DOF: 05/03/2015  
NORMA Oficial Mexicana NOM -007-NUCL -2014, Requerimientos de seguridad radiológica que 
deben ser observados en los implantes permanentes de material radiactivo con fines terapéuticos 
a seres humanos.  
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos. - Secretaría de 
Energía.  
 
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM -007-NUCL -2014, REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD 
RADIOLÓGICA QUE DEBEN SER OBSERVADOS EN LOS IMPLANTES PERMANENTES DE MATERIAL 
RADIACTIVO CON FINES TERAPÉUTI COS A SERES HUMANOS.  
La Secretaría de Energía, por conducto de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y 
Salvaguardias, con fundamento en los artículos 17 y 33 fracción XIII de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal; 1, 4, 18 fracción III, y 50 fracciones I y XI de la Ley Reglamentaria 
del Artículo 27 Constitucional en Materia Nuclear; 1, 38 fracciones II y III, 40 fracciones I y XVII, 41, 
43, 47 fracción IV y 51 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 28 y 34 del Reglamento 
de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 1, 2, 3, 4, 162, 164, 165, 170, 172 y 173 del 
Reglamento General de Seguridad Radiológica; y 2 inciso F, fracción I, 40 y 42 fracciones VIII y XII 
del Reglamento Interior de la Secretaría de Energía, y  
CONSID ERANDO  
Primero. Que con fecha 27 de junio de 2014, el Comité Consultivo Nacional de Normalización de 
Seguridad Nuclear y Salvaguardias publicó en el Diario Oficial de la Federación el Proyecto de 
modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM -007-NUCL -1994, Requerimientos de seguridad 
radiológica que deben ser observados en los implantes permanentes de material radiactivo con 
fines terapéuticos a seres humanos, a efecto de recibir comentarios de los interesados.  
Segundo. Que transcurrido el plazo de 60 días a  que se refiere el artículo 47 fracción I de la Ley 
Federal sobre Metrología y Normalización para recibir los comentarios mencionados en el 
considerando anterior, el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad Nuclear y 
Salvaguardias analizó l os comentarios recibidos y, en los casos que estimó procedente realizó las 
modificaciones al proyecto en cita.  
Tercero. Que con fecha 6 de enero de 2015, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las 
respuestas a los comentarios antes referidos, en cumplimiento a lo previsto por el artículo 47 
fracción III de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.  
Cuarto. Que en atención a lo expuesto en los considerandos anteriores y toda vez que el Comité 
Consultivo Nacional de Normalización de Segurid ad Nuclear y Salvaguardias otorgó la aprobación 
respectiva, se expide la siguiente:  
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM -007-NUCL -2014, REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD  
RADIOLÓGICA QUE DEBEN SER OBSERVADOS EN LOS IMPLANTES PERMANENTES DE MATERIAL  RADIACTIVO CON FINES TER APÉUTICOS A SERES HUMANOS  
PREFACIO  
En la elaboración de la presente Norma Oficial Mexicana participaron representantes de las 
siguientes dependencias, instituciones, asociaciones y empresas:  
SECRETARÍA DE ENERGÍA  
-      Unidad de Asuntos Jurídicos / Direcc ión de Estudios y Consultas.  
-      Dirección General de Distribución y Abastecimiento de Energía Eléctrica y Recursos Nucleares.  
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES  
-      Dirección General de Marina Mercante.  
-      Dirección General de Autotransp orte Federal.  
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN  
-      Dirección General de Vinculación, Innovación y Normatividad en Materia de Protección Civil.  
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
-      Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas.  
SECRETARÍA DE SALUD  
-      Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, Ismael Cosío Villegas.  
-      UMAE Hospital de Oncología CMN Siglo XXI, IMSS.  
  
SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL  
-      Dirección General de Seguridad y Salud en el Trabajo.  
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD  
-      Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas.  
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES NUCLEARES  
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL  
-      Escuela Superior de Física y Matemáticas.  
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO  
-      Hospital Regional Lic. Adolfo López Mateos.  
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO  
-      Instituto de Ciencias Nucleares.  MÉDICA SUR , S.A.B. DE C.V  
ASESORÍA ESPECIALIZADA DE SERVICIOS CORPORATIVOS (AESC), S.A. DE C.V.  
ASESORES EN RADIACIONES, S.A.  
ASOCIACIÓN MEXICANA DE ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS, A.C.  
ASOCIACIÓN MEXICANA DE FÍSICA MÉDICA, A.C.  
RADIACIÓN APLICADA A LA INDUSTRIA, S.A. DE C .V. 
SERVICIOS A LA INDUSTRIA NUCLEAR Y CONVENCIONAL, S.A. DE C.V.  
SERVICIOS INTEGRALES PARA LA RADIACIÓN, S.A. DE C.V.  
SOCIEDAD MEXICANA DE SEGURIDAD RADIOLÓGICA, A.C.  
SOCIEDAD MEXICANA DE RADIOTERAPEUTAS, A.C.  
ÍNDICE  
0.     Introducción  
1.     Objetivo  
2.     Campo de aplicación  
3.     Referencias  
4.     Definiciones  
5.     Requisitos para el alta de pacientes con implantes de material radiactivo  
6.     Conservación de registros  
7.     Concordancia con normas internacionales y normas mexicanas  
Apéndice A  (Normativo)  
Apéndice B (Normativo)  
Apéndice C (Informativo)  
8.     Bibliografía  
9.     Evaluación de la conformidad  
10.   Observancia  
  
11.   Vigencia  
0.    Introducción  El uso de material radiactivo en el tratamiento de padecimientos oncológicos en medic ina, ha 
demostrado plenamente su beneficio.  
La utilización de radionúclidos en Braquiterapia, requiere del establecimiento de medidas de 
seguridad radiológica adecuadas para garantizar la protección del personal de la instalación, del 
paciente y del públic o en general.  
En cumplimiento con lo establecido en el artículo 170 del Reglamento General de Seguridad 
Radiológica, en la presente Norma Oficial Mexicana se establecen los requisitos para dar de alta a 
pacientes con implantes permanentes de material radia ctivo.  
1. Objetivo  
Establecer los requisitos para dar de alta a los pacientes a quienes se les ha implantado en forma 
permanente material radiactivo con fines terapéuticos, de tal forma que se mantenga la seguridad 
radiológica del público en general.  
2. Ca mpo de aplicación  
La presente norma es de aplicación en las instalaciones radiactivas donde se coloquen implantes 
permanentes de material radiactivo con fines terapéuticos.  
3. Referencias  
3.1 NOM -008-SCFI -2002, Sistema General de Unidades de Medida.  
4. Def iniciones  
4.1 Alta de un paciente: Situación en la que ya no es necesaria la permanencia de un paciente en 
una instalación controlada haciendo posible que el paciente abandone tal instalación.  
4.2 Factor de ocupación: Fracción de tiempo que una persona se encuentra en un área adyacente 
a un paciente con implantes permanentes de material radiactivo.  
5. Requisitos para el alta de pacientes con implantes de material radiactivo  
5.1 El Encargado de Seguridad Radiológica debe registrar la información correspondiente en el 
Apéndice A (NORMATIVO)  
5.2 Se podrá autorizar el alta del paciente si la actividad del material radiactivo implantado es 
menor o igual a la indicada en la columna  2 de la Tabla 1, o si la rapidez de equivalente de dosis 
medido es menor o igual al valor indicado en la columna 3 de la Tabla 1; o  
5.3 Si el equivalente de dosis calculado para cualquier persona cercana al paciente es igual o 
menor a 5 mSv.  
5.4 Para calc ular el equivalente de dosis a cualquier persona cercana al paciente debe utilizarse la 
siguiente ecuación:  
 
  En el Apéndice C (INFORMATIVO) se muestran ejemplos para el cálculo de equivalente de dosis a 
cualquier persona cercana al paciente, utilizando l a fórmula anterior.  
5.5 En el caso de convivencia con embarazadas, el equivalente de dosis calculada no deberá 
exceder 1 mSv durante todo el embarazo.  
5.6 En el caso de convivencia con niños el equivalente de dosis no deberá exceder 1 mSv.  
5.7 Las restricc iones señaladas en el Apéndice B (NORMATIVO) para asegurar la protección 
radiológica se aplicarán durante el tiempo establecido en la columna 7 de la Tabla 1.  
5.8 El Encargado de Seguridad Radiológica o el médico que realiza el implante permanente de 
mater ial radiactivo, debe explicar en forma clara y precisa al paciente, a sus familiares o a 
personas que vivan con él, las medidas de protección radiológica pertinentes durante la 
convivencia con una persona que tiene un implante permanente de material radiac tivo, en función 
de la vida media de cada radionúclido. El Encargado de Seguridad Radiológica debe recomendar la 
inhumación en caso de fallecimiento del paciente si no ha transcurrido el tiempo indicado en la 
columna 6 de la Tabla 1, dependiendo del radion úclido utilizado. Si el radionúclido es distinto a los 
indicados en la Tabla 1, considerando solamente radionúclidos utilizados en implantes 
permanentes de material radiactivo, se calculará el valor de 10 vidas medias, mismo que será el 
tiempo adecuado par a recomendar la cremación.  
Tabla 1. Características de los radionúclidos más usados para implantes permanentes de material  
radiactivo y restricciones de tiempo.  
 
5.9 En el Apéndice A (NORMATIVO) se describen los aspectos de Seguridad Radiológica para el al ta 
del paciente que deben ser explicados por el Encargado de Seguridad Radiológica o el médico que 
realiza el implante permanente de material radiactivo.  
5.10 En el Apéndice B (NORMATIVO) se indican las instrucciones que deben observar los familiares 
y dem ás personas que convivan con el paciente. Este documento deberá ser llenado por el 
Encargado de Seguridad Radiológica. El original de este documento se entregará al paciente en el 
momento del egreso y se mantendrá una copia en el expediente clínico.  
6. Con servación de registros  
6.1 El Apéndice A (NORMATIVO) y una copia del Apéndice B (NORMATIVO), debidamente llenados, 
deben formar parte del expediente clínico y conservarse por un plazo mínimo de 5 años contados 
a partir de la fecha del último acto médico, c onforme a lo establecido en la Norma Oficial 
Mexicana NOM -004-SSA3 -2012, "Del expediente clínico".  
7. Concordancia con normas internacionales y normas mexicanas  
No es posible establecer concordancia con normas internacionales, ni con normas mexicanas, por 
no existir referencia al momento de elaborar la presente norma.  
APÉNDICE A  (NORMATIVO)  
INFORMACIÓN REFERENTE A LA SEGURIDAD RADIOLÓGICA PARA EL ALTA DE PACIENTES QUE  
TIENEN UN IMPLANTE PERMANENTE DE MATERIAL RADIACTIVO  
Nombre del 
Paciente:_________________ _______________________________________Edad:_______  
Dirección: 
____________________________________________________________________________  
Radionúclido:_________________ Actividad al momento del alta del 
paciente:______________________  
Rapidez del equival ente de dosis a 1 m de distancia:___________________ mSv/h  
Nombre de la persona entrevistada (familiar): 
________________________________________________  
Descripción de la vivienda: 
_______________________________________________________________  
________________________________________________________________________________
_____  
________________________________________________________________________________
_____  
Descripción en caso de multifamiliares, respecto a posible proximidad con 
vecinos:__ _________________ 
________________________________________________________________________________
_____  
________________________________________________________________________________
_____  
Familiares y personas que conviven con el paciente (nombres, paren tesco y edades):  
________________________________________________________________________________
_____  
________________________________________________________________________________
_____  
___________________________________________________________________ _____________
_____  
Marcar temas discutidos:  
  
  A.1. Manejo de fuentes expulsadas por el paciente.  
  
  
  
  
  
A.2. Importancia de camas separadas.  
  
  
  
  
  
A.3. Importancia de la distancia, especialmente en el caso de niños y embarazadas.  
  
  
  
  
  
A.4. Cuidados durante la actividad sexual.  
  
  
  
  
  
A.5. Procedimiento a seguir en caso de hospitalización o muerte del paciente (cirugías pélvicas, 
cremación).  
  
  
Distintivo 
expedido:_____________________________________________________________________  Carnet o pulsera de identificación: 
_________________________________________________________  
  
  
  
  
  
  
FECHA  
  
NOMBRE Y FIRMA DEL MÉDICO QUE REALIZA  
EL IMPLANTE  
  
NOMBRE Y FIRMA DEL ENCARGADO DE  
SEGURIDAD RADIOLÓGICA  
  
APÉNDICE B (NORMATIVO)  
INSTRUCCION ES PARA LA FAMILIA DE PACIENTES DADOS DE ALTA CON IMPLANTES  
PERMANENTES DE MATERIAL RADIACTIVO  
Nombre del 
paciente:____________________________________________________________________  
Nombre del hospital en el que se administró el 
implante:________________________________________  
_______________________________________________________Teléfono:_________________
_____  
Fecha en la que se administró el 
implante:______________________________ _____________________  
Radionúclido:____________________ Actividad al momento del alta del 
paciente:___________________  
Rapidez del equivalente de dosis a 1 m al darlo de alta____________ mSv/h  
Cuidados al paciente por el cónyuge u otra persona:  ___________ _____________________________________________________________________
_____  
________________________________________________________________________________
_____  
Precauciones para niños o mujeres embarazadas:  
________________________________________________ ________________________________
_____  
________________________________________________________________________________
_____  
Precauciones para dormir:  
________________________________________________________________________________
_____  
____________________ ____________________________________________________________
_____  
Cuidados sobre la actividad sexual:  
________________________________________________________________________________
_____  
____________________________________________________________________ ____________
_____  
Si el paciente será hospitalizado por otro padecimiento, o si ocurre su fallecimiento, notifique 
inmediatamente a las personas siguientes:  
Nombre del médico que colocó el 
implante:__________________________________________________  
Teléfon o:________________________________________________________________________
_____  
Nombre: 
______________________________________________________________________________  
Teléfono:________________________________________________________________________
_____  
Si requiere más información llamar a: 
_______________________________________________________  
MUESTRE ESTE DOCUMENTO A CUALQUIER MÉDICO QUE ATIENDA AL PACIENTE POR OTROS  
PADECIMIENTOS.  
DESPUÉS DEL (DÍA/MES/AÑO) YA NO SE REQUIEREN PRECAUCIONES ESPECIALES SOBR E SEGURIDAD RADIOLÓGICA.  
  
FECHA  
  
FIRMA DEL ENCARGADO DE SEGURIDAD RADIOLÓGICA  
   
Debido a que la dosis calculada es menor a 5 mSv, sí cumple con la restricción de dosis para el alta 
del paciente, establecida en el numeral 5.3; sin embargo deberá evitarse el contacto cercano por 
tiempo prolongado con niños y embarazadas, durante el tiem po indicado en la Tabla 1, columna 7.  
8. Bibliografía  
8.1 MÉXICO, LEYES, ETC. (1988) Reglamento General de Seguridad Radiológica. Diario Oficial de la 
Federación, 22 de noviembre de 1988.  
8.2 INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY (2011) General Safety Require ments Part 3. 
International Basic Safety Standards.  
8.3 INTERNATIONAL COUNCIL ON RADIATION PROTECTION (2005) Radiation Safety Aspects of 
Brachitherapy for Prostate Cancer using Permanently Implanted Sources. Publication 98.  
8.4 U.S. NUCLEAR REGULATORY COMM ISSION (1997) Release of Patients Administered 
Radioactive Materials. Regulatory Guide 8.39.  
  
8.5 NATIONAL COUNCIL ON RADIATION PROTECTION (2006) Management of Radionuclide 
Therapy Patients. Report 155.  
9. Evaluación de la Conformidad  
9.1 La evaluación de  la conformidad de la presente Norma Oficial Mexicana se realizará por parte 
de la Secretaría de Energía a través de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias 
y/o por las personas acreditadas y aprobadas en los términos de la Ley Federal so bre Metrología y 
Normalización y su Reglamento.  
9.2 La evaluación de la conformidad incluirá lo siguiente:  
9.2.1 Revisión documental del Apéndice A (NORMATIVO) y Apéndice B (NORMATIVO) de la 
presente norma, y  
9.2.2 Verificación del procedimiento de medició n de la rapidez de equivalente de dosis a 1 m del 
paciente, o del cálculo del equivalente de dosis a personas cercanas al paciente, de acuerdo con lo 
establecido en el numeral 5.  
10. Observancia  La presente norma es de observancia obligatoria en todo el te rritorio nacional, y corresponde a la 
Secretaría de Energía, por conducto de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, 
la vigilancia de su cumplimiento.  
11. Vigencia  
La presente Norma Oficial Mexicana modifica y sustituye a la NOM -007-NUCL -1994, 
Requerimientos de seguridad radiológica que deben ser observados en los implantes permanentes 
de material radiactivo con fines terapéuticos a seres humanos, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 4 de marzo de 1996, y entrará en vigor a los sesenta días naturales contados a partir 
del día siguiente de que sea publicada como Norma Oficial Mexicana en el Diario Oficial de la 
Federación.  
Sufragio Efectivo. No Reelección.  
México, D.F., a 27 de noviembre de 2014. - El Presidente del Comité Cons ultivo Nacional de 
Normalización de Seguridad Nuclear y Salvaguardias y Director General de la Comisión Nacional de 
Seguridad Nuclear y Salvaguardias, Juan Eibenschutz Hartman. - Rúbrica.