueba;  
CA Carga Alta; y  
CB Carga Baja.  
Comentarios:  
Con el objeto de evitar confusiones e n la aplicación de la Norma, se recomienda 
establecer las unidades, de las diferentes variables utilizadas en la fórmula.   
 
 
Donde:  
E R med CA es la energía registrada por el watthorímetro en Carga Alta;  
E R pat CA es la energía registrada por el patrón de trabajo en Carga 
Alta; 
E R med CB es la energía registrada por el watthorímetro en Carga Baja;  
E R pat CB es la energía registrada por el patrón de trabajo en Carga 
Baja;  
E R med CI es la energía registrada por el watthorímetro en Carga 
Inductiva;  
E R pat CI es la energía registrada por el patrón de trabajo en Carga 
Inductiva;  
 
 
 
Kh es la constante del watthorímetro bajo prueba;  
Kp es la constante del patrón de trabajo;  
N es el número de revoluciones del watthorímetro bajo prueba;  
n es el número de revolucion es o pulsos del patrón de trabajo;  
C es la cantidad de bobinas de corriente energizadas del 
watthorímetro bajo prueba;  
CA Carga Alta;  
CB Carga Baja; y  
CI Carga Inductiva.  
 
AMMAC  6. Métodos de 
prueba para la 
verificación del 
watthorímetro 
electromecánico 
en campo  Te 
6.4.5 Determinación del error relativo en carga alta y en carga baja de los 
watthorímetros  
N es el número de revoluciones del watthorímetro bajo prueba;  
n es el número de revoluciones del watthorímetro patrón;  
Comentarios:  
Los nuevos patrones y watthorímetros generan pulsos en lugar de revoluciones.  6.4.5 Determinación del error relativo en carga alta y en carga 
baja de los watthorímetros  
N es el número de revoluciones o pulsos del watthorímetro bajo 
prueba;  
n es el número de revoluciones o pulso s del watthorímetro patrón;  AMMAC  
Con fundam ento en los artículos 47 fraccio nes I y II y 64 de la LFMN, 
este comentario fue analizado por el CCONNSE y decidió aceptarlo 
parcialmente, ya que, únicamente se modifica respecto al patrón en la 
variable n, asimi smo se modifica  la palabra Medidor patrón por Patrón 
de trabajo para guardar congruencia con la jerarquización realizada en 
el Capítulo 3 Términos y definiciones (3.28 y 3.56), quedando de la 
siguiente manera:  
6.4.5  Determinación del error relativo en carg a alta, en carga baja 
y carga inductiva de los watthorímetros  
…       (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 8 de octubre de 2018  N es el número de revoluciones del watthorímetro bajo prueba;  
n es el número de revoluciones o pulsos del patrón de trabajo;  
… 
 
POWER 
PROFESSIONAL 
MANAGEMENT 
(PPM)  6. Métodos de 
prueba para l a 
verificación del 
watthorímetro 
electromecánico 
en campo  Te  
6.4.6 Determinación del error relativo  
El error relativo se calcula considerando los resultados de error relativo en carga 
alta y error relativo en carga baja, aplicando la siguiente fórmula:  
 
% Error relativo =  4 * % de error relativo en carga alta + %  
de error relativo en carga baja  
5 
Comentarios:  
Técnico  6.4.6 Determinación del porcentaje promedio de error.  
El porcentaje promedio de error se calcula considerando los 
resultados de error relati vo en carga alta y error relativo en carga 
baja, aplicando la siguiente fórmula:  
%  Promedio 
de Error =  4 * % de error relativo en carga alta + % 
de error relativo en carga baja  
5 
 POWER PROFESSIONAL MANAGEMENT (PPM)  
Con fundamento en los artículos 47 f racción I y 64 de la LFMN, así 
como el 33 párrafo tercero del Reglamento de la LFMN, este 
comentario fue analizado por el CCONNSE y decidió rechazarlo, ya 
que la propuesta no es considerada como opción para expresar el 
término que se pretende establecer en  la determinación de los límites 
de este PROY -NOM.  
AMMAC  6. Métodos de 
prueba para la 
verificación del 
watthorímetro 
electromecánico 
en campo  Te 
6.4.6 Determinación del error relativo  
El error relativo se calcula considerando los resultados de error relat ivo en carga alta y 
error relativo en carga baja, aplicando la siguiente fórmula:  
 
% Error relativo =  4 * % de error relativo en carga alta +  
% de error relativo en carga baja  
5 
 
Comentarios:  
En la fórmula además de calcularse el error relativo se ponder a en mayor grado el error 
con carga alta  6.4.6 Determinación del error relativo ponderado  
El error relativo ponderado se calcula considerando los resultados 
de error relativo en carga alta y error relativo en carga baja, 
aplicando la siguiente fórmula:  
% Error relativo ponderado=  4 * % de error relativo en carga alta 
+ % de error relativo en carga baja / 5  AMMAC  
Con fundam ento en los artículos 47 fraccio nes I y II y 64 de la LFMN, 
así como el 33 párrafo tercero del Reglamento de la LFMN, este 
comentario fu e analizado por el CCONNSE y decidió aceptarlo 
parcialmente, ya que se modifica la fórmula al incluir el error relativo de 
la Carga Inductiva y se cambian los valores de ponderación, asimismo 
se modifica el nombre del inciso para quedar de la siguiente man era: 
6.4.6 Determinación del error ponderado del Watthorímetro  
El error ponderado del watthorímetro se calcula considerando los 
resultados de error relativo en carga alta, error relativo en carga baja y 
error relativo en carga inductiva, aplicando la sigui ente fórmula:  
% Error ponderado del  4 * % de error relativo en carga alta  
Watthorímetro  + 2 * % de error relativo en carga baja  
= + % de error relativo en carga inductiva  
 ________________________________________  
7 
EMPRESA 
PRODUCTIVA 
SUBSIDIARIA DE 
COMIS IÓN 
FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD 
CFE 
DISTRIBUCIÓN  6. Métodos de 
prueba para la 
verificación del 
watthorímetro 
electromecánico 
en campo  Te 
6.4.6 Determinación del error relativo  
Comentarios:  
Asegurar el estricto cumplimiento en lo aplicable de la “Ley Federal So bre Metrología y 
Normalización”; Ley de la Industria Eléctrica” así como la “LISTA de instrumentos de 
medición cuya verificación inicial, periódica o extraordinaria es obligatoria, así como las 
normas aplicables para efectuarla, publicada el 18 de abril de  2016 y la LFMN”  6.4.6 Evaluación de resultados de las pruebas de calibración  EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA DE COMISIÓN FEDERAL 
DE ELECTRICIDAD CFE DISTRIBUCIÓN  
Con fundamento en los artículos 47 fracción I y 64 de la LFMN, así 
como el 33 párrafo tercero del Reglamento de la LFMN, este 
comentario fue analizado por el CCONNSE y decidió rechazarlo, 
debido a que, se determina el error ponderado y no la evaluación de 
resultados.  
AMMAC  6. Métodos de 
prueba para la 
verificación del 
watthorímetro 
electromecánico  
en campo  Te 
6.4.7 Criterio de aceptación o rechazo  
En caso de que el error relativo sea superior que ± 3.5 %, la unidad de verificación 
debe informar a la autoridad correspondiente, al suministrador y distribuidor de energía 
eléctrica. Si el error es meno r que ± 3.5 %, debe regresarse el medidor a su base 
enchufe y colocarse el sello de base.  
Comentarios:  
Se considera falta en el párrafo: “igual o”  6.4.7 Criterio de aceptación o rechazo  
En caso de que el error relativo sea superior que ± 3.5 %, la unidad 
de verificación debe informar a la autoridad correspondiente, al 
suministrador y distribuidor de energía eléctrica. Si el error es igual 
o menor que ± 3.5 %, debe regresarse el medidor a su base 
enchufe y colocarse el sello de base.  AMMAC  
Con fundament o en los artículos 47 fraccio nes I y II y 64 de la LFMN, 
así como el 33 párrafo tercero del Reglamento de la LFMN, este 
comentario fue analizado por el CCONNSE y decidió aceptarlo 
parcialmente, para quedar de la siguiente manera:  
6.4.7 Criterio de aceptación o rechazo  
… 
En caso de que el error ponderado del watthorímetro sea superior que 
± 3.5 %, la UVIM debe informar a la Secretaría, usuario, suministrador 
y distribuidor de energía eléctrica. Si el error es menor o igual que ± 
3.5 %, debe regresarse el medidor a su base enchufe y el distribuidor 
debe colocar el sello de base.  
… 
EMPRESA 
PRODUCTIVA 
SUBSIDIARIA DE 
COMISIÓN 
FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD 
CFE 
DISTRIBUCIÓN  6. Métodos de 
prueba para la 
verificación del 
watthorímetro 
electromecánico 
en campo  Te 6.4.7 Criterio  de aceptación o rechazo  
En apego a la consideración anterior, los watthorímetros electromecánicos que fueron 
fabricados para una clase de exactitud de 2 %, para la verificación y pruebas de su 
calibración en campo, el error relativo observado debe ser igu al o menor que ± 3.5 %.  
En caso de que el error relativo sea superior que ± 3.5 %, la unidad de verificación 
debe informar a la autoridad correspondiente, al suministrador y distribuidor de energía 
eléctrica. Si el error es menor que ± 3.5 %, debe regresar se el medidor a su base 
enchufe y colocarse el sello de base.  
El informe de verificación que se emita es solo para evaluar la exactitud del 6.4.7 Determinación del error relativo promedio  
 EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA DE COMISIÓN FEDERAL 
DE ELECTRICIDAD CFE DISTRIBUCIÓN  
Con fundamento en los artículos 47 fracción I y 64 de la LFMN, así 
como el 33 párrafo tercero del Reglamento de la LFMN, este 
comentario fue analizado por el CCONNSE y decidió rechazarlo, 
debido a que, el Criterio de Aceptación o rechazo, enuncia de forma 
clara, cuál es la determinación de las pruebas aplicadas y ya que, no 
se agregaron los incisos anteriormente propuestos, no se recorre la 
numeración.   Lunes 8 de octubre de 2018  DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)       watthorímetro. En el dictamen de verificación debe incluirse la revisión de la acometida 
y base.  
Comentarios:  
Agrega r 
 
EMA  6. Métodos de 
prueba para la 
verificación del 
watthorímetro 
electromecánico 
en campo  Te 6.4.7 Criterio de aceptación o rechazo  
El registro de los watthorímetros en el campo está sujeto a una serie de condiciones 
ambiental es que no pueden controlarse y por ello no se pueden considerar las mismas 
tolerancias que se establecen para calibración en el laboratorio. Entre otras, las fuentes 
de incertidumbre que afectan el registro se tienen las siguientes: vibración, factor de 
distorsión de la onda senoidal (armónicas), temperatura ambiente, diferencias en la 
amplitud de la tensión eléctrica aplicada con respecto a la tensión eléctrica nominal, 
variación de la frecuencia eléctrica, inclinación del watthorímetro bajo prueba con 
respecto a la vertical, influencia de campos magnéticos externos, interferencia por 
radiofrecuencias y humedad relativa.  
En apego a la consideración anterior, los watthorímetros electromecánicos que fueron 
fabricados para una clase de exactitud de 2 %, para l a verificación y pruebas de su 
calibración en campo, el error relativo observado debe ser igual o menor que ± 3.5 %.  
En caso de que el error relativo sea superior que ± 3.5 %, la unidad de verificación 
debe informar a la autoridad correspondiente, al sumin istrador y distribuidor de energía 
eléctrica. Si el error es menor que ± 3.5 %, debe regresarse el medidor a su base 
enchufe y colocarse el sello de base.  
El informe de verificación que se emita es sólo para evaluar la exactitud del 
watthorímetro. En el di ctamen de verificación debe incluirse la revisión de la acometida 
y base.  
Comentarios:  
Se debe eliminar en el segundo párrafo lo correspondiente a pruebas de calibración ya 
que no es el objeto del PROY -NOM, se modifica en lo que corresponda el “error 
relativo observado” por “error ponderado”, asimismo se deben agregar las figuras de 
Entidad y usuario y cambiar “autoridad correspondiente” por “autoridad competente” a 
los que la unidad de verificación debe informar en caso de que el watthorímetro bajo 
prueba no cumpla con el valor establecido, además es necesario modificar Unidades 
de Verificación por UVIM y senoidal por sinusoidal, finalmente se debe modificar 
“revisión” por “constatación”.  6.4.7 Criterio de aceptación o rechazo  
El registro de los watthorímet ros electromecánicos de inducción en 
campo está sujeto a una serie de condiciones ambientales que no 
pueden controlarse y por ello no se pueden considerar las mismas 
tolerancias que se establecen para calibración en el laboratorio. 
Entre otras, las fuentes  de incertidumbre que afectan el registro de 
los watthorímetros electromecánicos de inducción en campo se 
tienen las siguientes: vibración, factor de distorsión de la onda 
sinusoidal (armónicas), temperatura ambiente, diferencias en la 
amplitud de la tensi ón eléctrica aplicada con respecto a la tensión 
eléctrica nominal, variación de la frecuencia eléctrica, inclinación del 
watthorímetro bajo prueba con respecto a la vertical, influencia de 
campos magnéticos externos, interferencia por radiofrecuencias y 
humedad relativa.  
En apego a la consideración anterior, los watthorímetros 
electromecánicos que fueron fabricados para una clase de exactitud 
de 2.00 %, para la verificación en campo, el error ponderado del 
medidor permisible estimado debe ser igual o menor que ± 3.5 %.  
En caso de que el error ponderado del watthorímetro sea superior 
que ± 3.5 %, la UVIM debe informar a la Secretaría, usuario, 
suministrador y distribuidor de energía eléctrica. Si el error es 
menor o igual que ± 3.5 %, debe regresarse el medid or a su base 
enchufe y el distribuidor debe colocar el sello de base.  
El Dictamen/Informe de verificación que se emita es para evaluar la 
exactitud del watthorímetro y debe incluirse la constatación de la 
acometida y base.  EMA  
Con fundamento en los artícul os 47 y 64 de la LFMN, este comentario 
fue analizado por el CCONNSE y decidió aceptarlo, quedando de la 
siguiente manera:  
6.4.7 Criterio de aceptación o rechazo  
El registro de los watthorímetros electromecánicos de inducción en 
campo está sujeto a una seri e de condiciones ambientales que no 
pueden controlarse y por ello no se pueden considerar las mismas 
tolerancias que se establecen para calibración en el laboratorio. Entre 
otras, las fuentes de incertidumbre que afectan el registro de los 
watthorímetros e lectromecánicos de inducción en campo se tienen las 
siguientes: vibración, factor de distorsión de la onda sinusoidal 
(armónicas), temperatura ambiente, diferencias en la amplitud de la 
tensión eléctrica aplicada con respecto a la tensión eléctrica nominal , 
variación de la frecuencia eléctrica, inclinación del watthorímetro bajo 
prueba con respecto a la vertical, influencia de campos magnéticos 
externos, interferencia por radiofrecuencias y humedad relativa.  
En apego a la consideración anterior, los watthor ímetros 
electromecánicos que fueron fabricados para una clase de exactitud de 
2.00 %, para la verificación en campo, el error ponderado del medidor 
permisible estimado debe ser igual o menor que ± 3.5 %.  
En caso de que el error ponderado del watthorímetro sea superior que 
± 3.5 %, la UVIM debe informar a la Secretaría, usuario, suministrador 
y distribuidor de energía eléctrica. Si el error es menor o igual que ± 
3.5 %, debe regresarse el medidor a su base enchufe y el distribuidor 
debe colocar el sello de b ase. 
El Dictamen/Informe de verificación que se emita es para evaluar la 
exactitud del watthorímetro y debe incluirse la constatación de la 
acometida y base.  
EMPRESA 
PRODUCTIVA 
SUBSIDIARIA DE 
COMISIÓN 
FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD 
CFE 
DISTRIBUCIÓN  6. Métodos de  
prueba para la 
verificación del 
watthorímetro 
electromecánico 
en campo  Te 
6.4.8 Atención de las anomalías  
6.4.8.1 Usos no autorizados  
Cuando la instalación eléctrica no cumpla con lo dispuesto en el inciso 6.2 la Unidad de 
Verificación, debe elaborar la c onstancia que se indica en el Capítulo 7.  
Comentarios:  
Asegurar el estricto cumplimiento en lo aplicable de la “Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización”; Ley de la Industria Eléctrica” así como la “LISTA de instrumentos de 
medición cuya verificación i nicial, periódica o extraordinaria es obligatoria, así como las 
normas aplicables para efectuarla, publicada el 18 de abril de 2016 y la LFMN”  6.4.8 Criterio de aceptación o rechazo  
En apego a la consideración anterior, los watthorímetros 
electromecánicos que fueron fabricados para una clase de exactitud 
de 2 %, para la pruebas de su calibración en campo, el error 
relativo observado debe ser igual o menor que ± 3.5 %.  
En caso de que el error relativo sea superior que ± 3.5 %, la unidad 
de verificación o la distribuidora debe informar a la autoridad 
correspondiente, y al suministrador. Si el error es menor que ± 3.5 
%, debe regresarse el medidor a su base enchufe y colocarse el 
sello de base.  
El informe de la revisión o prueba que se emita es solo para evalua r 
la exactitud del watthorímetro. En el dictamen debe incluirse la 
revisión de la acometida y base.  
 EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA DE COMISIÓN FEDERAL 
DE ELECTRICIDAD CFE DISTRIBUCIÓN  
Con fundamento en los artículos 47 fracción I, 64 de la LFMN, así 
como el 33 párrafo tercero del Reglamento de la LFMN, este 
comentario fue analizado por el CCONNSE y decidió rechazarlo, 
debido a que se encuentra en 6.4.7, no se agregaron los incisos 
anteriormente propuestos y por ende, no se recorre la numeración.  
EMPRESA 
PRODUCTIVA 
SUBSIDIARIA DE 
COMISIÓN 
FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD 
CFE 
DISTRIBUCIÓN  6. Métodos de 
prueba para la 
verificación del 
watthorímetro 
electromecánico 
en campo  Te 
Comentarios:  
Agregar  
Asegurar el estricto cumplimiento en lo aplicable de la “Ley Federal So bre 
Metrología y Normalización”; Ley de la Industria Eléctrica” así como la “LISTA de 
instrumentos de medición cuya verificación inicial, periódica o extraordinaria es 
obligatoria, así como las normas aplicables para efectuarla, publicada el 18 de abril de  
2016 y la LFMN”  
 6.4.9 Falla del Equipo de Medición  
Si en la revisión que realice el distribuidor de energía eléctrica, 
encuentra en el equipo de medición instalado, errores en el registro 
de consumo, fuera de la tolerancia permisible y siempre que no 
exista alteración intencional o impedimento de la función normal de 
éstos, se debe proceder como sigue:  
 EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA DE COMISIÓN FEDERAL 
DE ELECTRICIDAD CFE DISTRIBUCIÓN  
Con fundamento en los artículos 47 fracción I y 64 de la LFMN, así 
como el 33 párrafo tercero del Reglamento de la LFMN, este 
comentario fue analizado por el CCONNSE y decidió rechazarlo, 
debido a que, este PROY -NOM una vez publicado como Norma 
definitiva en el Diario Oficial de la Federación y estando en vigor, será 
aplicad a por Unidades de Verificación y el personal que participe en 
estas, no por los distribuidores cuyos procedimientos internos quedan 
fuera del campo de aplicación de este PROY -NOM.  
EMPRESA 
PRODUCTIVA 
SUBSIDIARIA DE 
COMISIÓN 
FEDERAL DE 6. Métodos de 
prueba para la 
verificación del 
watthorímetro 
electromecánico Te 
Comentarios:  
Agregar  6.4.9.1  Tratándose de equipos, aparatos o instrumentos de 
medición de energía, obtener la relación entre el valor erróneo y el 
correcto, m isma que sirve para determinar el nuevo valor de 
energía consumida.  
 EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA DE COMISIÓN FEDERAL 
DE ELECTRICIDAD CFE DISTRIBUCIÓN  
Con fundamento en los artículos 47 fracción I y 64 de la LFMN, así 
como el 33 párrafo tercero del Regla mento de la LFMN, este 
comentario fue analizado por el CCONNSE y decidió rechazarlo,       (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 8 de octubre de 2018  ELECTRICIDAD 
CFE 
DIST RIBUCIÓN  en campo  debido a que, este PROY -NOM una vez publicado como Norma 
definitiva en el Diario Oficial de la Federación y estando en vigor, será 
aplicada por Unidades de Verificación y el personal que participe en 
estas, no por los distribuidores cuyos procedimientos internos quedan 
fuera del campo de aplicación de este PROY -NOM.  
 
EMPRESA 
PRODUCTIVA 
SUBSIDIARIA DE 
COMISIÓN 
FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD 
CFE 
DISTRIBUCIÓN  6. Métodos de 
prueba p ara la 
verificación del 
watthorímetro 
electromecánico 
en campo  Te 
Comentarios:  
Agregar  6.4.9.2  Si el equipo, aparato o instrumento de medición no registra 
la energía consumida activa, ésta se determina tomando como 
base los registros anteriores a la descom postura o los posteriores a 
la corrección;  
 EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA DE COMISIÓN FEDERAL 
DE ELECTRICIDAD CFE DISTRIBUCIÓN  
Con fundamento en los artículos 47 fracción I y 64 de la LFMN, así 
como el 33 párrafo tercero del Reglamento de la LFMN, este 
comentario fue analizado por el CCONNSE y decidió rechazarlo, 
debido a que, este PROY -NOM una vez publicado como Norma 
definitiva en el Diario Oficial de la Federación y estando en vigor, será 
aplicada por Unidades de Verificación y el personal que participe  en 
estas, no por los distribuidores cuyos procedimientos internos quedan 
fuera del campo de aplicación de este PROY -NOM.  
EMPRESA 
PRODUCTIVA 
SUBSIDIARIA DE 
COMISIÓN 
FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD 
CFE 
DISTRIBUCIÓN  6. Métodos de 
prueba para la 
verificación del 
watthorímetro 
electromecánico 
en campo  Te 
Comentarios:  
Agregar  6.4.9.3  En el caso de aplicación de una constante de medición 
diferente a la real o de la aplicación errónea de la tarifa, el consumo 
de energía eléctrica se determina aplicando la constante de 
medición real a las diferencias de mediciones o aplicando la tarifa 
correspondiente;  
 EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA DE COMISIÓN FEDERAL 
DE ELECTRICIDAD CFE DISTRIBUCIÓN  
Con fundamento en los artículos 47 fracción I y 64 de la LFMN, así 
como el 33 párrafo t ercero del Reglamento de la LFMN, este 
comentario fue analizado por el CCONNSE y decidió rechazarlo, 
debido a que, este PROY -NOM una vez publicado como Norma 
definitiva en el Diario Oficial de la Federación y estando en vigor, será 
aplicada por Unidades de  Verificación y el personal que participe en 
estas, no por los distribuidores cuyos procedimientos internos quedan 
fuera del campo de aplicación de este PROY -NOM.  
EMPRESA 
PRODUCTIVA 
SUBSIDIARIA DE 
COMISIÓN 
FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD 
CFE 
DISTRIBUCIÓN  6. Métod os de 
prueba para la 
verificación del 
watthorímetro 
electromecánico 
en campo  Te 
Comentarios:  
Agregar  6.4.9.4  Cuando derivado de la revisión al equipo, aparato o 
instrumento de medición, se realice la sustitución de éste y se 
ajusta la facturación, el distr ibuidor elaborará una constancia de 
revisión y prueba en la que describa el desarrollo de la revisión, el 
estado del equipo, aparato o instrumento de medición con respecto 
a la Norma Oficial Mexicana aplicable; cuando no exista ésta, con 
las especificacion es internacionales, las del país de origen o, a falta 
de éstas, las del fabricante y, en su caso, asentar los motivos que 
dieron origen al ajuste de la facturación. Se recomienda que el 
distribuidor de energía eléctrica proporcione una copia de la 
constanc ia con firma autógrafa al Usuario Final.  EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA DE COMISIÓN FEDERAL 
DE ELECTRICIDAD CFE DISTRIBUCIÓN  
Con fundam ento en los artículos 47 fraccio nes I y 64 de la LFMN, así 
como el 33 párrafo tercero del Reglamento de la LFMN, este 
comentario fue analizado por el CCONNSE y decidió rechazarlo, 
debido a que, este PROY -NOM una vez publicado como Norma 
definitiva en el Diario Oficial de la Federación y estando en vigor, será 
aplicada por Unidades de Verificación y el personal que participe en 
estas, no por los distribuidores cuyos procedimientos externos quedan 
fuera del campo de aplicación de este PROY -NOM.  
EMPRESA 
PRODUCTIVA 
SUBSIDIARIA DE 
COMISIÓN 
FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD 
CFE 
DISTRIBUCIÓN  6. Métodos de 
prueba para la 
verificación del 
watthorímetro 
electromecánico 
en campo  Te 
Comentarios:  
Agregar  6.4.10 Atención de las anomalías  
Cuando el distribuidor de energía eléctrica efectúe una revisión y 
compruebe que el Usuario Final se encuentra en alguno de los 
supuestos previstos en la fracción VI del artículo 165 de la Ley de la 
Industria Eléctrica, elaborará una constancia en la que describa el 
desarrollo de la revisión y prueba para determinar el ajuste 
correspondiente conforme a lo siguiente:  
El distribuidor de energía eléctrica puede determi nar los valores de 
energía consumida, con base en la información que recopile en el 
momento de la revisión y prueba;  
De la revisión  y prueba de los equipos o instrumentos de medición 
de energía, se obtiene la relación entre el valor registrado por el 
(los), medidores intervenidos y los correctos, mismas que sirven 
para determinar el nuevo valor de energía consumida.  
 EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA DE COMISIÓN FEDERAL 
DE ELECTRICIDAD CFE DISTRIBUCIÓN  
Con fundamento en los artículos 47 fracción I y II, 64 de la LFMN, así 
como el 33 párrafo tercero del Reglamento de la LFMN, este 
comentario fue analizado por el CCONNSE y decidió rechazarlo, 
debido a que, dicha actividad no se encuentra contenida en el Objetivo 
y campo de aplicación del PROY -NOM.  
EMA  6. Método s de 
prueba para la 
verificación del 
watthor ímetro 
electromecánico Te 6.4.8 Atención de las anomalías  
6.4.8.1 Usos no autorizados  
Cuando la instalación eléctrica no cumpla con lo dispuesto en el inciso 6.2 la Unidad de 
Verificación, debe elaborar la constancia que se indica en el Capítulo 7.  6.4.8  Atención de las anomalías  
6.4.8.1  Usos no autorizados  
Cuando la instalación eléctrica no cumpla con lo dispuesto en el 
inciso 6.2 la UVIM, debe elaborar el Dictamen/Informe de 
verificación o Acta circunstanciada que se indica en el Capítulo 7.  EMA  
Con fundame nto en los artículos 47 y 64 de la LFMN, este comentario 
fue analizado por el CCONNSE y decidió aceptarlo, quedando de la 
siguiente manera:  
6.4.8  Atención de las anomalías   Lunes 8 de octubre de 2018  DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)       en campo  Comentarios:  
Se debe modificar el texto de acuerdo con el cambio de Unidad de Verificación por 
UVIM y “la constancia” por Dictamen/Informe de verificación o Acta circunstanciada 
que contempla la LFMN.  6.4.8.1  Usos no autorizados  
Cuando la instalación eléctrica no cumpla con lo dispues to en el inciso 
6.2 la UVIM, debe elaborar el Dictamen/Informe de verificación o Acta 
circunstanciada que se indica en el Capítulo 7.  
EMA  7. Procedimiento 
para la 
evaluación de la 
conformidad  Te 7. Procedimiento para la evaluación de la conformidad  
 7.1 PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD 
PARA EL PROYECTO DE NORMA OFICIAL MEXICANA PROY -
NOM -044-SCFI -2016, WATTHORÍMETROS 
ELECTROMECÁNICOS – VERIFICACION EN CAMPO  
 EMA  
Con fundamento en los artículos 47 fracción I y 64 y 73 de la LFMN, 
así como el 33  párrafo tercero del Reglamento de la LFMN, este 
comentario fue analizado por el CCONNSE y decidió rechazarlo, ya 
que los Procedimientos para la Evaluación de la Conformidad son para 
comprobar el cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas, no así, 
los Proyectos de Normas Oficiales Mexicanas, por lo que la referencia 
contenida es suficiente para la debida comprensión del PROY -NOM.  
EMPRESA 
PRODUCTIVA 
SUBSIDIARIA DE 
COMISIÓN 
FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD 
CFE 
DISTRIBUCIÓN  7. Procedimiento 
para la 
evaluación de l a 
conformidad  Te 7. Procedimiento para la evaluación de la conformidad  
Comentarios:  
Asegurar el estricto cumplimiento en lo aplicable de la “Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización”; Ley de la Industria Eléctrica” así como la “LISTA de instrumentos de  
medición cuya verificación inicial, periódica o extraordinaria es obligatoria, así como las 
normas aplicables para efectuarla, publicada el 18 de abril de 2016 y la LFMN”  7. Procedimiento para la evaluación de la conformidad.  
Objetivo y Alcance  
El present e Procedimiento para la Evaluación de la Conformidad 
tiene por objetivo y alcance establecer la metodología para 
determinar el grado de cumplimiento de las revisiones, pruebas y 
aseguramiento de la medición realizada por personal de la 
distribuidora, respe cto a la presente Norma Oficial Mexicana. Este 
procedimiento comprende la verificación de información documental 
y en su caso a la verificación de la revisión, prueba y 
aseguramiento de la medición en campo en apego a las 
especificaciones y métodos de prue ba indicado en esta norma para 
los equipos de medición de energía eléctrica en el usuario final.  EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA DE COMISIÓN FEDERAL 
DE ELECTRICIDAD CFE DISTRIBUCIÓN  
Con fundamento en los artículos 47 fracción I y 64 y 73 de la LFMN, 
así com o el 33 párrafo tercero del Reglamento de la LFMN, este 
comentario fue analizado por el CCONNSE y decidió rechazarlo, 
debido a que, la revisión, prueba y aseguramiento de la medición, no 
se encuentran contenidos en la LFMN como actividades de evaluación 
de la conformidad, además que, el Objetivo del Proyecto de Norma 
Oficial Mexicana (PROY -NOM) tiene como finalidad el establecimiento 
de los métodos de prueba para la verificación en campo (actividad de 
evaluación de la conformidad contemplada en la LFMN).  
EMPRESA 
PRODUCTIVA 
SUBSIDIARIA DE 
COMISIÓN 
FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD 
CFE 
DISTRIBUCIÓN  7. Procedimiento 
para la 
evaluación de la 
conformidad  Te 7.1.1 La evaluación de la conformidad de los watthorímetros, objeto del presente 
Proyecto de Norma Oficial Mexicana,  se llevará a cabo por personas acreditadas en la 
Norma Mexicana NMX -EC-17020 -IMNC -2014 y aprobadas en términos de lo dispuesto 
por la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y su Reglamento, siempre 
acompañado del distribuidor.  
Es obligatoria la veri ficación de los instrumentos de medición que se utilicen en 
transacciones comerciales, en toda la República Mexicana.  7.1 Políticas  
7.1.1  
La evaluación de la conformidad de los watthorímetros, y 
acometida, objeto del presente Proyecto de Norma Oficial 
Mexi cana, se llevará a cabo por Unidades de Verificación 
acreditadas  en la Norma Mexicana NMX -EC-17020 -IMNC -2014 y 
aprobadas en términos de lo dispuesto por la Ley Federal sobre 
Metrología y Normalización y su Reglamento , siempre acompañado 
del distribuidor.  EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA DE COMISIÓN FEDERAL 
DE ELECTRICIDAD CFE DISTRIBUCIÓN  
Con fundam ento en los artículos 47 fraccio nes I y II, 64 de la LFMN, 
así como el 33 del Reglamento de la LFMN, este comentario fue 
analizado por el CCONNSE y decidió aceptarl o parcialmente, ya que, 
se eliminó siempre acompañado del distribuidor ya que no es 
necesario que se encuentre en el sitio para realizarse, pero, no se 
incluye “y acometida”, en su lugar, se complementa con el objetivo del 
PROY -NOM (así como la integridad de su instalación eléctrica), se 
modifica y establece UVIM, adicionalmente, se eliminó personas 
acreditadas y se agregó Autoridad Competente, en adición se elimina 
la referencia a la NMX -EC-17020 -IMNC -2014, por lo que se elimina en 
todo el documento donde aplique (Capítulo 7 y Capítulo 2), finalmente 
se cambia objeto por objetivo, quedando de la siguiente manera:  
7.1.1  La evaluación de la conformidad de los watthorímetros, 
así como la integridad de su instalación eléctrica, objetivo de la 
presente Norma Ofi cial Mexicana, se llevará a cabo por UVIM y 
Autoridad Competente, en términos de lo dispuesto por la Ley Federal 
sobre Metrología y Normalización y su Reglamento.  
Es obligatoria la verificación de los instrumentos de medición que se 
utilicen en transaccion es comerciales, en toda la República Mexicana.  
EMA  7. Procedimiento 
para la 
evaluación de la 
conformidad  Te 7.1.2  La verificación inicial y periódica debe llevarse a cabo únicamente por 
Unidades de Verificación acreditadas y aprobadas, o por la PROFECO, a nte quienes 
los usuarios o suministradores de servicio deberán presentar la solicitud 
correspondiente.  
Comentarios:  
Se propone eliminar las palabras “o por la PROFECO” ya que en la Lista de 
Instrumentos publicada en el DOF en abril de 2016 se menciona que la verificación 
inicial y periódica debe realizarse por unidades de verificación acreditadas y 
aprobadas.  7.1.2 La verificación inicial y periódica debe llevarse a cabo 
únicamente por UVIM, ante quienes los usuarios o suministradores 
de servicio deberán pr esentar la solicitud correspondiente.  EMA  
Con fundamento en los artículos 47 y 64 de la LFMN, este comentario 
fue analizado por el CCONNSE y decidió aceptarlo, por lo que se 
modifica el contenido del inciso y se cambia Unidades de Verificación 
acreditadas y aprobadas por UVIM y queda de la siguiente manera:  
7.1.2  La verificación inicial y periódica debe llevarse a cabo 
únicamente por UVIM, ante quienes los usuarios o suministradores de 
servicio deberán presentar la solicitud correspondiente.  
EMPRESA 
PRODUC TIVA 
SUBSIDIARIA DE 
COMISIÓN 
FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD 7. Procedimiento 
para la 
evaluación de la 
conformidad  Te 7.1.2 La verificación inicial y periódica debe llevarse a cabo únicamente por 
Unidades de Verificación acreditadas y aprobadas, o  por la PROFECO, ante quienes 
los usuarios o suministradores de servicio deberán presentar la solicitud 
correspondiente.  
Comentarios:   
7.1.2 A los equipos de medición s e les debe practicar pruebas 
iniciales antes de su instalación y una vez instalados se les debe 
practicar pruebas programadas y no programadas, los usuarios 
finales o suministradores de servicio deberán presentar la solicitud EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA DE COMISIÓN FEDERAL 
DE ELECTRICIDAD CFE DISTRIBUCIÓN  
Con fundamento en los artículos 47 fracción I y 64 de la LFMN, así 
como el 33 párrafo tercero del Reglamento de la LFMN, este 
comentario fue analizado por e l CCONNSE y decidió rechazarlo,       (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 8 de octubre de 2018  CFE 
DISTRIBUCIÓN  Asegurar el estricto cumplimiento en lo aplicable de la “Ley Federal Sobre 
Metrología y Normalización”; Ley de la Industri a Eléctrica” así como la “LISTA de 
instrumentos de medición cuya verificación inicial, periódica o extraordinaria es 
obligatoria, así como las normas aplicables para efectuarla, publicada el 18 de abril de 
2016 y la LFMN”  correspondiente o a solicitud de la PROFECO.  
 debido a que, dichas actividades (pruebas iniciales, pruebas 
programadas y pruebas no programadas) no se encuentran contenidas 
en el Objetivo y campo de aplicación del PROY -NOM.  
 
EMPRESA 
PRODUCTIVA 
SUBSIDIARIA DE 
COMISIÓN 
FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD 
CFE 
DISTRIBUCIÓN  7. Procedimiento 
para la 
evaluación de la 
conformidad  Te 7.1.3 Las verificaciones extraordinarias de los instrumentos de medición, deben 
llevarse a cabo únicamente por Unidades de Verificación acreditadas y aprobada s, 
ante quienes los usuarios o suministradores de servicio deben presentar la solicitud 
correspondiente.  
Comentarios:  
Asegurar el estricto cumplimiento en lo aplicable de la “Ley Federal Sobre 
Metrología y Normalización”; Ley de la Industria Eléctrica” así  como la “LISTA de 
instrumentos de medición cuya verificación inicial, periódica o extraordinaria es 
obligatoria, así como las normas aplicables para efectuarla, publicada el 18 de abril de 
2016 y la LFMN”  7.1.3 La verificación extraordinaria, se realizará  en cualquier 
momento a solicitud de la PROFECO, suministradora o usuario 
final, en caso que ya se hubiera realizado la verificación, teniendo 
como base los dictámenes de verificación que hayan emitido las 
unidades de verificación y/o las revisiones y prue ba realizada por la 
distribuidora. Lo anterior con la finalidad de dar la mayor protección 
posible a los consumidores de bajo consumo energético.  
 EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA DE COMISIÓN FEDERAL 
DE ELECTRICIDAD CFE DISTRIBUCIÓN  
Con fundamento en los art ículos 47 fracción I y 64 de la LFMN, así 
como el 33 párrafo tercero del Reglamento de la LFMN, este 
comentario fue analizado por el CCONNSE y decidió rechazarlo, 
debido a que, la verificación extraordinaria es un término que se 
encuentra incluido en la “L ISTA de instrumentos de medición cuya 
verificación inicial, periódica o extraordinaria es obligatoria, así como 
las normas aplicables para efectuarla” publicada en el DOF el 18 de 
abril de 2016.  
EMA  7. Procedimiento 
para la 
evaluación de la 
conformidad  Te 7.1.3 Las verificaciones extraordinarias de los instrumentos de medición, deben 
llevarse a cabo únicamente por Unidades de Verificación acreditadas y aprobadas, 
ante quienes los usuarios o suministradores de servicio deben presentar la solicitud 
correspon diente.  
Comentarios:  
Debe modificarse el texto y se sustituye “por Unidades de Verificación acreditadas y 
aprobadas” por “UVIM”.  7.1.3  Las verificaciones extraordinarias de los instrumentos de 
medición, deben llevarse a cabo únicamente por UVIM, ante 
quien es los usuarios o suministradores de servicio deben presentar 
la solicitud correspondiente.  EMA  
Con fundamento en los artículos 47 y 64 de la LFMN, este comentario 
fue analizado por el CCONNSE y decidió aceptarlo, quedando de la 
siguiente manera:  
7.1.3  Las verificaciones extraordinarias de los instrumentos de 
medición, deben llevarse a cabo únicamente por UVIM, ante quienes 
los usuarios o suministradores de servicio deben presentar la solicitud 
correspondiente.  
EMPRESA 
PRODUCTIVA 
SUBSIDIARIA DE 
COMISIÓN 
FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD 
CFE 
DISTRIBUCIÓN  7. Procedimiento 
para la 
evaluación de la 
conformidad  Te 7.1.4  
Cuando el Usuario Final considere que el instrumento de medición que le instaló el 
Distribuidor por cuenta del Suministrador no mide adecuadamente, podrá solicitar al 
Suministrador que efectúe las verificaciones que procedan en su presencia o de la 
persona que para tal efecto designe dicho Usuario Final.  
Comentarios:  
Asegurar el estricto cumplimiento en lo aplicable de la “Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización”; Ley de la Industria Eléctrica” así como la “LISTA de instrumentos de 
medición cuya verificación inicial, periódica o extraordinaria es obligatoria, así como las 
normas aplicables para efectuarla, publicada el 18 de abril de 2016 y la LFMN”  7.1.4 
Cuando el Usuario Final considere que el equipo de medición que 
le instaló el Distribuidor por cuenta del Suministrador no mide 
adecuadamente, podrá solicitar al Suministrador que efectúe las 
verificaciones y/o revisiones que procedan en su presencia o de la 
persona que para tal efecto designe dicho Usuario Final.  
 EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA DE COMISIÓN FEDERAL 
DE ELECTRICIDAD CFE DISTRIBUCIÓN  
Con fundamento en los artículos 47 fracción I y 64 de la LFMN, así 
como el 33 párrafo tercero del Reglamento  de la LFMN, este 
comentario fue analizado por el CCONNSE y decidió rechazarlo, 
debido a que, dichas actividades (y/o revisiones) no se encuentran 
contenidas en el Objetivo y campo de aplicación del PROY -NOM, así 
mismo cambiar el término instrumento de med ición por equipo se 
considera poco conveniente por el contexto en el que se encuentra el 
PROY -NOM.  
EMPRESA 
PRODUCTIVA 
SUBSIDIARIA DE 
COMISIÓN 
FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD 
CFE 
DISTRIBUCIÓN  7. Procedimiento 
para la 
evaluación de la 
conformidad  Te 7.1.5  
El acto de verificación debe realizarse en acompañamiento de personal del distribuidor 
el cual tiene como principal función otorgar el acceso al equipo de medición mediante 
la revisión, control y retiro de los sellos que resguardan dicho equipo y sus conexiones, 
previamente revisados que cumplan con la trazabilidad así como, constatar las 
actividades y los resultados emitidos por la unidad de verificación o por parte del 
distribuidor.  
Comentarios:  
Asegurar el estricto cumplimiento en lo aplicable de la “Ley Federal  Sobre 
Metrología y Normalización”; Ley de la Industria Eléctrica” así como la “LISTA de 
instrumentos de medición cuya verificación inicial, periódica o extraordinaria es 
obligatoria, así como las normas aplicables para efectuarla, publicada el 18 de abril  de 
2016 y la LFMN”  7.1.5 Antes de iniciar la verificación, se deberá notificar por escrito 
al usuario, y Distribuidor indicando el alcance de los trabajos y 
solicitándole su presencia, el cual tiene como principal función 
constatar las actividades y los r esultados emitidos por la unidad de 
verificación.  
 EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA DE COMISIÓN FEDERAL 
DE ELECTRICIDAD CFE DISTRIBUCIÓN  
Con fundamento en los artículos 47 fracción I y 64 de la LFMN, así 
como el 33 párrafo tercero del Reglamento de la LFMN, este 
comentario fue analizado por el CCONNSE y decidió rechazarlo, ya 
que no se considera necesario para la debida comprensión y alcance 
del PROY -NOM.  
 
EMA  7. Procedimiento 
para la 
evaluación de la 
conformidad  Te 7.1.5  
El acto de verificación debe realiza rse en acompañamiento de personal del distribuidor 
el cual tiene como principal función otorgar el acceso al equipo de medición mediante 
la revisión, control y retiro de los sellos que resguardan dicho equipo y sus conexiones, 
previamente revisados que cum plan con la trazabilidad así como, constatar las 
actividades y los resultados emitidos por la unidad de verificación o por parte del 
distribuidor.  
Comentarios:  
Se debe de modificar el inciso ya que se considera que debe detallarse las funciones 7.1.5 El acto de verificación debe realizarse en acompañamiento de 
personal del distribuidor el cual tiene como principal función otorgar 
el acceso al equipo de medición mediant e la revisión, control y 
retiro de los sellos que resguardan dicho equipo y sus conexiones, 
previamente revisados que cumplan con la rastreabilidad, así como, 
constatar las actividades y los resultados emitidos por la UVIM o 
por parte del distribuidor.  
Las UVIM deben registrar en el informe que realicen, el código de 
los sellos retirados e instalados. Asimismo, durante la verificación, 
previo al retiro del sello, la UVIM deberá constatar la integridad del EMA  
Con fundamento en los artículos 47 y 64 de la LFMN, este comentario 
fue analizado por el CCONNSE y decidió aceptarlo, quedando de la 
siguiente manera:  
7.1.5 El acto de verificación debe realizarse en acompañamiento de 
personal del distribuidor el cual tiene como principal función otorgar el 
acceso al equipo de medición mediante la revisión, control y retiro de 
los sellos que resguardan dicho equipo y sus conexiones, previamente 
revisados que cumplan con la rastreabilidad, así como, constatar las 
actividades y los resultados emitidos por la UVIM o por parte del  Lunes 8 de octubre de 2018  DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)       de las Unid ades de Verificación y se propone modificar “trazabilidad” por rastreabilidad.  mismo, y asentar en su informe, el estado del sello y detallar 
cualquier anomalía.  distribuidor.  
Las UVIM deben registrar en el informe que realicen, el código de los 
sellos retirados e instalados. Asimismo, durante la verificación, previo 
al retiro  del sello, la UVIM deberá constatar la integridad del mismo, y 
asentar en su informe, el estado del sello y detallar cualquier anomalía.  
 
AMMAC  7. Procedimiento 
para la 
evaluación de la 
conformidad  Te 7.1.6  El método a utilizar para la verificación a los  watthorímetros electromecánicos en 
campo, es el de comparación con un Medidor Patrón de Watthoras con calibración 
vigente, que tenga una relación de exactitud de 4 a 1 o mejor, con el watthorímetro a 
verificar con trazabilidad a patrones nacionales o inte rnacionales,  haciendo uso de una 
carga artificial para proporcionar una corriente eléctrica de valor determinado en la 
Tabla 5, la cual debe hacerse circular a través de las bobinas de corriente eléctrica del 
patrón de energía y watthorímetro bajo prueba.  
Comentarios:  
Se propone que la trazabilidad se acote a patrones nacionales y en su defecto a 
laboratorios con reconocimiento manifestado por CENAM.  7.1.6  
El método a utilizar para la verificación a los watthorímetros 
electromecánicos en campo, es el de com paración con un Medidor 
Patrón de Watthoras con calibración vigente, que tenga una 
relación de exactitud de 4 a 1 o mejor, con el watthorímetro a 
verificar con trazabilidad a patrones nacionales, haciendo uso de 
una carga artificial para proporcionar una c orriente eléctrica de valor 
determinado en la Tabla 5, la cual debe hacerse circular a través de 
las bobinas de corriente eléctrica del patrón de energía y 
watthorímetro bajo prueba.  
 AMMAC  
Con fundamento en los artículos 47 y 64 de la LFMN, este comentari o 
fue analizado por el CCONNSE y decidió aceptarlo parcialmente, 
asimismo se ajustan la definición de Medidor patrón por Patrón de 
Trabajo, y se hace referencia al Apéndice A (Normativo) para 
relacionar las características metrológicas y de exactitud que d ebe 
cumplir el Patrón de trabajo, de igual forma se modifica Unidad de 
Verificación por UVIM, quedando de la siguiente manera:  
7.1.6  La UVIM y personal del distribuidor necesario de las partes 
interesadas en la realización de la verificación al watthorímet ro 
electromecánico en campo, deben tener libre acceso a los inmuebles, 
locales e instalaciones de los usuarios a fin de dar cumplimiento con la 
orden de visita y será obligación de los usuarios, consumidores o 
propietarios correspondientes, en su caso, pre star todas las facilidades 
para que se practique dicha visita de verificación, y dar las 
instrucciones a sus representantes o personal a su cargo, para que no 
opongan obstáculo alguno a dicha verificación.  
El método a utilizar para la verificación a los wa tthorímetros 
electromecánicos en campo, es el de comparación con un patrón de 
trabajo de Watthoras con calibración vigente, con las características 
establecidas en el Apéndice A (Normativo), con el watthorímetro a 
verificar con trazabilidad a patrones naci onales, haciendo uso de una 
carga artificial para proporcionar una corriente eléctrica de valor 
determinado en la Tabla 5, la cual debe hacerse circular a través de las 
bobinas de corriente eléctrica del patrón de trabajo y watthorímetro 
bajo prueba.  
EMPR ESA 
PRODUCTIVA 
SUBSIDIARIA DE 
COMISIÓN 
FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD 
CFE 
DISTRIBUCIÓN  7. Procedimiento 
para la 
evaluación de la 
conformidad  Te 7.1.6 La Unidad de Verificación y personal del distribuidor necesario de las partes 
interesadas en la realización de la  verificación al watthorímetro electromecánico en 
campo, deben tener libre acceso a los inmuebles, locales e instalaciones de los 
usuarios a fin de dar cumplimiento con la orden de visita de y será obligación de los 
usuarios, consumidores o propietarios co rrespondientes, en su caso, prestar todas las 
facilidades para que se practique dicha visita de verificación, y dar las instrucciones a 
sus representantes o personal a su cargo, para que no opongan obstáculo alguno a 
dicha verificación.  
El método a utiliza r para la verificación a watthorímetro electromecánico en campo, es 
el de comparación con un Medidor Patrón de Watthoras con calibración vigente, que 
tenga una relación de exactitud de 4 a 1 o mejor, con el watthorímetro a verificar con 
trazabilidad a patr ones nacionales o internacionales, haciendo uso de una carga 
artificial para proporcionar una corriente eléctrica de valor determinado en la Tabla 5, la 
cual deberá hacerse circular a través de las bobinas de corriente eléctrica del patrón de 
energía y wat thorímetro bajo prueba.  
Comentarios:  
Asegurar el estricto cumplimiento en lo aplicable de la “Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización”; Ley de la Industria Eléctrica” así como la “LISTA de instrumentos de 
medición cuya verificación inicial, periódica o extraordinaria es obligatoria, así como las 
normas aplicables para efectuarla, publicada el 18 de abril de 2016 y la LFMN”  7.1.6  
La Unidad de Verificación o personal del distribuidor necesario  
partes interesadas en la realización de la verificación y/o r evisión 
prueba y aseguramiento de la medición al watthorímetro 
electromecánico en campo, deben tener libre acceso a los 
inmuebles, locales e instalaciones de los usuarios finales a fin de 
dar cumplimiento con la orden de visita de y será obligación de los 
usuarios finales, consumidores o propietarios correspondientes, en 
su caso, prestar todas las facilidades para que se practique dicha 
visita de revisión prueba y aseguramiento de la medición, y dar las 
instrucciones a sus representantes o personal a su car go, para que 
no opongan obstáculo alguno a dicha revisión.  
El método a utilizar para la revisión y prueba a watthorímetro 
electromecánico en campo, es el de comparación con un Medidor 
Patrón de Watthoras con calibración vigente, que tenga una 
relación de e xactitud de 4 a 1 o mejor, con el watthorímetro a 
revisar con trazabilidad a patrones nacionales o internacionales, 
haciendo uso de una carga artificial para proporcionar una corriente 
eléctrica de valor determinado en la Tabla 5, la cual deberá hacerse 
circular a través de las bobinas de corriente eléctrica del patrón de 
energía y watthorímetro bajo prueba.  EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA DE COMISIÓN FEDERAL 
DE ELECTRICIDAD CFE DISTRIBUCIÓN  
Con fundamento en los artículos 47 fracción I y 64 y 68 de la LFMN,  
así como el 33 párrafo tercero del Reglamento de la LFMN, este 
comentario fue analizado por el CCONNSE y decidió rechazarlo, 
debido a que, la revisión, prueba y aseguramiento de la medición, no 
se encuentran contenidos en la LFMN como actividades de evalu ación 
de la conformidad, además que, el Objetivo del Proyecto de Norma 
Oficial Mexicana (PROY -NOM) tiene como finalidad el establecimiento 
de los métodos de prueba para la verificación en campo (actividad de 
evaluación de la conformidad contemplada en la L FMN).  
 
EMPRESA 
PRODUCTIVA 
SUBSIDIARIA DE 
COMISIÓN 
FEDERAL DE 7. Procedimiento 
para la 
evaluación de la 
conformidad  Te Comentarios:  
Agregar  7.1.6 (…)  
Referencias  
Para la correcta aplicación de este Procedimiento para la 
Evalua ción de la Conformidad es necesario considerar, además de EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA DE COMISIÓN FEDERAL 
DE ELECTRICIDAD CFE DISTRIBUCIÓN  
Con fundamento en los artículos 47 fracción I y 64, 73 de la LFMN, así 
como el 33 párrafo tercero del Reglamento de la LFMN, este       (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 8 de octubre de 2018  ELECTRICIDAD 
CFE 
DISTRIBUCIÓN  las referencias indicadas en el Capítulo 2 de esta Norma, la Ley 
Federal sobre Metrología y Normalización (LFMN) y su 
Reglamento.  
 comentario fue analizado por el CCONNSE y decidió rechazarlo ya que 
el Procedimiento para la Evaluación de la  Conformidad de este PROY -
NOM, se encuentra contenido en el mismo, por lo que adicionar estas 
referencias resultan innecesarias, así mismo el artículo 73 de la LFMN 
señala que los Procedimientos para la Evaluación de la Conformidad 
deben observar la LFMN y  el Reglamento de la LFMN.  
 
EMPRESA 
PRODUCTIVA 
SUBSIDIARIA DE 
COMISIÓN 
FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD 
CFE 
DISTRIBUCIÓN  7. Procedimiento 
para la 
evaluación de la 
conformidad  Te Comentarios:  
Agregar  7.1.6 (…)  
Definiciones  
Para efectos del presente Procedimiento pa ra la Evaluación de la 
Conformidad se establecen, además de las definiciones 
incorporadas en el Capítulo 3 de esta Norma Oficial Mexicana, las 
definiciones siguientes:  
Unidad Verificadora Autorizada (UVA). - Persona moral que 
realiza actos de verificación d e la presente Norma 
Oficial Mexicana, para la evaluación de la conformidad, 
y que es aprobada por la Secretaria de Energía.  
Verificación. - La constatación ocular y comprobación mediante 
muestreo de los documentos de las revisiones, pruebas y 
aseguramiento de la medición, realizadas por la distribuidora para 
evaluar la conformidad de las instalaciones o actividades con esta 
Norma Oficial Mexicana.  
Acta circunstanciada. - El documento expedido por la UVA en 
cada una de las visitas realizadas, en el cual se hac e constar por lo 
menos: nombre, denominación o razón social del distribuidor; hora, 
día, mes y año, en que se inicie y en que concluya la diligencia; 
calle, número, población o colonia, teléfono u otra forma de 
comunicación disponible, municipio o delegaci ón, código postal y 
entidad federativa en que se encuentre ubicado el domicilio del 
distribuidor, número y fecha del oficio de comisión que la motivó; 
nombre y cargo de la persona con quien se entendió la diligencia; 
nombre y domicilio de las personas que fungieron como testigos; 
datos relativos a la actuación, y nombre y firma de quienes 
intervinieron en la diligencia.  
Evidencia objetiva. -La información que puede ser probada como 
verdadera, basada en hechos obtenidos por medio de observación, 
medición, pru eba u otros medios.  
Registro. -El documento que provee evidencia objetiva de las 
actividades ejecutadas y de los resultados obtenidos.  
Dictamen. - El documento emitido por la UVA en el cual se resume 
el resultado de la verificación que realiza a los elemento s del equipo 
de medición para evaluar su conformidad con esta Norma Oficial 
Mexicana.  
Evaluación de la conformidad. - La determinación del grado de 
cumplimiento con esta Norma Oficial Mexicana.  
Política para la prestación del servicio de verificación:  
La pr estación de los servicios de verificación por una UVA hacia el 
distribuidor o suministrador está delimitada por lo siguiente:  
a) La UVA no debe tener, durante el proceso de 
verificación, relación comercial alguna ni ser 
empleado del distribuidor/suministra dor, para evitar 
conflicto de intereses.  EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA DE COMISIÓN FEDERAL 
DE ELECTRICIDAD CFE DISTRIBUCIÓN  
Con fundamento en los artículos 47 fracción I, 64 y 73 de la LFMN, así 
como el 33 párrafo tercero del Reglamento de la LFMN, este 
comentario fue analizado por el CCONNSE y decidió rechazarlo, 
debido a que el Procedimiento para la Evaluación de la Conformidad 
de este PROY -NOM, se encuentra contenido en el mismo, por lo que 
adicionar estas defini ciones resultan innecesarias, asimismo se hace 
referencia al Capítulo 3 Términos y definiciones del PROY -NOM, en el 
que se encuentra la definición de UVIM (3.63), en el caso del 
Verificación  y Evaluación de la conformidad se encuentran definidos en 
la LFMN , por lo que la inclusión de estas definiciones sería repetitiva, 
en lo que respecta a Acta circunstanciada, evidencia objetiva, registro 
y dictamen, no se consideran necesarias para la debida comprensión y 
alcance del PROY -NOM. Al respecto de la Política para la prestación 
del servicio de verificación, la Secretaría de Economía establece los 
requisitos que deben cumplir los personas físicas o morales que 
pretenden fungir como UVIM’s por lo que dicha propuesta será 
considerada en la convocatoria que se emit a para tal fin. En adición, la 
revisión, pruebas y aseguramiento de la medición, no se encuentran 
contenidos en la LFMN como actividades de evaluación de la 
conformidad, además que, el Objetivo del PROY -NOM tiene como 
finalidad el establecimiento de los mé todos de prueba para la 
verificación en campo (actividad de evaluación de la conformidad 
contemplada en la LFMN), por lo que no se acepta la propuesta de 
inclusión. En relación con la Verificación, el cual es objeto del PROY -
NOM, esta debe realizarse en ca mpo por las UVIM’s de acuerdo con lo 
que establece el PROY -NOM, una vez publicado como Norma 
definitiva en el Diario Oficial de la Federación y estando en vigor, por lo 
que las propuestas de Verificación documental de la información y 
Verificación en campo  se consideran innecesarias para el 
cumplimiento del PROY -NOM.   Lunes 8 de octubre de 2018  DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)       b) Cuando el distribuidor o suministrador constaten 
insuficiencias que afecten la imparcialidad y la 
confiabilidad en la prestación del servicio de 
verificación de la UVA, éstos podrán optar por el 
cambio de UVA de común acuerdo con el usuario 
final debiendo informar a la Secretaría los motivos.  
 
 
    c) Recibida la solicitud de verificación, la UVA, de 
común acuerdo con el distribuidor/suministrador, 
establecerá los términos y condiciones de los 
trabajos de verificación, excepto cuan do la 
verificación sea requerida por la Secretaría o por el 
usuario final.  
d) Particularmente, el distribuidor/suministrador debe 
asegurarse que la vigencia y alcance de la 
acreditación y aprobación de la UVA correspondan 
a su solicitud de verificación, y;  
e) La UVA debe asegurarse de que el objeto de la 
solicitud de verificación sea en materia de esta 
Norma Oficial Mexicana.  
Cuando el alcance de la contratación de una UVA considere una 
cantidad suficiente de servicios a verificar, esta debe elaborar un 
plan y programa de verificación particular, el cual debe ser 
congruente con el programa anual de revisión, pruebas y 
aseguramiento de la medición del distribuidor/suministrador; el 
programa debe contener como mínimo los siguiente:  
a) Métodos, procedimientos, instrucciones y/o listas de 
verificación (procedimientos de verificación) que aplicará 
para la atención de los trabajos;  
b) Técnicas estadísticas a aplicar;  
c) Los recursos humanos necesarios (desglosando las 
horas -hombres) a utilizar, y;  
d) Periodo de eje cución (desglosando por fases y/o 
actividades con la duración de cada una).  
La UVA debe realizar la verificación en los términos de la Ley de la 
Industria Eléctrica, su Reglamento, y las Disposiciones 
Administrativas de Carácter General en materia de verif icación e 
inspección de la industria eléctrica en las áreas distribución y 
suministrador de energía eléctrica, mediante la cual verificará que 
los equipos de medición de energía eléctrica cumpla con lo 
dispuesto en esta Norma Oficial Mexicana. La UVA debe elaborar 
informes, actas circunstanciadas y dictámenes, según corresponda, 
para reflejar el resultado de la verificación practicada.  
Los informes, actas circunstanciadas y dictámenes que elabore la 
UVA, además de cumplir con los requisitos establecidos en las 
disposiciones jurídicas aplicables, deben contener la evaluación de 
la conformidad de esta Norma Oficial Mexicana, así como el grado 
de cumplimiento de las normas de referencia indicadas en el 
numeral 2 de esta Norma Oficial que apliquen según la solic itud de 
servicio.  
En cada visita de verificación, la UVA debe levantar un acta 
circunstanciada en la que se asiente las evidencias encontradas, 
particularmente las observaciones, hallazgos y no conformidades, 
acorde a sus procedimientos de verificación.         (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 8 de octubre de 2018  El distribuidor/suministrador puede formular las precisiones que 
estime pertinentes y ofrecer pruebas a la UVA durante la 
verificación o dentro del plazo máximo de cinco días hábiles 
siguientes a la fecha en que se haya levantado el acta 
circunstanciada. En su caso, el distribuidor/suministrador deberá 
entregar a la UVA la información convenida en los plazos 
acordados.  
 
    La UVA puede emitir informes al distribuidor/suministrador, a 
efectos de comunicarle el estado que guarda el proceso de 
verificación y las condiciones específicas del equipo de medición de 
energía eléctrica respecto a esta Norma Oficial Mexicana.  
La UVA debe emitir un dictamen con base a los informes y actas 
circunstanciadas levantadas.  
La UVA debe entregar el dictamen a la Secretaría o a nte las 
instancias que lo requieran para los efectos legales que 
correspondan en los términos de la legislación aplicable, y enviar 
copia del mismo al distribuidor, suministrador o al usuario final.  
Los gastos que se originen por los servicios de verificac ión deben 
ser a cargo del solicitante que pueden ser el distribuidor, 
suministrador o usuario final en conformidad con el Artículo 91 de la 
LFMN.  
Verificación de la revisión, pruebas y aseguramiento de la 
medición  
La UVA verificara por atestiguamiento la r evisión y prueba y 
aseguramiento de la medición a watthorímetro electromecánicos y a 
la acometida en campo comprobando el cumplimiento de la 
metodología descrita en el numeral 6 de esta norma.  
La UVA comprobará de que los instrumentos de medida utilizados 
en las transacciones de compraventa de energía eléctrica se 
ajustan a la exactitud establecida en esta norma. El alcance de la 
verificación considera la constatación de que la acometida opera sin 
elementos o artefactos que impidan la correcta medición de l a 
energía suministrada. La práctica de la verificación se debe llevar 
considerando al menos unos de los siguientes criterios:  
a) Atestiguamiento. - Verificación de la exactitud de los 
equipos de medición mediante el atestiguamiento en sitio 
de las revisione s, pruebas y aseguramiento de la 
medición que lleven a cabo el personal de la 
distribuidora.  
b) Documental. - Verificación de la exactitud de los equipos 
de medición mediante la inspección documental de las 
revisiones, pruebas y aseguramiento de la medición  que 
haya efectuado la distribuidora  
c) Muestreo estadístico. - Verificación estadística de un lote 
o grupo de equipos de medición valiéndose de un 
método apropiado de muestreo y evaluación estadística 
de resultados para determinar la exactitud de la 
poblac ión verificada.  
Verificación documental de la información.    Lunes 8 de octubre de 2018  DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)       El objetivo de la verificación documental es comprobar mediante los 
documentos emitidos por la distribuidora durante sus actividades 
inherentes de revisión, prueba y aseguramiento de la medición, l as 
condiciones de exactitud del equipo de medición, constatando la 
aplicación de las especificaciones y criterios establecidos en esta 
norma oficial mexicana. Para llevarla a cabo la UVA debe 
considerar, entre otros, los documentos siguientes:  
 
    a) Las normas mexicanas y normas oficiales mexicanas 
indicadas en esta Norma Oficial Mexicana, y  
b) Las especificaciones, y prácticas internacionalmente 
reconocidas, aplicadas por el distribuidor o suministrador 
para cubrir los aspectos no previstos por las nor mas 
mexicanas y las normas oficiales mexicanas aplicables, 
en conformidad la LFMN.  
Verificación en campo.  
El objetivo de la verificación en campo es que la UVA compruebe 
las condiciones de exactitud del equipo de medición, la acometida 
mediante la aplicaci ón de las especificaciones y criterios 
establecidos en esta norma oficial mexicana por medio de la 
revisión, pruebas y aseguramiento de la medición de energía 
eléctrica que realice personal de la distribuidora.  
La UVA debe comprobar mediante el atestiguami ento de los 
trabajos inherentes del distribuidor consistentes en la revisión, 
prueba y aseguramiento de la medición que los equipos de 
medición cumplen con la exactitud definida en esta norma. Dentro 
del alcance de esta verificación deben considerar al men os los 
siguientes puntos:  
a) Durante el proceso de pruebas del equipo de medición 
de energía eléctrica, debe verificar que el personal 
responsable de efectuarlas tiene la capacidad y 
capacitación requerida sobre los procedimientos para 
que sean aplicados c orrectamente;  
b) Que los equipos utilizados para la medición de la energía 
eléctrica, correspondan con las especificaciones de los 
manuales del fabricante;  
c) Que el equipo de prueba cuenta con la calibración 
vigente;  
d) Comprobar que su acometida y demás elementos 
asociados al medidor operen sin la instalación de 
dispositivos o artefactos que alteren la correcta medición 
de energía.  
e) Constatar que los trabajos del distribuidor relacionados 
con la revisión, prueba y aseguramiento de la medición 
se llevan a cabo de conformidad con los procedimientos.  
f) Comprobar que los registros elaborados con motivo 
de la revisión, pruebas y aseguramiento de la medición fueron 
llenados con los datos obtenidos de campo y que los cálculos de 
evaluación se apegan a los requ erimientos de esta norma.   
 
EMPRESA 
PRODUCTIVA 
SUBSIDIARIA DE 
COMISIÓN 7. Procedimiento 
para la 
evaluación de la 
conformidad  Te 7.2 Actividades previas a la verificación a watthorímetro electromecánico en 
campo  
Com entarios:  
Asegurar el estricto cumplimiento en lo aplicable de la “Ley Federal Sobre Metrología y 7.2 Actividades previas a la revisión, prueba y aseguramiento a 
watthorímetro electromecánico en campo  
Antes de iniciar la revisión a watthorímetro electromec ánico en 
campo y de la acometida, el personal de la distribuidora y la UVA, EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA DE COMISIÓN FEDERAL 
DE ELECTRICIDAD CFE DISTRIBUCIÓN  
Con fundamento en los artíc ulos 47 fracción I y 64 de la LFMN, así 
como el 33 párrafo tercero del Reglamento de la LFMN, este       (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 8 de octubre de 2018  FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD 
CFE 
DISTRIBUCIÓN  Normalización”; Ley de la Industria Eléctrica” así como la “LISTA de instrumentos de 
medición cuya verificación inicial, periódica o extraordinaria es obligat oria, así como las 
normas aplicables para efectuarla, publicada el 18 de abril de 2016 y la LFMN”  deben llevar a cabo lo establecido en el numeral 6.1 de esta norma.  
 comentario fue analizado por el CCONNSE y decidió rechazarlo ya 
que, la revisión, pruebas y aseguramiento de la medición, no se 
encuentran contenidos en la L FMN como actividades de evaluación de 
la conformidad, además que, el Objetivo del PROY -NOM tiene como 
finalidad el establecimiento de los métodos de prueba para la 
verificación en campo (actividad de evaluación de la conformidad 
contemplada en la LFMN).  
 
ALEJANDRO 
PAVIA CAMPOS  7. Procedimiento 
para la 
evaluación de la 
conformidad  Ed 7.2.1 Generalidades  
Antes de iniciar la verificación a watthorímetro electromecánico en campo, la 
Unidad de Verificación acreditada y aprobada o el distribuidor o transportista , debe 
llevar a cabo las siguientes actividades:  
Presentarse ante la persona con la que se atiende la diligencia, el representante 
del distribuidor lo hará con su gafete y el verificador con documento oficial que lo 
identifica como unidad de verificación a creditada y autorizada, así mismo presentará el 
documento aviso previo de verificación, deberá recabar la firma de conformidad de los 
citados representantes, y  
Debe requerirse a la persona con la que se atiende la diligencia que considere la 
presencia de d os testigos o personas mayores de edad que crea conveniente. En caso 
de que ésta, no los nombre, los podrá nombrar la unidad de verificación.  
Comentarios:  
Presentarse ante la persona con la que se atiende la diligencia, el representante del 
distribuidor lo  hará con su gafete y el verificador con documento oficial que lo identifica 
como unidad de verificación acreditada y autorizada, así mismo presentará el 
documento oficio de comisión, deberá recabar la firma de conformidad de los citados 
representantes.   
Presentarse ante la persona con la que se atiende la diligencia, el 
representante del distribuidor lo hará con su gafete y el verificador 
con documento oficial que lo identifica como unidad de verificación 
acreditada y autorizada, así mismo presentará el do cumento oficio 
de comisión, deberá recabar la firma de conformidad de los citados 
representantes, y  ALEJANDRO PAVIA CAMPOS  
Con fundam ento en los artículos 47 fraccio nes I y II y 64 de la de la 
LFMN, este comentario fue analizado por el CCONNSE y decidió 
aceptar parcialmente el comentario, adicionalmente, se modificó el 
primer párrafo sustituyendo Unidad de Verificación acreditada y 
aprobada por UVIM  y en todas las partes del PROY -NOM, donde 
aplique, no se eliminó la referencia de carácter obligatorio al 
distribuidor y se eliminó la palabra  transportista ya que el transportista 
no participa en las actividades de evaluación de la conformidad de este 
PROY -NOM y por ende no se encuentra definido en él, se agregó la 
solicitud a petición de parte o el oficio de co misión, remplazando al 
documento aviso previo de verificación, para quedar de la siguiente 
manera:  
7.2.1 Generalidades  
Antes de iniciar la verificación en campo de un watthorímetro 
electromecánico, la UVIM con la presencia del distribuidor, debe llevar 
a cabo las siguientes actividades:  
●Presentarse ante la persona con la que se atiende la diligencia, el 
representante del distribuidor, lo debe hacer con su gafete y el 
verificador con documento oficial que lo identifica como UVIM, así 
mismo presentará la sol icitud a petición de parte o el oficio de 
comisión, deberá recabar la firma de conformidad de los citados 
representantes, y  
●Debe requerirse a la persona con la que se atiende la diligencia que 
considere la presencia de dos testigos o personas mayores de e dad 
que crea conveniente. En caso de que ésta, no los nombre, los podrá 
nombrar la UVIM.  
EMPRESA 
PRODUCTIVA 
SUBSIDIARIA DE 
COMISIÓN 
FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD 
CFE 
DISTRIBUCIÓN  7. Procedimiento 
para la 
evaluación de la 
conformidad  Te 7.2.1 Generalidades  
Antes  de iniciar la verificación a watthorímetro electromecánico en campo, la Unidad de 
Verificación acreditada y aprobada o el distribuidor o transportista, debe llevar a cabo 
las siguientes actividades:  
● Presentarse ante la persona con la que se atiende la diligencia, el representante 
del distribuidor lo hará con su gafete y el verificador con documento oficial que lo 
identifica como unidad de verificación acreditada y autorizada, así mismo 
presentará el  documento aviso previo de verificación, deberá recabar la firma de 
conformidad de los citados representantes; y  
● Debe requerirse a la persona con la que se atiende la diligencia que considere la 
presencia de dos testigos o personas mayores de edad que cr ea conveniente. 
En caso de que ésta, no los nombre, los podrá nombrar la unidad de verificación.  
Comentarios:  
Asegurar el estricto cumplimiento en lo aplicable de la “Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización”; Ley de la Industria Eléctrica” así como la  “LISTA de instrumentos de 
medición cuya verificación inicial, periódica o extraordinaria es obligatoria, así como las 
normas aplicables para efectuarla, publicada el 18 de abril de 2016 y la LFMN”  7.2.1 Actividades de seguridad y control  
Las actividades d e seguridad están dirigidas a prevenir accidentes 
que dañen a las personas o a los bienes materiales en el transcurso 
de los trabajos para lo cual se llevan a con lo establecido en el 
numeral 6.2.3 de esta norma.  
 EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA DE COMISIÓN  FEDERAL 
DE ELECTRICIDAD CFE DISTRIBUCIÓN  
Con fundamento en los artículos 47 fracción I y 64 de la LFMN, así 
como el 33 párrafo tercero del Reglamento de la LFMN, este 
comentario fue analizado por el CCONNSE y decidió rechazarlo, ya 
que las Generalidades c onstituyen un elemento significativo para la 
debida comprensión y alcance de este PROY -NOM.  
 
AMMAC  7. Procedimiento 
para la 
evaluación de la 
conformidad  Te 7.2.1 Generalidades  
Antes de iniciar la verificación a watthorímetro electromecánico en campo, la U nidad de 
Verificación acreditada y aprobada o el distribuidor o transportista, debe llevar a cabo 
las siguientes actividades:  
● Presentarse ante la persona con la que se atiende la diligencia, el representante 
del distribuidor lo hará con su gafete y el verificador con documento oficial que lo 
identifica como unidad de verificación acreditada y autorizada, así mismo 
presentará el  documento aviso previo de verificación, deberá recabar la firma de 
conformidad de los citados representantes; y  
● Debe requerirse a la persona con la que se atiende la diligencia que considere la 7.2.1 Generalidades  
Antes de iniciar la verificación en campo de un watthorímetro 
electromecánico, la UVIM con la presencia del distribuidor, debe 
llevar a cabo las siguientes actividades:  
●Presentarse ante la persona con la que se atiende la diligencia, el 
representante del distribuidor, lo debe hacer con su gafete y el 
verificador con documento oficial que lo identifica como UVIM, así 
mismo presentará la solicitud a petición de parte o el oficio de 
comisión, deberá recabar la firma de conformidad de los citados 
representantes, y  AMMAC  
Con fundamento en los artículos 47 y 64 de la LFMN, este comentario 
fue analizado por el CCONNSE y decidió aceptarlo, quedando de la 
siguiente manera:  
7.2.1 Generalidades  
Antes de iniciar la ve rificación en campo de un watthorímetro 
electromecánico, la UVIM con la presencia del distribuidor, debe llevar 
a cabo las siguientes actividades:  
●Presentarse ante la persona con la que se atiende la diligencia, el 
representante del distribuidor, lo debe hacer con su gafete y el  Lunes 8 de octubre de 2018  DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)       presencia de dos testigos o personas mayores de edad que cr ea conveniente. 
En caso de que ésta, no los nombre, los podrá nombrar la unidad de verificación.  
Comentarios:  
Sin embargo, se especificó el tipo de verificación, se actualizó el término de UVIM y se 
agregó la posible presencia del distribuidor o transporti sta,  ●Debe requerirse a la persona con la que se atiende la diligencia 
que considere la presencia de dos testigos o personas mayores de 
edad que crea conveniente. En cas o de que ésta, no los nombre, 
los podrá nombrar la UVIM.  verificador con documento oficial que lo identifica como UVIM, así 
mismo presentará la solicitud a petición de parte o el oficio de 
comisión, deberá recabar la firma de conformidad de los citados 
representantes, y  
●Debe requerirse a la persona con la que se atiende la diligencia que 
considere la presencia de dos testigos o personas mayores de edad 
que crea conveniente. En cas o de que ésta, no los nombre, los podrá 
nombrar la UVIM.  
 
EMPRESA 
PRODUCTIVA 
SUBSIDIARIA DE 
COMISIÓN 
FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD 
CFE 
DISTRIBUCIÓN  7. Procedimiento 
para la 
evaluación de la 
conformidad  Te 7.2.2 Actividades de seguridad y control  
Comentarios:  
Asegurar el estricto cumplimiento en lo aplicable de la “Ley Federal Sobre 
Metrología y Normalización”; Ley de la Industria Eléctrica” así como la “LISTA de 
instrumentos de medición cuya verificación inicial, periódica o extraordinaria es 
obligatoria, así co mo las normas aplicables para efectuarla, publicada el 18 de abril de 
2016 y la LFMN”  7.2.2  Recolección de datos  
Revisar y anotar en el acta circunstanciada los datos generales y 
específicos del equipo de medición, debiendo constatar que sus 
característica s corresponden a las condiciones eléctricas y 
contractuales del suministro y que se apegan a los datos de 
facturación.  
 EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA DE COMISIÓN FEDERAL 
DE ELECTRICIDAD CFE DISTRIBUCIÓN  
Con fundam ento en los artículos 47 fraccio nes I y II , 64 de la LFMN, 
así como el 33 párrafo tercero del Reglamento de la LFMN, este 
comentario fue analizado por el CCONNSE y decidió aceptarlo 
parcialmente. Debido a que se considera en el inciso 7.2.3, asimismo 
se adicionan los elementos principales a consid erar durante esta 
recolección de datos, y se modifica revisar por constatar, quedando de 
la siguiente forma:  
7.2.3 Recolección de datos  
Constatar y anotar en el Dictamen/Informe de verificación o acta 
circunstanciada los datos generales y específicos del w atthorímetro, 
debiendo constatar que sus características corresponden a las 
condiciones eléctricas y contractuales del suministro y que se apegan 
a los datos de facturación. Considerando principalmente lo siguiente:  
•Número de medidor y sus lecturas de con sumos  
•Código de medidor  
•Constatar condiciones de los sellos confirmando que los números 
correspondan con los de la última verificación, pruebas realizadas por 
el distribuidor o conexión, cuando apliquen.  
AMMAC  7. Procedimiento 
para la 
evaluación de la 
conformidad  Te 7.2.2 Actividades de seguridad y control  
7.2.2.1  Antes de iniciar los trabajos, el verificador y su personal deben planear la 
maniobra, observando las medidas preventivas de seguridad e higiene que establecen 
los Reglamentos y las Normas Ofic iales Mexicanas expedidas por las autoridades 
competentes, así como las que se indiquen para la prevención de riesgos de trabajo, 
siendo obligatorio utilizar el equipo de seguridad personal completo: ropa de trabajo, 
guantes, gafas protectoras, casco con b arbiquejo, botas dieléctricas y no deberán 
portar objetos metálicos personales.  
7.2.2.2  Guardar las distancias de seguridad respecto a partes energizadas.  
7.2.2.3  Se debe constatar que en el área de trabajo no existan condiciones inseguras 
que pongan en ri esgo la integridad física del personal o instalaciones en el transcurso 
de los trabajos que se realicen.  
7.2.2.4  Se debe delimitar el área de trabajo con conos, cinta, barreras que impidan el 
paso a personas o vehículos ajenos, para garantizar que ninguna persona cruce por el 
área acordonada y pueda ocasionar o sufrir un accidente.  
Comentarios:  
Se propone modificar el título para dar mayor certeza a la Evaluación y se sugiere que 
se agregue la palabra “Evaluación” al inciso 7.2.2, asimismo se propone modifi car las 
palabras “verificador y su personal” por “el personal de la UVIM y personal participante” 
mejorando la comprensión y aplicación de la NOM, finalmente para guardar 
congruencia se agrega en el inciso 7.2.2.3 personal de la UVIM.   
7.2.2 Evaluación de las actividades de seguridad y control  
7.2.2.1  Antes de iniciar los trabajos, el personal de la UVIM y 
personal participante deben planear la maniobra, observando las 
medidas preventivas de seguridad e higiene que establecen los 
Reglamentos y las Normas Of iciales Mexicanas expedidas por las 
autoridades competentes, así como las que se indiquen para la 
prevención de riesgos de trabajo, siendo obligatorio utilizar el 
equipo de seguridad personal completo: ropa de trabajo, guantes, 
gafas protectoras, casco con  barbiquejo, botas dieléctricas y no 
deben de portar objetos metálicos personales.  
7.2.2.2  Guardar las distancias de seguridad respecto a partes 
energizadas . 
7.2.2.3  Se debe constatar que en el área de trabajo no existan 
condiciones inseguras que pongan en  riesgo la integridad física del 
personal de la UVIM o instalaciones en el transcurso de los trabajos 
que se realicen.  
7.2.2.4  Se debe delimitar el área de trabajo con conos, cinta, 
barreras que impidan el paso a personas o vehículos ajenos, para 
garantiza r que ninguna persona cruce por el área acordonada y 
pueda ocasionar o sufrir un accidente.  AMMAC  
Con fundamento en los artículos 47 y 64 de la LFMN, este comentario 
fue analizado por el CCONNSE y decidió aceptarlo, quedando de la 
siguiente manera:  
7.2.2 Evaluación de las actividades de seguridad y control  
7.2.2.1  Antes de iniciar los trabajos, el personal de la UVIM y personal 
participante deben planear la maniobra, observando las medidas 
preventivas de seguridad e higiene que establecen los Reglamentos y 
las Normas Oficiales Mexicanas expedidas por las autoridades 
competentes, así como las que se indiquen para la prevención de 
riesgos de trabajo, siendo obligatorio utilizar el equipo de seguridad 
personal completo: ropa de trabajo, guantes, gafas protector as, casco 
con barbiquejo, botas dieléctricas y no deben de portar objetos 
metálicos personales.  
7.2.2.2  Guardar las distancias de seguridad respecto a partes 
energizadas . 
7.2.2.3  Se debe constatar que en el área de trabajo no existan 
condiciones inseguras que pongan en riesgo la integridad física del 
personal de la UVIM o instalaciones en el transcurso de los trabajos 
que se realicen.  
7.2.2.4  Se debe delimitar el área de trabajo con conos, cinta, barreras 
que impidan el paso a personas o vehículos ajenos, p ara garantizar 
que ninguna persona cruce por el área acordonada y pueda ocasionar 
o sufrir un accidente.  
AMMAC  7. Procedimiento 
para la 
evaluación de la 
conformidad  Te Comentarios:  
Agregar ya que esta actividad de seguridad y control brinda soporte al Pro cedimiento 
del PROY -NOM  7.2.2.5  Realizar la constatación ocular  o comprobación  mediante  
muestreo, medición,  pruebas  de laboratorio,  o examen  de 
documentos  que se realizan  para evaluar  la conformidad  en un 
momento  determinado, que incluya al medidor y la ac ometida 
donde se vaya a realizar la actividad, con objeto de detectar 
cualquier anomalía evidente que impida la correcta medición e AMMAC  
Con fundamento en los artículos 47 y 64 de la LFMN, este comentario 
fue analizado por el CCONNSE y decidió aceptarlo, quedando de la 
siguiente manera:  
7.2.2.5  Realizar la constatación ocular  o comprobación  mediante        (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 8 de octubre de 2018  integración de energía consumida, así como condiciones inseguras 
o posible deterioro del equipo de medición que representen un 
riesgo potencial a las instalaciones o a las personas.  muestreo,  medición,  pruebas  de laboratorio,  o examen  de documentos  
que se realizan  para evaluar  la conformidad  en un momento  
determinado, que incluya al medidor y la acometida donde se vaya a 
realizar la actividad, con objeto de dete ctar cualquier anomalía 
evidente que impida la correcta medición e integración de energía 
consumida, así como condiciones inseguras o posible deterioro del 
equipo de medición que representen un riesgo potencial a las 
instalaciones o a las personas.  
 
ALEJA NDRO 
PAVIA CAMPOS  7. Procedimiento 
para la 
evaluación de la 
conformidad  Ed 7.2.3 Revisar y anotar en el acta circunstanciada los datos generales y específicos del 
equipo de medición, debiendo constatar que sus características corresponden a las 
condiciones  eléctricas y contractuales del suministro y que se apegan a los datos de 
facturación  
Comentarios:  
NMX -EC-17020 -IMNC -2014, 7.4.2 Todo Informe/dictamen de verificación debe incluir 
lo siguiente: a) la identificación de la unidad emisora, b) la identificació n única y la 
fecha de emisión, c) la fecha o las fechas de verificación, d) la identificación del ítem o 
ítems verificados. e) la firma u otra indicación de aprobación proporcionada por el 
personal autorizado, f) una declaratoria de conformidad cuando corr esponda, g) los 
resultados de la verificación, excepto cuando se detallan de acuerdo a 7.4.3.  
Ley Federan sobre Metrología y Normalización, Articulo 98. En las actas se hará 
constar: I. Nombre, denominación o razón social del establecimiento;  
II. Hora, día , mes y año en que inicie y en que concluya la diligencia;  
III. Calle, número, población o colonia, municipio o delegación, código postal y entidad 
federativa en que se encuentre ubicado el lugar en que se practique la visita;  
IV. Número y fecha del oficio  de comisión que la motivó;  
V. Nombre y cargo de la persona con quien se entendió la diligencia;  
VI. Nombre y domicilio de las personas que fungieron como testigos;  
VII. Datos relativos a la actuación;  
VIII. Declaración del visitado, si quisiera hacerla; y  
IX. Nombre y firma de quienes intervinieron en la diligencia, incluyendo los de quien la 
llevó a cabo.  7.2.3 Revisar y anotar en el Informe de Verificación los datos 
generales y específicos del equipo de medición, debiendo constatar 
que sus característica s corresponden a las condiciones eléctricas y 
contractuales del suministro y que se apegan a los datos de 
facturación.  
 ALEJANDRO PAVIA CAMPOS  
Con fundam ento en los artículos 47 fraccio nes I y II y 64 de la LFMN, 
así como el 33 del Reglamento de la LFMN, e ste comentario fue 
analizado por el CCONNSE y decidió aceptarlo parcialmente, ya que, 
se agrega el informe de verificación y dictamen, asimismo se modifica 
la palabra revisar por constatar, por lo que queda de la siguiente 
manera:  
7.2.3 Recolección de dato s 
Constatar y anotar en el Dictamen/Informe de verificación o acta 
circunstanciada los datos generales y específicos del watthorímetro, 
debiendo constatar que sus características corresponden a las 
condiciones eléctricas y contractuales del suministro y qu e se apegan 
a los datos de facturación. Considerando principalmente lo siguiente:  
●Número de medidor y sus lecturas de consumos  
●Código de medidor  
●Constatar condiciones de los sellos confirmando que los números 
correspondan con los de la última verificación, pruebas realizadas por 
el distribuidor o conexión, cuando apliquen.  
EMPRESA 
PRODUCTIVA 
SUBSIDIARIA DE 
COMISIÓN 
FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD 
CFE 
DISTRIBUCIÓN  7. Procedimiento 
para la 
evaluación de la 
conformidad  Te  
7.3 Pruebas de verificación a watthorímetro electromecánico en campo  
Comentarios:  
Asegurar el estricto cumplimiento en lo a plicable de la “Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización”; Ley de la Industria Eléctrica” así como la “LISTA de instrumentos de 
medición cuya verificación inicial, periódica o extraordinaria es obligatoria, así como las 
normas aplicables para efectuarl a, publicada el 18 de abril de 2016 y la LFMN”  7.3 Verificación de la revisión, Pruebas y aseguramiento de la 
medición a watthorímetro electromecánico en campo  
La UVA verificara por atestiguamiento la revisión y prueba y 
aseguramiento de la medición a watt horímetros electromecánicos 
en campo comprobando el cumplimiento de la metodología descrito 
en el punto 6 de esta norma.  
 EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA DE COMISIÓN FEDERAL 
DE ELECTRICIDAD CFE DISTRIBUCIÓN  
Con fundamento en los artículos 47 fracción I y 64  de la LFMN, así 
como el 33 párrafo tercero del Reglamento de la LFMN, este 
comentario fue analizado por el CCONNSE y decidió rechazarlo, 
debido a que, la revisión, pruebas y aseguramiento de la medición, no 
se encuentran contenidos en la LFMN como activid ades de evaluación 
de la conformidad, además que, el Objetivo del PROY -NOM tiene 
como finalidad el establecimiento de los métodos de prueba para la 
verificación en campo (actividad de evaluación de la conformidad 
contemplada en la LFMN), por lo que la UVIM  realizará las pruebas de 
la verificación.  
AMMAC  7. Procedimiento 
para la 
evaluación de la 
conformidad  Te 7.3.1 Generalidades  
La verificación a watthorímetros electromecánicos en campo que deben realizarse son 
las siguientes:  
· Carga alta, y  
· Carga baja . 
Dichas pruebas deben llevarse a cabo de acuerdo con el inciso 7.5.3 acorde al sistema 7.3.1 Generalidades  
Las pruebas de verificación a watthorímetros electromecánicos en 
campo que deben realizarse son las siguientes:  
● Carga alta;  
● Carga baja; y  AMMAC  
Con fundamento en los artículos 47 y 64 de la LFMN, este comentario 
fue analizado por el CCONNSE y decidió aceptarlo, quedando de la 
siguiente manera:  
7.3.1 Generalidades  
Las pruebas de verificación a watthorímetr os electromecánicos en  Lunes 8 de octubre de 2018  DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)       de medición que corresponda.  
Comentarios:  
Es necesario incluir la prueba de Carga Inductiva ya que se considera necesaria para 
cumplir con el objetivo del PROY -NOM.  ● Carga inductiva.  
Dichas pruebas deben llevarse a cabo de acuerdo con el inciso 
7.4.3 acorde al sistema de medición que corresponda.  campo que deben realizarse son las siguientes:  
● Carga alta;  
● Carga baja; y  
● Carga inductiva.  
Dichas pruebas deben llevarse a cabo de acuerdo con el inciso 7.4.3 
acorde al sistema de medición que corresponda.  
 
EMA  7. Procedimiento 
para la 
evaluación de la 
conformidad  Te  
7.3.3 Acceso a la Unidad de Verificación al equipo de medición  
El representante del distribuidor debe dar acceso a la Unidad de Verificación llevando a 
cabo las siguientes acciones:  
 
 
 
7.3.3.1  Revisar y en su caso llevar a cabo las mediciones necesarias para asegurar 
que en la acomet ida o interior de la base enchufe no exista algún dispositivo o 
instalación evite, alteren o impidan el funcionamiento normal de los instrumentos de 
control o de medición;  
 
7.3.3.2  Revisar las condiciones físicas del sello de seguridad de la base enchufe. O 
sello de la canaleta (del bus de conexiones) si se trata de una concentración de 
medidores. Los sellos deben encontrarse correctamente instalados, sin ruptura y no 
presentar señales de alteración o manipulación;  
7.3.3.3  Revisar las condiciones físicas de l sello de seguridad que protege el 
mecanismo interno del watthorímetro. Los sellos deben encontrarse correctamente 
instalados, sin ruptura y no presentar señales de alteración o manipulación;  
 
7.3.3.4  Cotejar los números de sellos encontrados con respecto  al de la última 
verificación y pruebas para asegurar que dichos números coinciden con los últimos 
instalados. Dichos sellos deben tener trazabilidad con la base de datos del distribuidor, 
y 
7.3.3.5  En caso de que se detecte en la acometida, base enchufe o  terminales de la 
base enchufe algún dispositivo o instalación que eviten, alteren o impidan el 
funcionamiento normal de los instrumentos de control o de medición, o se detecte 
algún sello que presente ruptura, señas de alteración, manipulación no autoriza da y/o 
alguno de sus números no coincida con el último sello instalado, la Unidad de 
Verificación debe informar a la autoridad competente y al distribuidor, estas anomalías 
deben quedar asentadas en el Acta de la evaluación de la conformidad.  
7.4 Actividad es, detección de fallas en la medición y atención de las anomalías, 
desarrolladas por el distribuidor  
7.4.1 Revisión de sellos y acometida  
Se recomienda que el representante del distribuidor de energía eléctrica dé acceso a la 
Unidad de Verificación despué s de realizar las siguientes acciones:  
7.4.1.1  Revisar y en su caso llevar a cabo las mediciones necesarias para asegurar 
que en la acometida o interior de la base enchufe no exista algún dispositivo o 
interconexión no autorizada que impida el adecuado reg istro de la energía consumida;  
7.4.1.2  Revisar las condiciones físicas del sello de seguridad de la base enchufe o sello 
de la canaleta (del bus de conexiones), si se trata de una concentración de medidores. 
Los sellos deben encontrarse correctamente insta lados, sin ruptura y no presentar 
señales de alteración o manipulación;  
7.4.1.3  Revisar las condiciones físicas del sello de seguridad que protege el 
mecanismo interno del watthorímetro. Los sellos deben encontrarse correctamente 
instalados, sin ruptura y no presentar señales de alteración o manipulación;  
7.4.1.4  Cotejar los números de sellos respecto al de la última verificación y pruebas o 
de la conexión para asegurar que dichos números coinciden con los últimos dejados 
instalados. Dichos sellos deben ten er trazabilidad con la base de datos del distribuidor, 7.3.3  Acceso a la Unidad de Verificación al equipo de 
medición  
En los actos de verificación, la colocación y retiro de los sellos de 
seguridad de los med idores, la debe realizar el Distribuidor, para lo 
cual, las UVIM deben registrar en el informe que realicen, el código 
de los sellos retirados e instalados.  
7.3.4 Constatación de sellos y acometida  
La UVIM debe llevar a cabo las siguientes acciones:  
7.3.4. 1 Constatar visualmente y en su caso llevar a cabo las 
mediciones necesarias para constatar que en la acometida o 
interior de la base enchufe no exista algún dispositivo o instalación 
que eviten, alteren o impidan el funcionamiento normal de los 
instrument os de control o de medición;  
7.3.4.2 Constatar las condiciones físicas del sello de seguridad 
de la base enchufe o sello de la canaleta (del bus de conexiones) si 
se trata de una concentración de medidores. Los sellos deben 
encontrarse correctamente instal ados, sin ruptura y no presentar 
señales de alteración o manipulación;  
7.3.4.3 Constatar las condiciones físicas del sello de seguridad 
que protege el mecanismo interno del watthorímetro. Los sellos 
deben encontrarse correctamente instalados, sin ruptura y  no 
presentar señales de alteración o manipulación; y  
7.3.4.4  Cotejar los números de sellos encontrados con 
respecto al de la última verificación o en su caso última visita del 
distribuidor para constatar que dichos números coinciden con los 
últimos instal ados. Dichos sellos deben tener rastreabilidad con la 
base de datos del distribuidor.  
7.3.5 Atención de las anomalías  
Cuando el personal de la UVIM detecte una anomalía, debe 
elaborar en el Dictamen/Informe de verificación o Acta 
circunstanciada la descrip ción del desarrollo de la verificación y las 
observaciones en el acto de la diligencia y ofrecer pruebas en 
relación con los hechos contenidos y hallazgos, asimismo debe 
informar al distribuidor y suministrador el hallazgo de uso no 
autorizado de energía e léctrica para que realice las acciones 
correspondientes de acuerdo con sus atribuciones.  EMA  
Con fundamento en los artículos 47 y 64 de la LFMN, este comentario 
fue analizado por el CCONNSE y decidió aceptarlo, quedando de la 
siguiente manera:  
7.3.3  Acceso  a la Unidad de Verificación al equipo de 
medición  
En los actos de verificación, la colocación y retiro de los sellos de 
seguridad de los medidores, la debe realizar el Distribuidor, para lo 
cual, las UVIM deben registrar en el informe que realicen, el cód igo de 
los sellos retirados e instalados.  
7.3.4 Constatación de sellos y acometida  
La UVIM debe llevar a cabo las siguientes acciones:  
7.3.4.1  Constatar visualmente y en su caso llevar a cabo las 
mediciones necesarias para constatar que en la acometida o i nterior de 
la base enchufe no exista algún dispositivo o instalación que eviten, 
alteren o impidan el funcionamiento normal de los instrumentos de 
control o de medición;  
7.3.4.2  Constatar las condiciones físicas del sello de seguridad de 
la base enchufe o sello de la canaleta (del bus de conexiones) si se 
trata de una concentración de medidores. Los sellos deben 
encontrarse correctamente instalados, sin ruptura y no presentar 
señales de alteración o manipulación;  
7.3.4.3  Constatar las condiciones físicas de l sello de seguridad 
que protege el mecanismo interno del watthorímetro. Los sellos deben 
encontrarse correctamente instalados, sin ruptura y no presentar 
señales de alteración o manipulación; y  
7.3.4.4  Cotejar los números de sellos encontrados con respect o al 
de la última verificación o en su caso última visita del distribuidor para 
constatar que dichos números coinciden con los últimos instalados. 
Dichos sellos deben tener rastreabilidad con la base de datos del 
distribuidor.  
7.3.5 Atención de las anomalí as 
Cuando el personal de la UVIM detecte una anomalía, debe elaborar 
en el Dictamen/Informe de verificación o Acta circunstanciada la 
descripción del desarrollo de la verificación y las observaciones en el 
acto de la diligencia y ofrecer pruebas en relació n con los hechos 
contenidos y hallazgos, asimismo debe informar al distribuidor y 
suministrador el hallazgo de uso no autorizado de energía eléctrica 
para que realice las acciones correspondientes de acuerdo con sus 
atribuciones.  
       (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 8 de octubre de 2018  y 
7.4.1.5  En caso de que se detecte en la acometida, base enchufe o terminales de la 
base enchufe algún dispositivo o instalación que evite, altere o impida el 
funcionamiento normal de los instrumentos  de control o de medición, o se detecte 
algún sello que presente ruptura, señas de alteración, manipulación no autorizada y/o 
alguno de sus números no coincida con el último sello instalado, la Unidad de 
Verificación debe informar a la autoridad competente  y al distribuidor, estas anomalías 
deben quedar asentadas en el acta de evaluación de la conformidad.  
 
 
   7.4.2 Revisión del equipo de Medición  
Si de la verificación que realice el distribuidor de energía eléctrica a través de las 
Unidades de Verificación encuentra, en el equipo o instrumento de medición instalado, 
errores en el registro de consumo, fuera de la tolerancia permis ible y siempre que no 
exista alteración o impedimento de la función normal de éstos, debe procederse como 
sigue:  
7.4.2.1  Tratándose de equipos, aparatos o instrumentos de medición de energía, 
obtener la relación entre el valor erróneo y el correcto, misma que sirve para 
determinar el nuevo valor de energía consumida.  
7.4.2.2  Si el equipo, aparato o instrumento de medición no registra la energía 
consumida activa, ésta se determina tomando como base los registros anteriores a la 
descompostura o los posteriore s a la corrección;  
7.4.2.3  En el caso de aplicación de una constante de medición diferente a la real o de 
la aplicación errónea de la tarifa, el consumo de energía eléctrica se determina 
aplicando la constante de medición real a las diferencias de medicion es o aplicando la 
tarifa correspondiente;  
7.4.2.4  Cuando derivado de la verificación al equipo, aparato o instrumento de 
medición, se realice la sustitución de éste y se ajuste la facturación, el distribuidor 
elaborará una constancia de revisión y prueba e n la que describa el desarrollo de la 
verificación, el estado del equipo, aparato o instrumento de medición con respecto a la 
Norma Oficial Mexicana aplicable; cuando no exista ésta, con las especificaciones 
internacionales, las del país de origen o, a fal ta de éstas, las del fabricante y, en su 
caso, asentar los motivos que dieron origen al ajuste de la facturación. Se recomienda 
que el distribuidor de energía eléctrica proporcione una copia de la constancia con 
firma autógrafa al Usuario Final.  
7.4.3 Aten ción de las anomalías  
Cuando el personal de la autoridad correspondiente o Unidad de Verificación detecte 
una anomalía, debe elaborar una constancia o acta en la que describa el desarrollo de 
la verificación y las observaciones en el acto de la diligencia y ofrecer pruebas en 
relación con los hechos contenidos y hallazgos, asimismo debe informar al distribuidor 
el hallazgo de uso no autorizado de energía eléctrica para que realice las acciones 
correspondientes de acuerdo a sus atribuciones.  
Comentarios:  
1. Se propone modificar la redacción del inciso secundario 7.3.3 al sustituir 
Unidad de Verificación por UVIM ya que ese es el término que se utilizan en otras 
Unidades de Verificación para Instrumentos de Medición de acuerdo con la Ley 
Federal sobre Metrolog ía y Normalización y su Reglamento, asimismo se indica 
las acciones que debe realizar el Distribuidor al ser el dueño y responsable de 
los equipos de medición.  
2. Se propone a partir del inciso 7.3.3.1 al 7.3.3.4 sustituir las palabras “Revisar” 
y “Asegura r” por “Constatar”, así como “trazabilidad” por “rastreabilidad”, 
dichos incisos pasan a ser parte de un nuevo inciso 7.3.4 Constatación de Sellos 
y acometida y se modifica su numeración para ser 7.3.4.# y se cambia la 
redacción para una mejor comprensión del texto.  
3. Se propone la eliminación del inciso 7.3.3.5 ya que está contemplado en el 
inciso de Atención de las Anomalías y se duplican especificaciones.  
4. Se propone eliminar el inciso 7.4 Actividades, detección de fallas en la    Lunes 8 de octubre de 2018  DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)       medición y atención de las anomalías, desarrolladas por el distribuidor ya que 
las actividades que presenta este inciso son relativas a los procedimientos 
internos del distribuidor los cuales no son materia de este PROY -NOM.  
5. El inciso 7.4.3 Atención de las anomalías, derivado  de la adición del inciso y la 
nueva estructura del capítulo pasa a ser el inciso 7.3.5, adaptándose los cambios 
aplicables de acuerdo con las resoluciones de comentarios anteriores del CCONNSE, 
como lo es la inclusión de Dictamen/Informe de verificación o  Acta circunstanciada y el 
término rastreabilidad . 
 
EMPRESA 
PRODUCTIVA 
SUBSIDIARIA DE 
COMISIÓN 
FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD 
CFE 
DISTRIBUCIÓN  7. Procedimiento 
para la 
evaluación de la 
conformidad  Te 7.3.1 Generalidades  
La verificación a watthorímetros electro mecánicos en campo que deben realizarse son 
las siguientes:  
● Carga alta; y  
● Carga baja.  
Dichas pruebas deben llevarse a cabo de acuerdo con el inciso 7.5.3 acorde al sistema 
de medición que corresponda.  
Comentarios:  
Asegurar el estricto cumplimiento en lo aplicable de la “Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalizac ión”; Ley de la Industria Eléctrica” así como la “LISTA de instrumentos de 
medición cuya verificación inicial, periódica o extraordinaria es obligatoria, así como las 
normas aplicables para efectuarla, publicada el 18 de abril de 2016 y la LFMN”  7.3.1 Equi pos de medición y prueba  
Los equipos de medición y prueba requeridos para llevar a cabo la 
revisión y pruebas, son un medidor patrón de watthoras y una carga 
artificial, los cuales deben cumplir con las características indicadas 
en el Apéndice A.  
 EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA DE COMISIÓN FEDERAL 
DE ELECTRICIDAD CFE DISTRIBUCIÓN  
Con fundam ento en los artículos 47 fraccio nes I y II, 64 de la LFMN, 
así como el 33 párrafo tercero del Reglamento de la LFMN, el 
comentario y la propuesta fueron analizados por el  CCONNSE y 
decidió rechazarlos, debido a que, la revisión y pruebas, no se 
encuentran contenidos en la LFMN como actividades de evaluación de 
la conformidad, además que, el Objetivo del PROY -NOM tiene como 
finalidad el establecimiento de los métodos de pru eba para la 
verificación en campo (actividad de evaluación de la conformidad 
contemplada en la LFMN). Asimismo, se menciona que lo relacionado 
con los Equipos de verificación, medición y prueba se encuentran en el 
inciso 7.3.2.  
AMMAC  7. Procedimiento 
para la 
evaluación de la 
conformidad  Te 7.3.2 Equipos de verificación, medición y prueba  
Los equipos de verificación, medición y prueba requeridos para llevar a cabo la 
verificación y pruebas, son  un medidor patrón de watthoras y una carga artificial, los 
cuales deben cumplir con las características  indicadas en el Apéndice A.  
Comentarios:  
Se propone eliminar los nombres de los equipos (un medidor patrón de watthoras y una 
carga artificial) para mayor claridad y hacer referencia únicamente al Apéndice A 
(Normat ivo) para el mejor entendimiento y comprensión de la NOM.  
 7.3.2 Equipos de verificación, medición y prueba  
Los equipos de verificación, medición y prueba requeridos para 
llevar a cabo la verificación deben cumplir con las características 
indicadas en el A péndice A.  AMMAC  
Con fundamento en los artículos 47 y 64 de la LFMN, este comentario 
fue analizado por el CCONNSE y decidió aceptarlo, quedando de la 
siguiente manera:  
7.3.2 Equipos de verificación, medición y prueba  
Los equipos de verificación, medición y  prueba requeridos para llevar a 
cabo la verificación deben cumplir con las características indicadas en 
el Apéndice A.  
EMPRESA 
PRODUCTIVA 
SUBSIDIARIA DE 
COMISIÓN 
FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD 
CFE 
DISTRIBUCIÓN  7. Procedimiento 
para la 
evaluación de la 
conformid ad Te 7.3.2 Equipos de verificación, medición y prueba  
Los equipos de verificación, medición y prueba requeridos para llevar a cabo la 
verificación y pruebas, son un medidor patrón de watthoras y una carga artificial, los 
cuales deben cumplir con las carac terísticas indicadas en el Apéndice A.  
Comentarios:  
Asegurar el estricto cumplimiento en lo aplicable de la “Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización”; Ley de la Industria Eléctrica” así como la “LISTA de instrumentos de 
medición cuya verificación inic ial, periódica o extraordinaria es obligatoria, así como las 
normas aplicables para efectuarla, publicada el 18 de abril de 2016 y la LFMN”   
7.3.2 Revisión de sellos y acometidas  
Consiste en las actividades de las revisiones, pruebas y 
aseguramiento del eq uipo de medición que de acuerdo a la 
demanda contratada del usuario o centro de carga que 
correspondan de acuerdo con el punto 6.2.4 de esta norma.  
 EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA DE COMISIÓN FEDERAL 
DE ELECTRICIDAD CFE DISTRIBUCIÓN  
Con fundamento en los a rtículos 47 fraccio nes I y II, 64 de la LFMN, 
así como el 33 párrafo tercero del Reglamento de la LFMN, el 
comentario y la propuesta fueron analizados por el CCONNSE y 
decidió rechazarlos, debido a que, la revisión y pruebas, no se 
encuentran contenidos en  la LFMN como actividades de evaluación de 
la conformidad, asimismo lo relacionado con la constatación de sellos 
y la acometida se encuentra establecido en el inciso 7.3.4.  
EMPRESA 
PRODUCTIVA 
SUBSIDIARIA DE 
COMISIÓN 
FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD 
CFE 
DISTRIBUCIÓ N 7. Procedimiento 
para la 
evaluación de la 
conformidad  Te  
7.3.3 Acceso  a la Unidad de Verificación al equipo de medición  
Comentarios:  
Asegurar el estricto cumplimiento en lo aplicable de la “Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización”; Ley de la Indust ria Eléctrica” así como la “LISTA de instrumentos de 
medición cuya verificación inicial, periódica o extraordinaria es obligatoria, así como las 
normas aplicables para efectuarla, publicada el 18 de abril de 2016 y la LFMN”  7.3.3 Prueba con Carga Instantán ea 
Esta prueba consiste en determinar el registro relativo de potencia 
medida por el equipo de medición y se debe de realizar como se 
indica en el punto 6.3.2. de esta norma.  
 EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA DE COMISIÓN FEDERAL 
DE ELECTRICIDAD CFE DISTRIBUC IÓN 
Con fundam ento en los artículos 47 fracció n I y 64 de la LFMN, así 
como el 33 párrafo tercero del Reglamento de la LFMN, este 
comentario fue analizado por el CCONNSE y decidió rechazarlo, 
debido a que la verificación con carga instantánea (medición de la 
potencia instantánea) se encuentra definida en el inciso 7.4.1. Sin 
embargo, se modifica el inciso 7.3.3. con la finalidad de guardar 
congruencia con resoluciones de comentarios anteriores del 
CCONNSE.  
AMMAC  7. Procedimiento 
para la 
evaluación de la 
conformidad  Ed 7.3.3.1 Revisar y en su caso llevar a cabo las mediciones necesarias para asegurar 
que en la acometida o interior de la base enchufe no exista algún dispositivo o 
instalación evite, alteren o impidan el funcionamiento normal de los instrumento s de 
control o de medición;  
Comentarios:  
Se considera falta en el párrafo:  “que”  7.3.3.1 Revisar y en su caso llevar a cabo las mediciones 
necesarias para asegurar que en la acometida o interior de la base 
enchufe no exista algún dispositivo o instalación que evite, alteren o 
impidan el funcionamiento normal de los instrumentos de control o 
de medición;  
 AMMAC  
Con fundam ento en los artículos 47 fraccio nes I y II, 64 de la LFMN, 
este comentario fue analizado por el CCONNSE y decidió aceptarlo 
parcialmente, y a que se modificó Revisar por Constatar, asimismo se 
recorre la numeración a 7.3.4.1, quedando de la siguiente manera:  
7.3.4.1 Constatar visualmente y en su caso llevar a cabo las 
mediciones necesarias para constatar que en la acometida o interior 
de la ba se enchufe no exista algún dispositivo o instalación que eviten, 
alteren o impidan el funcionamiento normal de los instrumentos de 
control o de medición;  
ALEJANDRO 
PAVIA CAMPOS  7. Procedimiento 
para la 
evaluación de la Ed 7.3.3.5 En caso que s e detecte en la acometida, base enchufe o terminales de la base 
enchufe algún dispositivo o instalación que evite o altere o impida el funcionamiento 
normal de los instrumentos de control o de medición, o se detecte algún sello que  
En caso que se detecte en la acometida, base enchufe o terminales 
de la base enchufe algún dispositivo o instalación que evite o altere ALEJANDRO PAVIA CAMPOS  
Con fundamento en los artículos 47 fracción I y 64 de la LFMN, así 
como el 33 párrafo tercero del Reglamento de la LFMN, este       (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 8 de octubre de 2018  conformidad  presente ruptura, señas de alteración, manipulación no autorizada y/o alguno de sus 
números no coincida con el ultimo sello instalado, la unidad de verificación deberá 
informar a la autoridad competente y al distribuidor, estas anomalías deben quedar 
asentadas en el Acta de evalu ación de la conformidad.  
Comentarios:  
La Ley Federan sobre Metrología y Normalización  Articulo 97. - De toda visita de 
verificación se levantará acta circunstanciada, en presencia de dos testigos propuestos 
por la persona con quien se hubiere entendido la d iligencia o por quien la practique si 
aquella se hubiese negado a proponerlos  o impida el funcionamiento normal de los instrumentos de control o 
de medición, o se detecte algún sello que presente ruptura, señas 
de alteración, manipulación no autorizada y/o alguno de sus 
números no coincida con el ultimo sello instalado, la unidad de 
verificación deberá informar a la autori dad competente y al 
distribuidor, estas anomalías deben quedar asentadas en el Acta 
Circunstanciada  comenta rio fue analizado por el CCONNSE y decidió rechazarlo, ya 
que no se considera que el ajuste sea necesario para el debido 
entendimiento y comprensión del PROY -NOM, debido a que el inciso 
al que hace referencia el promovente fue eliminado por duplicidad.  
 
EMPRESA 
PRODUCTIVA 
SUBSIDIARIA DE 
COMISIÓN 
FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD 
CFE 
DISTRIBUCIÓN  7. Procedimiento 
para la 
evaluación de la 
conformidad  Te Comentarios:  
Agregar  7.3.4 Prueba de Calibración  
La prueba de calibración consta de una prueba de carga alta y 
otra de carga baja, considerando los parámetros establecidos en la 
Tabla 5 para cada prueba, lo cual se debe de realizar como lo 
indica en el punto 6.4 de esta norma  EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA DE COMISIÓN FEDERAL 
DE ELECTRICIDAD CFE DISTRIBUCIÓN  
Con fundame nto en los artículos 47 fracción I y 64 de la LFMN, así 
como el 33 párrafo tercero del Reglamento de la LFMN, este 
comentario fue analizado por el CCONNSE y decidió rechazarlo, 
debido a que, el objetivo de este PROY -NOM es la verificación en 
campo y no la calibración.  
EMPRESA 
PRODUCTIVA 
SUBSIDIARIA DE 
COMISIÓN 
FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD 
CFE 
DISTRIBUCIÓN  7. Procedimiento 
para la 
evaluación de la 
conformidad  Te Comentarios:  
Agregar  7.3.5 Determinación del error relativo promedio  
Considerando los resultados de e rror relativo en carga alta y 
error relativo en carga baja obtenido y calculado con 6.4.6, calcular 
el error relativo promedio de acuerdo con 6.4.7 de esta norma.  EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA DE COMISIÓN FEDERAL 
DE ELECTRICIDAD CFE DISTRIBUCIÓN  
Con fund amento en los artículos 47 fracción I y 64 de la LFMN, así 
como el 33 párrafo tercero del Reglamento de la LFMN, este 
comentario fue analizado por el CCONNSE y decidió rechazarlo 
debido a que se encuentra establecido como error ponderado en los 
incisos 5.2 .2 y 6.4.6, finalmente se encuentra contemplado en el 6.4.7 
de este PROY -NOM, por lo que es innecesaria su inclusión.  
EMPRESA 
PRODUCTIVA 
SUBSIDIARIA DE 
COMISIÓN 
FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD 
CFE 
DISTRIBUCIÓN  7. Procedimiento 
para la 
evaluación de la 
conformida d Te Comentarios:  
Agregar  7.3.6 Falla del Equipo de Medición  
Si en la revisión que realice el distribuidor de energía eléctrica, 
encuentra en el equipo de medición instalado, errores en el registro 
de consumo, fuera de la tolerancia permisible y siempre qu e no 
exista alteración intencional o impedimento de la función normal de 
éstos, se debe realizar como lo indica el punto 6.4.9 de esta norma.  EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA DE COMISIÓN FEDERAL 
DE ELECTRICIDAD CFE DISTRIBUCIÓN  
Con fundamento en los artícul os 47 fracción I y 64 de la LFMN, así 
como el 33 párrafo tercero del Reglamento de la LFMN, este 
comentario fue analizado por el CCONNSE y decidió rechazarlo, ya 
que la revisión no se encuentra contenida en la LFMN como actividad 
de evaluación de la confor midad y la propuesta presentada para la 
inclusión del inciso relacionada con la Falla del Equipo de Medición 
(Propuesta de adición del inciso 6.4.9) fue rechazada.  
EMPRESA 
PRODUCTIVA 
SUBSIDIARIA DE 
COMISIÓN 
FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD 
CFE 
DISTRIBUCIÓN  7. Pro cedimiento 
para la 
evaluación de la 
conformidad  Te Comentarios:  
Agregar  7.3.7 Atención de las anomalías  
Cuando el distribuidor de energía eléctrica efectúe una 
revisión y compruebe que el Usuario Final se encuentra en alguno 
de los supuestos previstos en l a fracción VI del artículo 165 de la 
Ley de la Industria Eléctrica, elaborará una constancia de revisión 
en la que describa el desarrollo de la revisión y prueba para 
determinar el ajuste correspondiente conforme a lo estipulado en el 
punto 6.4.10 de esta norma.  EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA DE COMISIÓN FEDERAL 
DE ELECTRICIDAD CFE DISTRIBUCIÓN  
Con fundamento en los artículos 47 fracción I y 64 de la LFMN, así 
como el 33 párrafo tercero del Reglamento de la LFMN, este 
comentario fue analizado por el CCONNSE  y decidió rechazarlo, 
debido a que, este PROY -NOM una vez publicado como Norma 
definitiva en el Diario Oficial de la Federación y estando en vigor, será 
aplicada por Unidades de Verificación y el personal que participe en 
estas, no por los distribuidores cuyos procedimientos internos quedan 
fuera del campo de aplicación de este PROY -NOM.  
EMPRESA 
PRODUCTIVA 
SUBSIDIARIA DE 
COMISIÓN 
FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD 
CFE 
DISTRIBUCIÓN  7. Procedimiento 
para la 
evaluación de la 
conformidad  Te Comentarios:  
Agregar  7.3.8 R esultado  
El criterio de aprobación o rechazo se encuentra definido en 
6.4.7 de esta norma. En caso de que el error relativo promedio sea 
superior al ± 3.5 %, la distribuidora, y en caso que la Unidad de 
Verificación este realizando una verificación de la r evisión deberá 
informar a la autoridad correspondiente. Si el error es menor al ± 
3.5 % se regresa a su base y se instala sello.  
El informe de revisión y prueba que se emita es solo para 
evaluar la exactitud del Watthorímetro.  
En el Dictamen de la prueba d eberá incluir la revisión de la 
acometida y base.  EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA DE COMISIÓN FEDERAL 
DE ELECTRICIDAD CFE DISTRIBUCIÓN  
Con fundamento en los artículos 47 fracción I y 64 de la LFMN, así 
como el 33 párrafo tercero del Reglamento de la LFMN, e ste 
comentario fue analizado por el CCONNSE y decidió rechazarlo ya 
que se encuentra contemplado en el inciso 7.4.3.5.4 de este PROY -
NOM.  
ALEJANDRO 
PAVIA CAMPOS  7. Procedimiento 
para la 
evaluación de la 
conformidad  Ed 7.4.3 Cuando el personal de la autori dad correspondiente o Unidad de Verificación 
detecte una anomalía, deberá elaborar una constancia o acta en la que describa el 
desarrollo de la verificación y las observaciones en el acto de la diligencia y ofrecer 
pruebas en relación con los hechos conten idos y hallazgos, así mismo deberá informar 
al distribuidor el hallazgo de uso no autorizado de energía eléctrica para que realice las 
acciones correspondientes de acuerdo a sus atribuciones.  
Comentarios:  Cuando el personal de la autoridad correspondiente o Unidad 
de Verificación detecte una anomalía, deberá elaborar una Acta 
Circunstanciada en la que describa el desarrollo de la verificación y 
las observaciones en el acto de la diligencia y ofrecer pruebas en 
relaci ón con los hechos contenidos y hallazgos, así mismo deberá 
informar al distribuidor el hallazgo de uso no autorizado de energía 
eléctrica para que realice las acciones correspondientes de acuerdo ALEJANDRO PAVIA CAMPOS  
Con fundamento en los art ículos 47 fraccio nes I y II, 64 85 y 96 de la 
LFMN, así como el 33 del Reglamento de la LFMN, este comentario 
fue analizado por el CCONNSE y decidió aceptarlo parcialmente, ya 
que, cambia acta de evaluación por acta circunstanciada, sin embargo, 
se agrega o dictamen/informe de verificación y Unidad de Verificación 
por UVIM, para quedar de la siguiente manera:   Lunes 8 de octubre de 2018  DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)       La Ley Federan sobre Metrología y Normalización  Articulo 97. - De toda visita de 
verificación se levantará acta circunstanciada, en presencia de dos testigos propuestos 
por la persona con quien se hubiere entendido la diligencia o por quien la practique si 
aquella se hubiese negado a proponerlos.  a sus atribuciones  7.3.5 Atención de las anomalías  
Cuando el personal de la UVIM detecte una anomalía, debe elaborar 
en el Dictamen/Informe de verificación o Acta  circunstanciada la 
descripción del desarrollo de la verificación y las observaciones en el 
acto de la diligencia y ofrecer pruebas en relación con los hechos 
contenidos y hallazgos, asimismo debe informar al distribuidor y 
suministrador el hallazgo de uso  no autorizado de energía eléctrica 
para que realice las acciones correspondientes de acuerdo con sus 
atribuciones.  
 
AMMAC  7. Procedimiento 
para la 
evaluación de la 
conformidad  Te 7.5 Procedimiento de verificación de pruebas  
7.5.1 Verificación con carga i nstantánea (medición de la potencia instantánea)  
Proceder a:  
7.5.1.1 Determinar la potencia en kWwat que registra el watthorímetro. Iniciar 
simultáneamente el conteo de revoluciones del disco y la medición del tiempo. 
Registrar las revoluciones contadas y el tiempo medido. Aplicar la fórmula siguiente:  
 
7.5.1.2 Obtener la potencia en kW demandada por la carga en un instante 
determinado, para un circuito con una fase o dos fases o tres fases:  
kWreales = medida con el analizador de redes de una fase o dos fa ses o las tres 
fases  
7.5.1.3 Determinar el % de medición relativa:  
 
7.5.1.4 Determinar el % de Error permitido:  
 
7.5.1.5 Utilizar el Criterio de aceptación o rechazo  
La prueba se considera satisfactoria, si el porcentaje de medición relativa en kW de 
acuerdo con la fórmula anterior, está entre el 90 % y 110 % para medidores exactitud 
2.0 de acuerdo con la Tabla 4.  
7.5.2 Verificación de la calibración  
Para realizar la verificación de la calibración, la unidad de verificación debe proceder a 
interconectar e l equipo de medición bajo prueba con el medidor patrón y carga artificial 
de la siguiente manera:  
7.5.2.1 Abrir los eslabones de prueba en el caso de medidores polifásicos.  
7.5.2.2 Su bobina o bobinas de potencial se conectan en paralelo en disposición 
aditiva. 
7.5.2.3 Su bobina o bobinas de corriente se conecten en serie en disposición aditiva . 
7.5.2.4 Se debe asegurar que tanto bobinas de potencial y corriente del medidor bajo 
prueba como bobinas de potencial y corriente del medidor patrón y bornes de pot encial 
y corriente de la carga artificial coincidan todos en la misma polaridad.  
7.5.2.5 La tensión eléctrica que se aplica al medidor Patrón como al watthorímetro se 
toma directamente del suministro eléctrico o de una fuente auxiliar.  
7.5.3 Pruebas de ver ificación del medidor bajo prueba  
7.5.3.1 Generalidades  
Antes de iniciar las corridas de prueba, deben ambientarse los equipos a utilizar en la 
verificación a watthorímetro electromecánico en campo, aplicando tensión y corriente 
nominal, así como un factor  de potencia unitario, durante al menos un tiempo de cinco 
minutos.  
La verificación en campo debe realizarse aplicando los parámetros establecidos en la 7.5 Procedimiento de verificación de pruebas  
7.5.1 Verificación con carga instantánea (medición de la 
potencia instantánea)  
Proceder conforme al inciso 6.3.4.  
7.5.2 Verificación de la energía eléctrica activa del 
watthorímetro en campo  
Para realizar la verificación de la energía eléctrica activa, la UVIM 
debe proceder a interconectar el equipo de medición bajo prueba 
con el patrón de trabajo y carga artif icial de la siguiente manera:  
7.5.2.1  Abrir los eslabones de prueba en el caso de medidores 
polifásicos, cuando se requiera.  
7.5.2.2  Su bobina o bobinas de potencial se conectan en paralelo 
en disposición aditiva.  
7.5.2.3  Su bobina o bobinas de corriente s e conecten en serie en 
disposición aditiva.  
7.5.2.4  Se debe asegurar que tanto bobinas de potencial y corriente 
del medidor bajo prueba como bobinas de potencial y corriente del 
patrón de trabajo y bornes de potencial y corriente de la carga 
artificial coi ncidan todos en la misma polaridad.  
7.5.2.5 La tensión eléctrica que se aplica al patrón de trabajo como 
al watthorímetro se toma directamente del suministro eléctrico o de 
una fuente auxiliar.  
7.5.3 Pruebas de verificación del watthorímetro bajo prueba  
7.5.3.1 Generalidades  
Antes de iniciar las corridas de prueba, deben ambientarse los 
equipos a utilizar en la verificación a watthorímetro electromecánico 
en campo, aplicando tensión y corriente nominal, así como un factor 
de potencia unitario.  
La verificaci ón en campo debe realizarse aplicando los parámetros 
establecidos en la Tabla 5 para cada prueba:  
 
7.5.3.2 Prueba de carga alta  
Considerando las condiciones para la prueba de carga alta 
especificadas en la Tabla 5, se debe iniciar de manera simultánea 
la integración de la energía tanto en el patrón de trabajo como en el 
watthorímetro bajo prueba, finalizando dicha integración al 
momento de que se contabilicen 5 revoluciones en el medidor bajo 
prueba.  
Una vez registrada la cantidad de revoluciones en el patr ón de 
trabajo, se calcula el error relativo como se indica en el inciso 6.4.5 AMMAC  
Con fundamento en los artículos 47 y 64 de la LFMN, este comenta rio 
fue analizado por el CCONNSE y decidió aceptarlo parcialmente, ya 
que, se modifica la numeración de 7.5 a 7.4 y todos los incisos de 
menor nivel correspondientes, quedando de la siguiente manera:  
7.4 Procedimiento de verificación de pruebas  
7.4.1 Verif icación con carga instantánea (medición de la potencia 
instantánea)  
Proceder conforme al inciso 6.3.4.  
7.4.2  Verificación de la energía eléctrica activa del watthorímetro 
en campo  
Para realizar la verificación de la energía eléctrica activa, la UVIM debe 
proceder a interconectar el equipo de medición bajo prueba con el 
patrón de trabajo y carga artificial de la siguiente manera:  
7.4.2.1  Abrir los eslabones de prueba en el caso de medidores 
polifásicos, cuando se requiera.  
7.4.2.2  Su bobina o bobinas de pote ncial se conectan en paralelo en 
disposición aditiva.  
7.4.2.3  Su bobina o bobinas de corriente se conecten en serie en 
disposición aditiva.  
7.4.2.4  Se debe constatar que tanto bobinas de potencial y corriente 
del medidor bajo prueba como bobinas de potenci al y 
corriente del patrón de trabajo y bornes de potencial y 
corriente de la carga artificial coincidan todos en la misma 
polaridad.  
7.4.2.5  La tensión eléctrica que se aplica al patrón de trabajo como 
al watthorímetro se toma directamente del suministro 
eléctrico o de una fuente auxiliar.  
7.4.3  Pruebas de verificación del watthorímetro bajo prueba  
7.4.3.1  Generalidades  
Antes de iniciar las corridas de prueba, deben ambientarse los equipos 
a utilizar en la verificación a watthorímetro electromecánico en cam po, 
aplicando tensión y corriente nominal, así como un factor de potencia 
unitario.  
La verificación en campo debe realizarse aplicando los parámetros 
establecidos en la Tabla 5 para cada prueba:  
7.4.3.2 Prueba de carga alta  
Considerando las condiciones par a la prueba de carga alta 
especificadas en la Tabla 5, se debe iniciar de manera simultánea la 
integración de la energía tanto en el patrón de trabajo como en el 
watthorímetro bajo prueba, finalizando dicha integración al momento 
de que se contabilicen 5 r evoluciones en el medidor bajo prueba.  
Una vez registrada la cantidad de revoluciones en el patrón de trabajo,       (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 8 de octubre de 2018  Tabla 5 para cada prueba:  
7.5.3.2 Prueba de carga alta  
Considerando las condiciones para la prueba de c arga alta especificadas en la Tabla 5, 
se debe iniciar de manera simultánea la integración de la energía tanto en el medidor 
patrón como en el medidor bajo prueba, finalizando dicha integración al momento de 
que se contabilicen 5 revoluciones en el medidor  bajo prueba.  
Una vez registrada la cantidad de revoluciones en el medidor patrón, se calcula el error  para carga alta.  
 
7.5.3.3 Prueba de carga baja  
Considerando las condiciones para la prueba de carga baja 
especificadas en la Tabla 5, debe iniciarse de manera simultánea la 
integ ración de la energía tanto en el patrón de trabajo como en el 
medidor bajo prueba, finalizando dicha integración al momento de 
que se contabilice 1 revolución en el medidor bajo prueba.  se calcula el error relativo como se indica en el inciso 6.4.5 para carga 
alta. 
7.4.3.3 Prueba de carga baja  
Considerando las condiciones para la  prueba de carga baja 
especificadas en la Tabla 5, debe iniciarse de manera simultánea la 
integración de la energía tanto en el patrón de trabajo como en el 
medidor bajo prueba, finalizando dicha integración al momento de que 
se contabilice 1 revolución en  el medidor bajo prueba.  
 
 
   relativo como se indica en el inciso 6.4.5 para Carga Alta.  
7.5.3.3 Prueba de carga baja  
Considerando las condiciones para la prueba de carga baja especificadas en la Tabla 
5, debe iniciarse de manera simultánea la integració n de la energía tanto en el medidor 
patrón como en el medidor bajo prueba, finalizando dicha integración al momento de 
que se contabilice 1 revolución en el medidor bajo prueba.  
Una vez registrada la cantidad de revoluciones en el medidor patrón, calcular el error 
relativo como se indica el inciso 6.4.5 para Carga Baja.  
7.5.3.4 Concluidas las pruebas de carga alta y carga baja  
Una vez, concluidas las pruebas se debe:  
7.5.3.4.1 Sellar el medidor.  
7.5.3.4.2 Determinar el error relativo en carga alta y en carg a baja de los 
watthorímetros.  
Tanto para la prueba de carga alta como la prueba de carga baja el error relativo se 
determina al medir simultáneamente el número de revoluciones en ambos dispositivos 
y aplicar la fórmula siguiente:  
 
7.5.3.4.3 Determinación del error relativo promedio  
Considerando los resultados de error relativo en carga alta y error relativo en carga 
baja obtenido y calculado con 6.4.5, calcular el error relativo promedio de acuerdo con 
6.4.6:  
Comentarios:  
Se solicita modificar el inciso 7. 5.1, eliminando el contenido y hacer referencia al inciso 
6.3.4 que se relaciona con el procedimiento antes descrito, y evitar repetir información, 
lo cual no es necesario, por lo que se elimina de 7.5.1.1 a 7.5.1.5, se debe modificar el 
título del inciso 7.5.2 Verificación de la Calibración por 7.5.2 Verificación de la energía 
eléctrica activa del watthorímetro en campo, ya que el objetivo del PROY -NOM, no es 
la calibración sino la Verificación y el término energía eléctrica activa  del watthorímetro 
en cam po describe de una manera clara y sucinta el objetivo de la prueba, se propone 
modificar unidad de verificación por UVIM, y medidor patrón por patrón de trabajo, 
agregar en el inciso 7.5.2.1 , cuando se requiera ya que en algunos de los medidores Una vez registrada la cantidad de revoluciones en el patrón de 
trabajo, calcular el error relativo como se indica el inciso 6.4.5 para 
carga baja.  
7.5.3.4  Prueba de carga inductiva  
Considerando las condiciones para la prueba de carga inductiva 
especificadas en la Tabla 5, se debe iniciar de manera simultánea 
la integración de la energía tanto en el patrón de trabajo como en el 
watthorímetro bajo prueba, finalizando dicha integración a l 
momento de que se contabilicen 5 revoluciones en el watthorímetro 
bajo prueba.  
Una vez registrada la cantidad de revoluciones en el patrón de 
trabajo, se calcula el error relativo como se indica en el inciso 6.4.5 
para carga inductiva.  
7.5.3.5 Concluidas  las pruebas de carga alta, carga baja y carga 
inductiva  
Una vez, concluidas las pruebas se debe:  
7.5.3.5.1  Sellar el medidor  
7.5.3.5.2  Determinar el error relativo en carga alta, en carga 
baja y carga inductiva de los watthorímetros  
Tanto para la prueba d e carga alta, como la prueba de carga baja y 
carga inductiva el error relativo se determina al medir 
simultáneamente el número de revoluciones en ambos dispositivos 
y aplicar la fórmula siguiente:  
 
7.5.3.5.3 Determinación del error ponderado del watthorím etro 
Considerando los resultados de error relativo en carga alta, carga 
baja y carga inductiva obtenidos y calculados con 6.4.5, calcular el 
error ponderado del watthorímetro de acuerdo con 6.4.6.  Una vez registrada la cantidad de revoluciones en el patrón  de trabajo, 
calcular el error relativo como se indica el inciso 6.4.5 para carga baja.  
7.4.3.4 Prueba de carga inductiva  
Considerando las condiciones para la prueba de carga inductiva 
especificadas en la Tabla 5, se debe iniciar de manera simultánea la 
integración de la energía tanto en el patrón de trabajo como en el 
watthorímetro bajo prueba, finalizando dicha integración al momento 
de que se contabilicen 5 revoluciones en el watthorímetro bajo prueba.  
Una vez registrada la cantidad de revoluciones en el  patrón de trabajo, 
se calcula el error relativo como se indica en el inciso 6.4.5 para carga 
inductiva  
7.4.3.5  Concluidas las pruebas de carga alta, carga baja y carga 
inductiva  
Una vez, concluidas las pruebas se debe:  
7.4.3.5.1  Sellar el medidor  
7.4.3.5. 2 Determinar el error relativo en carga alta, en carga baja y 
carga inductiva de los watthorímetros.  
Para la prueba de carga alta, como la prueba de carga baja y carga 
inductiva el error relativo se determina al medir simultáneamente el 
número de revolucio nes en ambos dispositivos y aplicar la fórmula 
siguiente:  
 
7.4.3.5.3  Determinación del error ponderado del watthorímetro  
Considerando los resultados de error relativo en carga alta, carga baja 
y carga inductiva obtenidos y calculados con 6.4.5, calcular e l error 
ponderado del watthorímetro de acuerdo con 6.4.6.  
  Lunes 8 de octubre de 2018  DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)       polifásico s se deben abrir los eslabones, debe eliminarse el tiempo de la ambientación, 
ya que no es necesaria para el objeto de la prueba, en adición debe agregarse el inciso 
7.5.3.4 la Prueba de carga inductiva ya que es necesaria para la obtención del error 
ponde rado y así verificar que el watthorímetro cumpla con las especificaciones 
establecidas, modificar el inciso 7.5.3.4 y agregar la carga inductiva, finalmente se 
debe modificar el inciso 7.5.3.4.3 Determinación del error relativo promedio  por 
Determinación del error ponderado del watthorímetro para el cumplimiento del  PROY -
NOM.  
 
ALEJANDRO 
PAVIA CAMPOS  7. Procedimiento 
para la 
evaluación de la 
conformidad  Ed 7.5.3.4.4 Resultado  
El criterio de aprobación o rechazo se encuentra definido en 6.4.7. En caso de 
que el error rel ativo promedio sea superior al ± 3.5 %, la Unidad de Verificación debe 
informar a la autoridad correspondiente, al suministrador y distribuidor. Si el error es 
menor al ± 3.5 % se regresa a su base y se instala sello.  
El informe de verificación de la calib ración que se emita debe contener la leyenda 
siguiente: “El alcance de la verificación de la calibración es sobre el resultado de la 
prueba del Watthorímetro. Por lo tanto, el informe no incluye la verificación de la 
acometida y demás elementos de la insta lación eléctrica”.  
El informe de verificación que se emita es sólo para evaluar la exactitud del 
Watthorímetro.  
En el Dictamen de verificación deberá incluir la revisión de la acometida y base.  
Comentarios:  
Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y N ormalización  Artículo 98.  El 
personal de la autoridad competente o de la unidad de verificación acreditada y 
aprobada, comisionado para efectuar las visitas de verificación o comprobación deberá 
observar las reglas siguientes:  
I. Se presentará en la empres a con una identificación vigente en la que conste que está 
adscrito a la autoridad competente, o bien, a la unidad de verificación acreditada y 
aprobada. Dicha identificación deberá contener por ambos lados la leyenda siguiente: 
“Esta credencial autoriza a  su portador a realizar la verificación, solamente si exhibe el 
oficio de comisión correspondiente”;  El criterio de aprobación o rechazo se encuentra definido en 
6.4.7. En caso de que el error relativo promedio sea superior al +/ - 
3.5%, la unidad de verifi cación deberá informar a la autoridad 
competente, al suministrador y distribuidor. Si el error es menor al 
+/- 3.5% se regresa a su base y se instala sello.  ALEJANDRO PAVIA CAMPOS  
Con fundam ento en los artículos 47 fraccio nes I y II, 64 y 68 de la 
LFMN, as í como el 33 párrafo tercero del Reglamento de la LFMN, 
este comentario fue analizado por el CCONNSE y decidió aceptarlo 
parcialmente, asimismo se modifica la numeración al inciso 7.4.3.5.4 
se modifica unidad de verificación por UVIM, se adiciona a la Enti dad y 
al particular en las figuras a la que debe informar la UVIM por su 
interés y participación en el PROY -NOM, quedando de la siguiente 
manera:  
7.4.3.5.4 Resultado  
El criterio de aprobación o rechazo se encuentra definido en 6.4.7. En 
caso de que el erro r ponderado del Watthorímetro sea superior al ± 3.5 
%, la UVIM debe informar a la Secretaría, distribuidor y particular. Si el 
error es menor al ± 3.5 % se regresa a su base y se instala sello.  
El Dictamen/Informe de verificación de la energía eléctrica ac tiva que 
se emita debe contener la leyenda siguiente: “El alcance de la 
verificación de la energía eléctrica activa es sobre el resultado de la 
prueba del watthorímetro e incluye la verificación de la acometida y 
demás elementos de la instalación eléctrica  en un momento 
determinado (Fecha y Hora de la Verificación)”.  
ALEJANDRO 
PAVIA CAMPOS  7. Procedimiento 
para la 
evaluación de la 
conformidad  Ed 7.5.3.4.4 Resultado  
El criterio de aprobación o rechazo se encuentra definido en 6.4.7. En caso de 
que el error relativo promedio sea superior al ± 3.5 %, la Unidad de Verificación debe 
informar a la autoridad correspondiente, al suministrador y distribuidor. Si el error es 
menor al ± 3.5 % se regresa a su base y se instala sello.  
El informe de verificación de la ca libración que se emita debe contener la leyenda 
siguiente: “El alcance de la verificación de la calibración es sobre el resultado de la 
prueba del Watthorímetro. Por lo tanto, el informe no incluye la verificación de la 
acometida y demás elementos de la in stalación eléctrica”.  
El informe de verificación que se emita es sólo para evaluar la exactitud del 
Watthorímetro.  
En el Dictamen de verificación deberá incluir la revisión de la acometida y base.  
Comentarios:  
NMX -EC-17020 -IMNC -2014, 7.3.1 La unidad de ver ificación debe mantener un sistema 
de registros (véase 8.4.2) para demostrar el cumplimiento eficaz de los procedimientos 
de verificación y permitir una evaluación de la conformidad.  
Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización  Artículo 98 . El 
personal de la autoridad competente o de la unidad de verificación acreditada y 
aprobada, comisionado para efectuar las visitas de verificación o comprobación deberá 
observar las reglas siguientes…  
Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Norma lización  Artículo 25.  Para los 
efectos del artículo 30, fracción V de la Ley, el Centro Nacional de Metrología 
certificará como materiales patrón de referencia, aquellos que representen en forma 
uniforme y constante valores de magnitudes físicas y físico -químicas, para lo cual 
deberá evaluar los procesos, productos, servicios e instalaciones mediante inspección 
ocular, muestreo, pruebas, investigación de campo o revisión y evaluación de los 
programas de calidad.  
Ley Federan sobre Metrología y Normalización  Articulo 97. - De toda visita de 
verificación se levantará acta circunstanciada, en presencia de dos testigos propuestos 
por la persona con quien se hubiere entendido la diligencia o por quien la practique si  
El informe de verificación de la Evaluación de la Conformidad 
que se emita deberá contener la leyenda siguiente: “El alcance de 
la verificación de la Evaluación de la Conformidad es sobre el 
resultado de la verificación del watthorimetro. Por lo tanto, el 
informe no incluye la inspección ocular de la acometida y demás 
elementos de la instalación eléctrica”. El informe de verificación que 
se emite es solo para la Evaluación de la Conformidad del 
Watthorimetro. En el Acta Circunstanciada se deberá incluir datos 
relativos a la actuación como la revisión de la acometida y base.   ALEJANDRO PAVIA CAMPOS  
Con fundamento en los artículos 10, 11, 47 fracción I y 64 de la LFMN, 
así como el 33 párrafo tercero del Reglamento de la LFMN, este 
comentario fue analizado por el CC ONNSE y decidió rechazarlo, ya 
que no se consideraron necesarias para la debida comprensión y 
alcance del PROY -NOM y es necesario realizar la verificación de la 
acometida y demás elementos de la instalación eléctrica con la 
finalidad de constatar que la tr ansacción comercial es confiable y 
segura.  
       (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 8 de octubre de 2018  aquella se hubiese negado a proponerlos.  
Ley Fed eran sobre Metrología y Normalización, Articulo 98. En las actas se hará 
constar:  
VII. Datos relativos a la actuación;  
NMX -EC-17020 -IMNC -2014. 7.4.3 Una unidad de verificación debe emitir un dictamen 
de verificación que no incluya los resultados de verific ación (véase 7.4.2 g) solo cuando 
la unidad de verificación pueda elaborar también un informe de verificación que 
contenga los resultados de verificación, y cuando dicho dictamen de verificación y el 
informe de verificación sean mutuamente trazables  
EMA  7. 
Procedimiento 
para la 
evaluación de 
la conformidad  Te 7.3.2 Equipos de verificación, medición y prueba  
Los equipos de verificación, medición y prueba requeridos para llevar a cabo la 
verificación y prueb as, son un medidor patrón de watthoras y una carga artificial, los 
cuales deben cumplir con las características indicadas en el Apéndice A.  
Comentarios:  
Debe agregarse este inciso ya que contempla todo lo relacionado con los sellos u 
hologramas de verifica ción, con la finalidad de aportar información para la debida 
comprensión y alcance del PROY -NOM.   
7.5 Sistema de control de sellos u hologramas de verificación 
de watthorímetros  
7.5.1 Generalidades  
Los sellos de verificación de watthorímetros verificados d eberán ser 
diseñados y aprobados por la Secretaría con las especificaciones 
de seguridad establecidas en el presente instrumento y elaborados 
por la Entidad, la cual deberá pagar a la PROFECO por cada uno 
de ellos la cantidad que apruebe la Secretaría de H acienda y 
Crédito Público.  
En el supuesto de que PROFECO requiera hologramas, precintos o 
sellos, para actividades de vigilancia o investigación (actos de 
autoridad), la Entidad le hará entregar de dichos hologramas, 
precintos o sellos, compensando su cost o, con el pago de los 
hologramas, precintos o sellos a que se refiere el párrafo anterior, 
en ningún caso la Entidad le realizará cobro alguno por concepto de 
sellos, hologramas y precintos a la PROFECO.  
Los sellos, precintos u hologramas deben contar con las siguientes 
características:  
Contar con códigos de seguridad bidimensional tipo QR generado 
de forma exclusiva para la Secretaría con dos niveles de lectura: el 
primer nivel de lectura será de acceso público y fijo, cumplirá con 
los estándares de lectur a y generación de códigos generalmente 
aceptados, por lo que puede ser leído con lectores de código QR 
estándares o con Smartphone que cuenten con cámara y una 
aplicación de lectura convencional, en este nivel únicamente se 
incluirá la dirección que el cli ente solicite y deberá permitir la libre 
navegación si el dispositivo de lectura cuenta con acceso a internet. 
El nivel de lectura público debe abstenerse de contener ningún tipo 
de información adicional a la definida como pública. El segundo 
nivel de lect ura contendrá la información que el cliente solicite, este 
nivel de lectura garantiza que el código fue generado por una fuente 
autentica lo que impide alterar su contenido, la información  
confidencial en este nivel únicamente puede ser leída por 
dispositi vos autorizados a través de las llaves de acceso con 
encriptación de 128 bits y que contengan la aplicación especial de 
seguridad para decodificar la información confidencial, sin 
necesidad de capturar, teclear o de alguna otra manera introducir 
informació n adicional y así verificar la autenticidad del código, esta 
aplicación deberá estar disponible para dispositivos Smartphone o 
con sistema operativo Android e IOS. Utilizando la aplicación 
especial de seguridad deberá aparecer simultáneamente la 
informació n fija del dominio público (primer nivel) y la información 
confidencial (segundo nivel). Por motivos de seguridad no se 
aceptarán códigos generados con software de uso comercial del 
dominio público o disponible para el público en general en internet. 
Para validar el código de seguridad bidimensional tipo QR se 
presenta el dispositivo de lectura con la aplicación especial de 
seguridad propuesta la cual deberá ser capaz de leer la información 
pública y privada de manera simultánea.  
A través de estos códigos s e deberán activar aplicaciones móviles 
con diferentes funcionalidades dependiendo del usuario que lea el 
código.  
7.5.2 Aplicación para el ciudadano  EMA  
Con fundamento en los artículos 47 fracción I, 64 y 89 de la LFMN, así 
como el 2, 33  párrafo tercero y 96 del Reglamento de la LFMN, este 
comentario fue analizado por el CCONNSE y decidió rechazarlo, ya 
que el Sistema  de Información relativo a la metrología, normalización y 
evaluación de la conformidad, en donde las dependencias 
competentes actualizarán la información correspondiente, y cualquier 
entidad, organismo, los interesados podrán consultar se encuentran a 
cargo de la dependencia competente por lo que la propuesta no se 
considera un elemento significativo para la debida comprensión y 
alcance de este PROY -NOM.  
  Lunes 8 de octubre de 2018  DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)       Cuando un ciudadano lea el código bidimensional de seguridad, la 
aplicación deberá mostrar información relac ionada al watthorímetro 
incluyendo ubicación del watthorímetro e historial de mediciones 
registradas, lecturas y verificaciones. Deberá brindar una opción 
para levantar peticiones, quejas o denuncias a través de un 
formulario electrónico en el que pueda ca pturar información escrita 
y fotográfica para respaldar su petición, queja o denuncia. La 
información deberá ser concentrada al SINEC, la forma en la que 
se actualizarán los datos es a través del SICOHOL, para generar 
reportes estadísticos y geográficos.  
7.5.3 Aplicación para verificadores  
 
 
    La aplicación para verificadores de los watthorímetros deberá 
permitir asociar un sello de verif icación a un watthorímetro a través 
de la lectura del código bidimensional de seguridad, registrando 
información del watthorímetro, así como de la persona, empresa o 
cuenta asociada al dispositivo incluyendo la captura de datos y 
fotografías.  El sistema de berá registrar la ubicación obtenida a 
través del sistema de posicionamiento global al momento de 
realizar la lectura del código bidimensional de seguridad en el sello 
de verificación.  
El sistema también deberá permitir documentar y registrar la 
evidencia del proceso de verificación del watthorímetro a través  de 
fotografías y datos proporcionados por la UVIM en la  aplicación 
móvil.  
La información deberá ser enviada al SINEC, la forma en la que se 
actualizarán los datos es a través del SICOHOL para generar  
reportes de utilización de los sellos de verificación, de los 
dispositivos de verificación y de los datos de registro de evidencia 
de las verificaciones realizadas, así como sobre la productividad del 
personal incluyendo rutas, tiempos de traslados, tiemp os 
productivos, tiempos en los que interactuó con la aplicación, 
número de watthorímetros verificados, etc.  
El sistema deberá permitir en todo momento conocer desde el 
SINEC, la forma en la que se actualizarán los datos del mismo es a 
través del SICOHOL, l a ubicación y tablero de productividad del 
personal responsable de realizar las verificaciones de los 
watthorímetros y colocar los sellos de verificación.  
7.5.4 Aplicación para supervisores  
La aplicación para supervisores deberá permitir leer el código 
bidimensional de seguridad y mostrar toda la información de la 
última verificación realizada y validar los elementos de verificación 
incluyendo que la ubicación física del supervisor al momento de leer 
el código bidimensional de seguridad corresponda a la ubi cación 
registrada por el verificador. Esta aplicación deberá permitir 
adicionalmente llenar un formulario en caso de encontrar 
irregularidades. Adicionalmente deberá permitir registrar la 
ubicación histórica del personal, permitiendo informar de las rutas 
que siguió el supervisor, así como los tiempos y ubicaciones en los 
que interactuó con la aplicación para leer el código bidimensional 
de seguridad y para realizar la supervisión de las verificaciones 
correspondientes.  La información deberá ser enviada al SINEC, la 
forma en la que se actualizarán los datos es a través del SICOHOL, 
para generar reportes de productividad del personal incluyendo 
rutas, tiempos de traslados, tiempos productivos, tiempos en los 
que interactuó con la aplicación y de los resultado s de las 
supervisiones.  El sistema deberá permitir en todo momento conocer 
desde el sistema central la ubicación y tablero de productividad de 
los supervisores.  
7.5.5 Aplicación para responsables de tomar lecturas de los 
watthorímetros (distribuidor ) 
La ap licación para responsables de tomar lecturas de los 
watthorímetros deberá permitir registrar la ubicación histórica del 
personal, permitiendo informar de las rutas que siguió el 
responsable de tomar las lecturas y los tiempos y ubicaciones en 
los que inter actuó con la aplicación para leer el código        (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 8 de octubre de 2018  bidimensional de seguridad y registrar lecturas. El sistema debe 
abstenerse de permitir realizar lecturas si el personal no se 
encuentra físicamente en el mismo lugar donde se colocó el sello 
de verificación de l os watthorímetros. La información deberá ser 
enviada al SINEC, la forma en la que se actualizarán los datos es a 
través del SICOHOL, para generar reportes de productividad del 
personal incluyendo rutas, tiempos de traslados, tiempos 
productivos, tiempos en  los que interactuó con la aplicación, etc.  
El sistema deberá permitir en todo momento conocer desde el 
sistema central la ubicación y tablero de productividad del personal 
responsable de tomar las lecturas.  
La Secretaría proporcionará las aplicaciones cor respondientes a la  
 
    Entidad para poder leer estos hologramas y/o precintos y la Entidad 
será responsable de desarrollar el sistema de control de los 
hologramas y/o precintos para su compra venta y análisis de la 
información de los reportes que realic en las UVIM, toda la 
información de las verificaciones será vinculada y actualizada de 
manera directa al SINEC, la forma en la que se actualizarán los 
datos es a través del SICOHOL.  
7.5.6 Especificaciones Sellos y Hologramas PROFECO UVA 
VERDE (watthorímetr os) 
1) Sellos de seguridad en medida de 20.9 cm x 2.3 cm o la que la 
Secretaría considere adecuado.  
2) Sobre impresos en selección de color.  
3) Textura personalizada con las siguientes características:  
a) Primer nivel el logo de PROFECO y el Escudo Naciona l con 
efecto True color, un microtexto alrededor del águila con la leyenda 
“Procuraduría Federal del Consumidor” e Imagen Oculta con “MX”  
b) Segundo nivel el logo “SE” con efecto dinámico, el Escudo 
Mexicano y las líneas guilloche.  
c) Tercer nivel textura con la leyenda “PROFECO Instrumento 
Verificado”  
4) Líneas guilloche, textos y escudos generados mediante la 
técnica de desmetalizado a registro.  
5) Imagen oculta generada mediante la técnica de desmetalizado a 
registro, visible únicamente al colocar su cor respondiente mica 
decodificadora.  
6) Roseta de seguridad generada mediante la técnica de 
desmetalizado a registro, visible a contraluz, que debe integrar 
información oculta encriptada, la cual no es visible a través del ojo 
humano o medios convencionales t ales como lectores de códigos 
de barras, micas decodificadoras, microscopios o luz ultravioleta, 
únicamente puede ser leída con una aplicación especial para 
Profeco, la cual debe ejecutarse en dispositivos Smartphone que 
cuenten con cámara con auto -focus. La aplicación de lectura se 
debe consultar con y sin acceso a internet. La información oculta 
encriptada se encuentra exclusivamente en la roseta de seguridad y 
no en medios alternos como marcos o imágenes adicionales que 
simulen la encripción descrita, la  información que debe mostrar es 
la siguiente:  
a) Logotipo de Profeco  
b) PROCURADURIA FEDERAL DEL CONSUMIDOR  
c) Año en curso.  
7)Contiene dos códigos de seguridad bidimensional tipo QR 
generado de forma exclusiva para PROFECO. Con dos niveles de 
lectura: el  primer nivel de lectura será de acceso público y fijo, 
cumplirá con los estándares de lectura y generación de códigos 
generalmente aceptados, por lo que puede ser leído con lectores de 
código QR estándares o con Smartphone que cuenten con cámara 
y una apl icación de lectura convencional, en este nivel únicamente 
se incluirá la dirección que el cliente solicite y deberá permitir la 
libre navegación si el dispositivo de lectura cuenta con acceso a   Lunes 8 de octubre de 2018  DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)       internet. El nivel de lectura público debe abstenerse de conte ner 
ningún tipo de información adicional a la definida como pública. El 
segundo nivel de lectura contendrá la información que el cliente 
solicite, este nivel de lectura garantiza que el código fue generado 
por una fuente autentica lo que impide alterar su contenido, la 
información  confidencial en este nivel únicamente puede ser leída 
por dispositivos autorizados a través de las llaves de acceso con 
encriptación de 128 bits y que contengan la aplicación especial de 
seguridad para decodificar la información c onfidencial, sin 
necesidad de capturar, teclear o de alguna otra manera introducir 
información adicional y así verificar la autenticidad del código, esta 
aplicación deberá estar disponible para dispositivos Smartphone o 
con sistema operativo Android e IOS.  Utilizando la aplicación 
especial de seguridad deberá aparecer simultáneamente la 
información fija del dominio público (primer nivel) y la información 
confidencial (segundo nivel). Por motivos de seguridad no se 
aceptarán códigos generados con software de  uso comercial del 
dominio público o disponible para el público en general en internet. 
Para validar el código de seguridad bidimensional tipo QR se 
presenta el dispositivo de lectura con la aplicación especial de 
seguridad propuesta la cual deberá ser cap az de leer la información 
pública y privada de manera simultánea.  
8) Modo de entrega en planillas que contienen 18 sellos de 
seguridad.  
9) Cada plantilla contendrá una sección en la parte superior que 
contendrá los datos alusivos al control de las calcoman ías: número 
de planilla, folio, código de barras, cantidad, rango de olio tipo de 
holograma y lote del mismo.  
10) Folio impreso en color negro con su correspondiente prefijo, de 
acuerdo al tipo de sello.  
 
POWER 
PROFESSIONAL 
MANAGEMENT 
(PPM)  
 APENDICE A 
(NORMATIVO)  Te Apéndice A (Normativo)  
Características técnicas del patrón medidor de energía y de la carga artificial  
A.1 Características de medidor patrón de energía portátil  
El medidor patrón de energía debe ser portátil, para utilizarse en conjunto con c arga 
artificial y el watthorímetro bajo verificación y pruebas. Debe contar con las siguientes 
características:  
Incertidumbre de medición  Igual o menor que ± 0.1 % (a 100 % y 50 % del factor 
de potencia)  
Corriente de Medición  De 1.5 A a 30 A  
Tensión de Med ición De 120 V a 240 V  
Tensión auxiliar  De 120 V a 240 V  
Frecuencia  De 45 Hz a 65 Hz  
Factor de Potencia  Unitario a 0.5, atraso o adelanto  
Temperatura de operación  de -20ºC a 70ºC  
Humedad de operación  De 40 % a 95 %  
El patrón debe contar con su calibración vigente en las variables de energía eléctrica 
activa, con trazabilidad a patrones nacionales o internaciones mediante laboratorios 
acreditados en la Norma Mexicana NMX -EC-17025 -IMNC -2006.  
Comentarios:  
Considero que el rango de frecuencia de 45Hz a 65Hz sol icitado en el Apéndice A para 
las características de medidor patrón de energía portátil esta fuera de rango, ya que el 
total de los watthorimetros utilizados en México su frecuencia nominal es de 60 Hz. Por 
lo cual considero que la frecuencia requerida par a el medidor patrón de energía portátil 
debe ser de 59Hz a 61Hz. Esto con fundamento en el CODIGO RED numeral 7.3.3 
Rangos permisibles de frecuencia en estado estable, Criterio SEA -15. Indica “En 
estado permanente el sistema debe operar y mantenerse en un rango de calidad de 
frecuencia de 60.3 a 59.7 Hertz.”  Incertidumbre de medición  Igual o menor que ± 0.1 % (a 100 % 
y 50 % del factor de potencia)  
Corriente de Medición  De 1.5 A a 30 A  
Tensión de Medición  De 120 V a 240 V  
Tensión auxiliar  De 120 V a 240 V  
Frecuencia  De 59 Hz a 61 Hz  
Factor de Potencia  Unitario a 0.5, atraso o adelanto  
Temperatura de operación  de -20ºC a 70ºC  
Humedad de operación  De 40 % a 95 %  
 POWER PROFESSIONAL MANAGEMENT (PPM)  
Con fundam ento en los artículos 47 fraccio nes I y II, 64 de la  LFMN, 
así como el 33 párrafo tercero del Reglamento de la LFMN, este 
comentario fue analizado por el CCONNSE y decidió aceptarlo 
parcialmente, debido a que, se redujo el rango de frecuencia de 58 a 
62 Hz, se consideró la generalidad de los medidores de en ergía 
eléctrica que pueden utilizarse para realizar el procedimiento de 
evaluación de la conformidad de este PROY -NOM, quedando de la 
siguiente manera:  
Apéndice A  
(Normativo)  
… 
Frecuencia de medición    De 58 Hz a 62 Hz  
…. 
ALEJANDRO 
PAVIA CAMPOS  
 APENDICE A 
(NORMATIVO)  Te Incertidumbre de medición  Igual o menor que ± 0.1 % (a 100 % y 50 % del factor 
de potencia)  
Corriente de Medición  De 1.5 A a 30 A  Incertidumbre de medición  Igual o menor que ± 0.1 % (a 100 % 
y 50 % del factor de potencia)  
Corriente de Medición  De 1.5 A a 30 A  ALEJANDRO PAVIA CAMPOS  
Con fundam ento en los artículos 47 fraccio nes I y II, 64 de la LFMN, 
así como el 33 párrafo tercero del Reglamento de la LFMN, este 
comentario fue analizado por el CCONNSE y decidió rechazarlo,       (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 8 de octubre de 2018  Tensión de Medición  De 120 V a 240 V  
Tensión auxiliar  De 120 V a 240 V  
Frecuencia  De 45 Hz a 65 Hz  
Factor de Potencia  Unitario a 0.5, atraso o adelanto  
Temperatura de operación  de -20ºC a 70ºC  
Humedad de operación  De 40 % a 95 %  
Comentarios:  
De acuerdo a la CONAGUA en su reporte de Temperatura Máxima Promedio a Nivel 
Nacional al mes de marzo se tiene 29.7ºC y por  Entidad Federativa Nayarit con 34.6ºC 
como Máximo, se debe considerar una Temperatura de operación “De -20ºC a 50ºC  Tensión d e Medición  De 120 V a 240 V  
Tensión auxiliar  De 120 V a 240 V  
Frecuencia  De 59 Hz a 61 Hz  
Factor de Potencia  Unitario a 0.5, atraso o adelanto  
Temperatura de operación  de -20ºC a 50ºC  
Humedad de operación  De 40 % a 95 %  
 debido a que, en las especificaciones técnicas del watthorímetro 
patrón se  consideró la generalidad de los medidores de energía 
eléctrica que pueden utilizarse para realizar el procedimiento de 
evaluación de la conformidad de este PROY -NOM. Por lo que se 
modificó el criterio, eliminando los valores establecidos de 
Temperatura y humedad, indicando solamente que deben mantener la 
exactitud a la temperatura y humedad ambiental de operación.  
 
AMMAC  APENDICE A 
(NORMATIVO)  Te Apéndice A (Normativo)  
Características técnicas del patrón medidor de energía y de la carga artificial  
A.1 Car acterísticas de medidor patrón de energía portátil  
El medidor patrón de energía debe ser portátil, para utilizarse en conjunto con carga 
artificial y el watthorímetro bajo verificación y pruebas. Debe contar con las siguientes 
características:  
Incertidumbr e de medición Igual o menor que ± 0.1 % (a 100 % y 50 % del factor de 
potencia)  
Corriente de Medición De 1.5 A a 30 A  
Tensión de Medición De 120 V a 240 V  
Tensión auxiliar De 120 V a 240 V  
Frecuencia De 45 Hz a 65 Hz  
Factor de Potencia Unitario a 0.5, atra so o adelanto  
Temperatura de operación de -20ºC a 70ºC  
Humedad de operación De 40 % a 95 %  
El patrón debe contar con su calibración vigente en las variables de energía eléctrica 
activa, con trazabilidad a patrones nacionales o internaciones  mediante labora torios 
acreditados en la Norma Mexicana NMX -EC-17025 -IMNC -2006.  
 
A.2 Características de la carga artificial  
Selección de parámetros: Factor de potencia, corriente y tensión  
Opciones de Factor de Potencia Unitario  
Opciones de Corriente Carga Alta 30 A; 15A  
Opciones de Corriente Carga Baja 3 A; 1.5 A  
Selector de Tensión 120 V y 240 V a 60 Hz  
Comentarios:  
En el apartado : 6.4.2 Aparatos y equipos. Se define:  
- Medidor patrón de referencia de energía con certificado de calibración vigente y con 
trazabilidad a pa trones nacionales, con una relación de exactitud de 4 a 1 o mayor  y de 
acuerdo con las características del Apéndice A.  
Dicho apéndice A es inconsistente al definir  ± 0.1 % ; ya que en caso de que el 
medidor sea electrónico, implica exactitud de Igual o men or que ± 0.5 % y en 
consecuencia la proporción de 4 a 1 corresponde a Igual o menor que ± 0.125 %  
El Capítulo V, artículo 18, fracción I,  del reglamento de la ley del servicio público de la 
energía eléctrica especifica que la frecuencia no debe rebasar del  0.8 % (59.52 - 
60.48Hz), por lo que requerir una capacidad de medición de frecuencias mucho 
mayores ó menores, es innecesario.  
En este proyecto de norma no se requieren realizar pruebas a factor de potencia que 
no sea el unitario. Por lo tanto la caracter ística a 0.5, atraso o adelanto es innecesaria.  
La temperatura de 70 º C es una temperatura a la que una persona no podría subsistir 
para operar el equipo, por ello se considera que es una característica innecesaria.  Apéndice A (Normativo)  
Características técnicas del patrón medidor de energía y de la 
carga artificial  
A.1 Características de medidor patrón de energía portátil  
El medidor patrón de energía debe ser portátil, para utilizarse en 
conjunto con carga artificial y el watthorímetro bajo verificación y 
pruebas. Debe contar con las siguientes características:  
Incertidumbre de medición Igual o menor que ± 0.125 %. (a 100 % y 
50 % del factor de potencia)  
Corriente de Medición De 1.5 A a 30 A  
Tensión de Medición De 120 V a 240 V  
Tensión auxiliar CD ó De 120 V a 240 V ± 10 % ; 60 Hz Frecuencia 
de medición De 58 Hz a 62 Hz  
Frecuencia De 45 Hz a 65 Hz  
Factor de Potencia Unitario a 0.5, atraso o adelanto  
Que mantenga la exactitud a la temperatura y  humedad ambiental 
de operación.  
Temperatura de operación de -20ºC a 70ºC  
Humedad de operación De 40 % a 95 %  
El patrón debe contar con su calibración vigente en las variables de 
energía eléctrica activa, con trazabilidad a patrones nacionales  o 
internacio nes mediante laboratorios acreditados en la Norma 
Mexicana NMX -EC-17025 -IMNC -2006.  
A.2 Características de la carga artificial  
Selección de parámetros: Factor de potencia , corriente y tensión  
Opciones de  Factor de Potencia Unitario  
Opciones de Corriente Car ga Alta 30 A; 15A  
Opciones de Corriente Carga Baja 3 A; 1.5 A  
Selector de Tensión 120 V y 240 V a 60 Hz  
 AMMAC  
Con fundamento en los artículos 47 y 64 de la LFMN, así como el 33 
párrafo tercero del Reglamento de la LFMN, este comentario fue 
analizado por e l CCONNSE y decidió aceptarlo parcialmente, ya que 
también se modifica patrón medidor de energía por patrón de trabajo 
quedando de la siguiente manera:  
Apéndice A  
(Normativo)  
Características técnicas del patrón de trabajo y de la carga 
artificial  
A.1 Carac terísticas de patrón de trabajo.  
El patrón de trabajo de energía debe ser portátil, para utilizarse 
en conjunto con carga artificial y el watthorímetro bajo pruebas. Debe 
contar con las siguientes características:  
Incertidumbre de medición  Igual o menor qu e ± 0.125 %  
Corriente de Medición  De 1.5 A a 30 A  
Tensión de Medición  De 120 V a 240 V  
Tensión auxiliar CD o  De 120 V a 240 V ± 10 %; 60 Hz  
Frecuencia de medición    De 58 Hz a 62 Hz  
Factor de Potencia  Unitario  
Que mantenga la exactitud a la temperatura y humedad ambiental 
de operación.  
El patrón debe contar con su calibración vigente en las variables 
de energía eléctrica activa, con trazabilidad a patrones nacionales 
mediante laboratorios acreditados en la Norma Mexicana NMX -EC-
17025 -IMNC -2006 (véase 2 Ref erencias normativas).  
A.2 Características de la carga artificial  
Selección de parámetros: Corriente y tensión  
Factor de Potencia  Unitario  
Opciones de Corriente  
Carga Alta  30 A; 15A  
Opciones de Corriente  
Carga Baja  3 A; 1.5 A  
Selector de Tensión  120 V y 240  V a 60 Hz   Lunes 8 de octubre de 2018  DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)       Acotar la calibración a laboratorios na cionales desarrolla la industria Mexicana, además 
de ser consistentes con:  
6.4.2 Aparatos y equipos.  
Debe utilizarse el equipo indicado a continuación para verificar el watthorímetro en 
campo, listado a continuación:  
 Medidor patrón de referencia de energ ía con certificado de calibración vigente y con 
trazabilidad a patrones nacionales , con una relación de exactitud de 4 a 1 o mayor y de 
acuerdo con las características del Apéndice A.  
El factor de potencia a utilizar, es solo el unitario,  por lo tanto no r equiere ser 
seleccionable  
 
ALEJANDRO 
PAVIA CAMPOS  APENDICE B 
(NORMATIVO)  Ed Formato de Prueba de verificación  
Comentarios:  
NMX -EC-17020 -IMNC -2014, 7.3.2 El informe o dictamen de verificación debe permitir 
internamente identificar al verificador o a los verificadores que  realizaron la verificación  Informe de Verificación  ALEJANDRO PAVIA CAMPOS  
Con fundam ento en los artículos 47 fraccio nes I y II, 64 de la LFMN, 
este comentario fue analizado por el CCONNSE y decidió aceptarlo 
parcialmente ya que también se utiliza el térmi no Dictamen, quedando 
de la siguiente manera:  
Apéndice B  
(Informativo)  
Dictamen/Informe de verificación  
EMA  APENDICE B 
(INFORMATIVO)  Te Apéndice B  
(Informativo)  
Formato de Prueba de verificación  
 
Comentarios:  Apéndice B  
(Informativo)  
Dictamen/Informe de verificación  
 
 EMA  
Con fundam ento en los artículos 47 fraccio nes I y II, 64 de la LFMN, 
este comentario fue analizado por el CCONNSE y decidió a ceptarlo, 
quedando de la siguiente manera:  
Apéndice B  
(Informativo)  
Dictamen/Informe de verificación        (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 8 de octubre de 2018  Se debe de modificar lo relacionado con Revis ión por constatación, UVIM por UVA, 
eliminar la división de distribución, agregar las pruebas para cargas inductivas, error 
relativo por error ponderado y el rango de porcentaje (90 % y 110%) por ± 10%, 
finalmente modificar CFE por distribuidor, ya que son  los términos necesarios para el 
buen entendimiento del PROY -NOM.  
 
 
 
Ciudad de México, a 28 de agosto de 2017 .- El Director General de Normas y Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalizaci ón de la Secretaría  de 
Economía, Alberto Ulises Esteban Marina .- Rúbrica.