Český metrologický institut  
Okružní 31, 638 00  Brno  
 
Manažerské shrnutí pro EK (není součástí tohoto právního předpisu)  
Měřidla a měřicí systémy protečeného množství kapalin jiných než voda nebo než zkapalněné plyny – 
výdejní stojany na kapalinu do ostřikovačů jsou v  ČR uváděny na trh a do provozu podle směr nice 
2014/32/EU (MID). Po uvedení do provozu jsou předmětem národní metrologické regulace – 
ověřování ve stan ovených lhůtách. Předmětem tohoto notifikovaného předpisu je pouze ověřování 
měřidel již uved ených do provozu. Předpis se netýká ani uvádění na trh , ani uvádění do provozu.  
Požadavky uplatňované na tato měřidla v  provozu jsou plně kompatibilní s  MID a jsou dále založeny 
na doporučeních OIML R 117.  
Některé zde uvedené parametry jsou vlastnostmi měřidla jako nového a zde se uvádějí pouze proto, 
že jeji ch zachování v  provozu je předmětem vizuální či jiné kontroly v  rámci ověření.  
(Konec manažerského shrnutí.)  
 
Vyřizuje: Mgr. Tomáš Hendrych  
                                                                                              Telefon: 545 555 414  
 
 
V E Ř E J N Á   V  Y H L Á Š K A  
 
Český metrologický institut (dále jen „ČMI“), jako orgán věcně a místně příslušný ve věci 
stanovování metrologických a technických požadavků na stanovené měřidlo a stanovování zkoušek při 
schvalování typu a při ověřování stanoveného měřidla dle § 14 odst. 1 zákona č. 505/1990 Sb.,  
o metrologii, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o metrologii“), a dle ustanovení § 172  
a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ SprŘ“), 
zahájil z moci úřední dne 8. 3. 201 7 správní řízení dle § 46 SprŘ, a na základě podkladů vydává tento:  
 
I. 
N Á V  R H   O P A T Ř E N Í   O B E C N É   P O V A H Y  
číslo: 0111 -OOP -C084-17 
kterým se stanovují metrologické a technické požadavky na sta novená měřidla, včetně 
metod zkoušení pro ověřování stanovených měřidel:  
 „měřidla a měřicí systémy protečeného množství kapalin jiných než voda nebo než zkapalněné 
plyny – výdejní stojany na kapalinu do ostřikovačů “ 
 
Toto opatření obecné povahy stanovuje metrologické a technické požadavky na měřidla a měřicí sestavy 
protečeného množství kapalin jiných než voda nebo než zkapalněné plyny, konkrétně výdejní stojany na 
kapalinu do ostřikovačů , které se uplatní po uvedení na trh nebo do provozu při jejich ověřo vání. Tyto Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C084-17 
2 požadavky jsou v  souladu s požadavky nařízení vlády č.  120/2016  Sb., o posuzování shody měřidel při 
jejich dodávání na trh, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení vlády o  měřidlech“)1. 
Na výdejní stojany na kapalinu do ostřikovačů , jejichž typ byl schválen podle zákona o metrologii, ve 
znění účinném do 30. října 2006, tedy ve stavu před implementací směrnice Evropského parlamentu  
a Rady 20 04/22/ES, v platném  znění, do českého právního řádu, se při ověřování uplatňují 
metrologické požad avky, které byly rozhodné pro jejich uvedení do oběhu.  
Toto opatření obecné povahy se nevztahuje na měřidla protečeného množství kryogenních kapalin, 
stlačeného zemního plynu (CNG), zkapalněného zemního plynu (LPG) , vodného roztoku močoviny 
pod komerčním n ázvem „ AdBlue“ a pohonných hmot.  
1   Základní pojmy  
Pro účely tohoto opatření obecné povahy platí termíny a definice podle VIM a VIML2 a dále uvedené 
termíny a definice.  
1.1 
měřidla a měřicí sestavy protečeného množství kapalin jiných než voda nebo než 
zkapalněné plyny  
měřidla pro měření proteklého objemu nebo hmotnosti různých kapalin mimo vodu a zkapaln ěných 
plynů  
1.2 
výdejní stojan na kapalinu do ostřikovačů ( dále jen „výdejní stojan“ )  
měřicí systém určený pro doplňování kapaliny do ostřikovačů do spec iálních nádrží dopravních 
prostředků  
1.3 
výdejní pistole   
ručně ovládaná součást  výdejního stojanu, kter á řídí průtok kapaliny do ostřikovačů  během procesu 
jejího vydávání; zah rnuje výtokový nástavec a automatický uzavírací mechanismus  
1.4 
přerušitelný měř icí systém   
měřicí systém lze považovat za přerušitelný, jestliže proudění kapaliny lze snadno a  rychle zast avit  
1.5 
obchodní transakce   
závazkový vztah, při kterém výsledek měření slouží jako základ pro cenu k  zaplacení, přičemž je dnou 
ze stran zapojenýc h do transakce vztažené k  měření je zákazník a všechny strany akceptují výsl edek 
měření zí skaný v  daném čase a místě  
                                                      
1  Tímto nařízením vlády je do české legislativy implementována směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2014/32/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkaj ících se dodávání 
měřidel na trh.  
2  TNI 01 0115 Mezinárodní metrologický slovník – Základní a všeobecné pojmy a přidružené termíny (VIM)  
a Mezinárodní slovník termínů v legální metrologii (VIML) jsou součástí sborníku technické harmonizace 
„Terminologie v oblasti metrologie“ veřejně dostupného na www.unmz.cz.  Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C084-17 
3 2   Metrologické požadavky  
Metrologické požadavky jsou založeny na požadavcích nařízení vlády o měřidlech a na požadavcích 
doporučení OIML  R 117-13. 
Na měřidla se při ověřování uplatňují metrologické požadavky, které byly rozhodné pro jejich uvedení 
do oběhu.  
2.1   Stanovené pracovní podmínky  
2.1.1    Rozsah teploty okolí  
Výdejní stojany musí řádně pracovat v  rozsahu teploty okolí specifikovan ém výrobcem jako ro zsah 
pracovních teplot, který musí být alespoň −25 °C až +55 °C.  
2.1.2    Rozsah průtoku  
Rozsah průtoku měřicího systému specifikovaný výrobcem musí být v  mezích rozsahu průtoku každ é 
jeho součásti, zejména průt okoměru.  
Minimální požadov aný poměr průtoků Qmax : Qmin výdejního stojanu je 4  : 1. 
2.1.3    Měřená kapalina  
Měřená kapalina musí být specifikována názvem nebo druhem, jejichž fyzikální vlastnosti jsou určeny 
a obecně známy , nebo musí být specifikována přímo uvedením rozsahů relevan tních fyzikálních 
vlastností, se kterými výrobci tyto kapaliny dodávají, jako je např. rozsah hustoty nebo viskozity, 
rozsah teplot či rozsah tlaků.  
2.2   Měřicí rozsah  
2.2.1    Měřicí rozsah průtoku  
Výdejní stojany musí splňovat požadavky na největší dovo lené chyby v  celém měřicím rozsahu 
průtoku specifikovaném výrobcem.  
2.2.2    Nejmenší odměr ( mmq )  
Nejmenší odměr kapaliny , pro jehož měření je  měřicí systém  určen,  je vyjádřen ve tvaru 1×  10n, 
2× 10n anebo 5×  10n měřicích jednotek objemu nebo hmotnosti, př ičemž n je kladné nebo záporné celé 
číslo nebo n ula. 
Nejmenší odměr výdejního stojanu nesmí být menší , než je největší z nejmenší ch odměrů jakékoliv 
jeho součásti.  
2.3   Klasifikace přesnosti výdejních stojanů  
2.3.1    Třída přesnosti výdejních stojanů  
Pro výdej kapaliny do ostřikovačů  se používají výdejní stojany třídy přesnosti 0,5 dané největší 
dovolenou chybou měřicího systému.  
2.3.2    Největší dovolené chyby  
Pro objemy rovnající se dvěma litrům nebo větší jsou největší dovolené chyby uvedeny v  tabulc e 1. 
Tabulka  1 – Největší dovolené chyby pro V ≥ 2 litry 
                                                      
3  OIML R 117 -1 „Dynamic measuring systems for liquids other than water. Part 1: Metrological and technical 
requirements“ – veřejně dostupný na www.oiml.org  Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C084-17 
4 --- Největší dovolená chyba  
Měřicí systémy (A)  
(výdejní stojany)  0,5 % 
Měřidla (B)  
(samostatná měřidla objemu j ako součásti 
k použití do výdejní ho stojanu)  0,3 % 
 
 
 
 
 
 
Pro objemy menší než dva l itry jsou největší dovolené chyby uvedeny v  tabulce 2.  
Tabulka  2 – Největší dovolené chyby pro V < 2 litry 
Měřený objem  V Největší dovolená chyba  
V < 0,1 L 4× hodnota v  tabulce  1 použitá na 0,1  L 
0,1 L ≤ V < 0,2 L 4× hodnota v  tabulce  1 
0,2 L ≤ V < 0,4 L 2× hodnota v  tabulce  1 použitá na 0,4  L 
0,4 L ≤ V < 1 L 2× hodnota v  tabulce  1 
1 L ≤ V < 2 L hodnota v  tabulce  1 použitá na 2  L 
 
Bez ohledu na měřené množství je velikost největší dovolené chyby dána jako větší z následujících 
dvou hodnot:  
a) absolutní h odnota největší dovolené chyby uvedené v  tabulce  1 nebo v  tabulce  2, 
b) absolutní hodnota největší dovolené chyby pro nejmenší odměr Emin. 
Pro nejmenší odměry rovné dvěma litrům nebo větší platí následující podmínky:  
Podmínka  1:  Emin musí splňovat podmínku: Emin ≥ 2R, kde  R je nejmenší hodnota dílku indikačního 
zařízení.  
Podmínka  2:  Emin je dáno vztahem: Emin = (2·mmq )  (A/100), kde mmq  je nejmenší odměr a A je 
číselná hodnota pro měřicí systémy (A) , uvedená  v tabulce  1. 
Pro nejmenší odměry , menší než dva l itry, platí výše uvedená podmínka  1 a Emin je rovno dvojnásobku 
hodnoty uvedené v  tabulce 2  pro měřicí systémy (A) z tabul ky 1. 
U měřicího systému a jednotlivých měřidel nesmí docházet ke zneužívání největší dovolené chyby ani 
k systematickému zvýhodňování  jedné ze stran.  Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C084-17 
5 3   Technické požadavky  
Technické požadavky jsou založeny na požadavcích nařízení vlády o měřidlech a na požadavcích 
doporučení OIML R 117 -13. 
Na měřidla se při ověřování uplatňují technické požadavky, které byly ro zhodné pro jejich uvede ní do 
oběhu.  
3.1   Konstrukce výdejního stojanu  
Měřicí systém, který tvoří výdejní stojan, se musí skládat minimálně z  těchto hlavních částí:  
 měřidlo protečeného množství ; 
 počítací a indikační zařízení ; 
 dělící bod, zpravidla realizovaný výdejní pistolí ; 
 hydraulický okruh . 
Další součásti, které slouží ke správné funkci systému : 
 elektromagnetický ventil,  
 čerpadlo,  
 odlučovač.  
Měřicí systém může být vybaven dalšími pomocnými a přídavnými zařízeními  potřebnými pro 
správný chod výdejního stojanu.  
3.2   Požadavky  na konstrukci výdejního stojanu  
Další pomocná zařízení mohou být částí počítadla výdejního stojanu nebo měřidla , nebo mohou být 
připojena k  počítadlu pomocí rozhraní.  
Výdejní stojan může být sacím systémem s  instalovaným čerpadlem nebo určen k  připojení 
k externímu čerpacímu systému. V  případě, že výdejní stojan obsahuje čerpadlo, musí být instalován 
odlučovač plynů bezprostředně před vstupem do měřidla.  
Výdejní stojany na kapalinu do ostřikovačů musí být vybaveny nulovacím zařízením počítadla 
objemu.  
Poku d obsahují i počítadlo ceny, toto musí být možné vynulovat.  
Nulovací zařízení počítadla ceny a počítadla objemu musí být uspořádané tak, aby vynulování jednoho 
z nich automaticky vedlo k  vynulování druhého počítadla.  
Počítadlo objemu a ceny nesmí být možné  vynulovat v průběhu výdeje.  
Zahájení nového měření musí být znemožněno, dokud počítadla nejsou vynulována.  
Pokud má výdejní stojan vlastní čerpadlo poháněn é elektromotorem , musí být vybaven zařízením, 
které po zastavení elektromotor u brání jakémukoliv da lšímu výdeji paliva až do vynulování počítadla 
objemu.  
Pokud může být během výdeje použita pouze jedna výdejní pistole a následně musí být pro ukončení 
procesu výdeje zavěšena , další výdej musí být blokov án, dokud není vynulováno indikační zařízení.  
Pokud mohou být použity dvě nebo více výdejních pistolí současně nebo střídavě, a následně musí být 
použité výdejní pistole zavěšeny, další výdej musí být blokovaný, dokud není vynulováno indikační  
zařízení.  
Výše uvedené požadavky neplatí, pokud je použita pomo cná ruční pumpa.  
Pokud je měřicí systém vybaven tiskárnou, musí být spojena s  nulovacím zařízením počítadla objemu. 
Toto uspořádání musí umožňovat kontrolu vytisknutého pln icího listu jeho porovnáním s  údajem 
počítadla. Indikované množství zobrazené na ind ikačním zařízení nesmí být během tisku změněno.  Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C084-17 
6 Výdejní stojany musí být v provedení s přerušitelnou činností.  
Po selhání elektrického napájení musí elektronický displej pokračovat v zobrazování:  
 minimálně 15 minut spojitě a automaticky po selhání hlavního  elektrického napájení , nebo  
 celkem alespoň 5 minut v  jedné nebo několika etapách ovládaných ručně během jedné hod iny 
po selhání.  
Výdejní stojan musí být konstruován tak, aby p o výpadku elektrického proudu na dobu delší než 
15 sekund  nebylo možno  pokračova t v přerušeném výdeji.  
3.3   Samoobslužné uspořádání s výdejními stojany  
Údaje poskytované výdejním stojanem musí zůstat přístupné pro strany zapojené do obchodní 
transakce až do jejího vyrovnání.  
Pokud samoobslužné uspořádání slouží pro dva nebo více výd ejních stojanů, každý z nich musí být 
vybaven identifikačním číslem, které je součástí každého údaje, který poskytuje samoobslužný výdejní 
stojan. U samoobslužného uspořádání nesmí být údaje indikačního zařízení výdejního stojanu, 
tiskárny a displeje paměť ového zařízení odlišné.  
Pokud  přenos dat mezi výdejním stojanem a samoobslužným zařízením má formu impulzů, všechny 
údaje poskytnuté samoobslužným zařízením nesmí vykazovat žádné vzájemné rozdíly pro žádnou 
měřenou veličinu týkající se stejného měření. Úda je poskytnuté samoobslužným zařízením se nesmí 
odchýlit od každého z údajů výdejního stojanu o více než jeden dílek nebo o větší ze dvou dílků, 
pokud se liší.  
Tiskárna  samoobslužného uspořádání nesmí reprodukovat údaje výdejního stojanu jako rozdíl mezi 
dvěma vytištěnými hodnotami.  
Způsob platby anebo provozní režim se nesmí měnit před ukončením aktuálního měření. 
Samoobslužné uspořádání včetně podmínek jasně určujících provozní metody musí být n avrženo tak, 
aby zákazník měl přístup alespoň k jednomu primár nímu údaji z výdejního stojanu  pro zákazníka , a to 
minimálně do ukončení transakce, aby si zákazník mohl překontrolovat dodané množství a cenu. 
Pokud samoobslužné uspořádání průběžně shrnuje vydané objemy kapaliny pro různé registrované 
zákazníky, hodnota dílku používané ho pro tyto součty nesmí  mít vliv na nejmenší odměr.  
3.4   Obslužný provozní režim  
Pokud je naměřený údaj zobrazován pouze na indikačním zařízení výdejního stojanu, musí být toto 
zařízení vybaveno nápisem, zřetelně viditelným pro zákazníka, který uvádí, že příslušný výdejní stojan 
může zpřístupnit jen provozovatel po ukončení aktuální obchodní transakce, a že v případě sporu se 
považuje za správný údaj na indikačním zařízení.  
V obslužném provozním režimu se vypořádání transakce uskuteční před  tím, než zákazník opustí 
místo výdeje. Operace měření končí v okamžiku vyrovnání transa kce. 
3.5   Ochrana proti neoprávněné manipulaci  
Na výdejním stojanu je nezbytný počet míst pro umístění úřední značky.  
Výdejní stojan je konstruován tak, aby bez viditelného poškození úřední značky nebyl umožněn zásah 
do měřicího nebo indikačního  zařízení, který by mohl ovlivnit správnost měření.  
4   Značení  
4.1   Označení výdejního stojanu  
Každý výdejní stojan musí být opatřen zvláštním štítk em, obsahujícím alespoň následující informace : Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C084-17 
7 a) jméno nebo obchodní značku výrobce ; 
b) označení typu výdejního stojanu ; 
c) výrobní číslo a rok výroby ; 
d) minimální průtok Qmin a maximální průtok Qmax; 
e) minimální (pokud je potřebný) a maximální provozní tlak ; 
f) nejmenší odměr ( Vmin); 
g) název nebo druh měřené kapaliny, případně rozsah relevantních charakteri stik; 
h) minimální a maximální teplota měřené kapaliny ; 
i) minimální a maximální teplota okolního prostředí ; 
j) mechanická a elektromagnetická třída okolní ho prostředí ; 
k) jmenovitá hodnota napětí střídavého zdroje a mezní hodnota napětí stejnosměrného zdroje ; 
l) třída přesnosti ; 
m) číslo certifikátu schválení typu, pokud existuje , nebo označení shody ; 
n) identifikace poloh jednotlivých výdejních míst.  
Tento štítek musí  být pevně připojen ke konstrukci výdejního stojanu na viditelném místě  
a zaplombován.  
Všechny údaje na štítku na výdejním stojanu musí být čitelné.  
4.2   Označení součástí výdejního stojanu  
Každá samostatná metrologicky relevantní součást výdejního stoj anu, jako je snímač průtoku, m ěřicí 
převodník, počítadlo nebo odlučovač plynů, obsahuje alespoň (např. v  podobě dalšího štítku) 
následující informace:  
 výrobní číslo,  
 jméno nebo obchodní značku výrobce,  
 číslo certifikátu schválení typu, pokud existuje,  
 další relevantní charakteristiky pro konkrétní typ zařízení.  
Všechny údaje na štítku na součásti musí být nesmazatelné, neodstranitelné a čitelné.  
4.3   Označení na indikačním zařízení  
Indikační zařízení musí obsahovat následující  údaje:  
 jednotku „Litr“ nebo značku „L“, „l“ nebo „dm3“ následující za indikací množství,  
 jednotku národní měny (Kč) v  blízkosti indikace ceny k  zaplacení,  
 jednotku např. „Kč/L“, „Kč/Litr“ nebo „Kč/dm3“ v blízkosti indikace jednotkové ceny,  
 informaci o nejmenším odměru.  
5   Schvalován í typu měřidla  
Výdejní stojany jsou uváděny na trh a do provozu s  posouzením shody podle nařízení vlády 
o měřidlech1, a proto nepodléhají schvalování typu.  
6   Prvotní ověření  
Výdejní stojany jsou uváděny na trh a do provozu s  posouzením shody podle naříz ení vlády 
o měřidlech1, a proto nepodléhají prvotnímu ověření . Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C084-17 
8 7   Následné ověření  
7.1   Všeobecně  
Při následném ověřování, tj. každém ověření měřidla provedeném po uvedení na trh , se provádí 
následovné činnosti a zkou šky: 
a) vizuální prohlídka,  
b) zkouška pře snosti,  
c) zkoušky pomocných a přídavných zařízení.  
U výdejních stojanů s  více samostatnými výdejními místy se zkouškám podrobí všechna výdejní místa 
samostatně a tyto zkoušky se jednotlivě vyhodnotí. Výdejní stojany se dvěma rozsahy se nejprve ověří 
pro nižš í rozsah a následně se zkouška rozšíří o  zkoušku největšího dosažitelného průtoku.  
U paralelního zapojení dvou snímačů průtoku se  zkouší nejprve oba snímače průtoku samostatně, 
a následně se provede zkouška celé sestavy (paralelního zapojení) ve všech třec h stanovených 
průtocích.  
Výdejní stojany s  jednou hydraulickou měřicí částí a  více výdejními místy (Satelit) se podrobí 
zkouškám podle běžného zkušebního programu a na závěr se provede zkouška při maximálním 
dosažite lném průtoku z  každého dalšího výdejníh o místa (z každé satelitní výdejní pistole).  
Výdejní stojany jsou zkoušeny kapalinou, pro jejíž měření jsou určeny, pokud není v  certifikátu  
o schválení typu nebo v  dokumentaci posouzení shody uv edeno jinak.  
7.2   Zkušební vybavení  
Zkušební zařízení, se k terým se provádí zkoušky přesnosti, musí mít rozšířenou nejistotu měření 
menší než 1/5 ne jvětší dovolené chyby podle článku 2.3.2 , tabulky 1. 
7.3   Vizuální prohlídka  
Při vizuální prohlídce výdejního stojanu se posuzuje, zda:  
 měřidlo předložené k  ověření a  jeho součásti se shodují se schváleným typem nebo 
s provedením měřidla, u kterého byla prohlášena shoda v  rámci uvedení na trh , a pozornost 
musí být věnována kontrole ozn ačení ve smyslu kapitoly 4 ; 
 měřidlo a jeho součásti včetně pryžových hadic nejsou mec hanicky poškozeny nebo kovové 
části nenesou stopy koroze.  
Pokud měřidlo nevyhoví požadavkům vizuální prohlídky, dále se n ezkouší.  
7.4   Zkouška přesnosti výdejního stojanu  
Zkouška přesnosti výdejního stojanu a jeho měřidel se provádí objemovou metodou, pře puštěním 
stanoveného množství kapaliny do etalonové odměrné nádoby při stanoveném průtoku.  
Zkušební průtoky se stanoví podle následujících rovnic : 
Q1 = (1 až 1,1)× Qmin, 
Q2 = (0,22 až 0,28)× Qmax, 
Q3 = (0,6 až 1)× Qmax. 
V každém ze tří zkušebních průtoků se vypočítají chyby měření zkoušeného výdejního stojanu.  
Zkušební množství kapaliny při zkoušce přesnosti musí být alespoň  1 000× dílek indikačního zařízení.  
Výdejní stojan vyhověl zkoušce přesnosti, jestliže žádná z  relativních odchylek indikovaného obje mu 
nepřekročí největší dovolenou chybu uvedenou v  článku 2.3.2.  Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C084-17 
9 Pokud všechny skutečné chyby měření mají stejné znaménko, musí mít ke splnění požadavku článku 
2.3.2 alespoň jedna z chyb měření při typickém průtoku v  rozsahu 0,25 ·Qmax až Qmax hodnotu menší 
než polovina největší dovolené chyby.  
7.5   Zkoušky pomocných a přídavných zařízení  
Kontroluje se správná funkce pomocných a přídavných zařízení, pokud je jimi výdejní stojan vybaven. 
Příslušná zkouška se provede pouze jednou . Zkoušky pomocných a přídavný ch zařízení se mohou 
kombinovat se zkouškou přesnosti.  Následující zkoušky se provádí v  případě, že jsou pro výdejní 
stojan relevantní a zařízení se používá pro závazkové vztahy.  
7.5.1    Zkouška nulování  
Odečtou se hodnoty počítadla objemu a případně ceny  po vynulování výdejního stojanu.  
Residuální indikovaná hodnota po vynulování nesmí být větší než polovina minimální specifikované 
odchylky objemu Emin u počítadel se spojitým zobrazováním.  
Počítadla s nespojitým zobrazováním musí po vynulování indikovat n ulu bez dvojznačností.  
7.5.2    Zkouška součtového počítadla  
Stanoví se rozdíl mezi údajem součtového počítadla a údajem indikačního  zařízení, které se vztahují 
ke stejnému měření. Údaj součtového počítadla se stanoví jako rozdíl jeho počátečního a konečnéh o 
stavu.  
Rozdíl těchto údajů se nesmí navzájem lišit o víc než o jeden dílek součtového počítadla.  
7.5.3    Zkouška počítadla ceny  
U výdejních stojanů s mechanickým počítadlem se zkouška musí provést alespoň pro dvě jednotkové 
ceny při maximálních a minimá lních otáčkách počítadla.  
U výdejních stojanů s  elektronickým počítadlem se zkouška provede pro maximální jednotkovou 
cenu. Porovnává se cena indikovaná s  cenou vypočtenou jako součin indikovaného objemu  
a jednotkové ceny.  
Při ověřování výdejních stojanů  se zkouška provede jen pro aktuálně používanou jednotkovou cenu.  
Rozdíl mezi zobrazenou cenou a cenou vypočtenou z  ceny za jednotku a indikovaného množství 
nesmí být větší než cena odpovídající Emin. 
7.5.4    Zkouška přídavného počítadla objemu  
Porovnají se údaje indikované přídavnými počítadly  objemu s údaji indikačního  zařízení, vztahujícími 
se ke stejnému měření.  
Rozdíl těchto údajů se nesmí navzájem lišit o víc než o jeden dílek stupnice, který je největším z dílků 
stupnic porovnávaných zařízení.  
7.5.5    Zkouška předvolby  
Provede se odměr pomocí předvolby objemu nebo ceny a stanoví se rozdíl mezi předvoleným 
množstvím a množstvím indikovaným počítadlem objemu nebo ceny na konci měření . 
U měřidel v  předplatném nebo v  předem objednaném režimu tento rozdíl  nesmí překročit nejmenší 
specifikovanou odchylku objemu Emin nebo cenu odpovídající této odchylce.  
7.5.6    Zkouška samoobslužného zařízení  
Provede se odměr pomocí samoobslužného zařízení a stanoví se rozdíl mezi předvoleným množstvím 
a množstvím indikovan ým počítadlem objemu nebo ceny na konci měření.  
Výsledky se od sebe navzájem nesmí lišit. V  případě měřidel v  předplatném nebo v  předem 
objednaném režimu se na samoobslužné zařízení aplikují i požadavky na předvolbu.  Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C084-17 
10 7.5.7    Zkouška tiskárny  
Porovnají se údaje z tiskárny s údaji indikačního zařízení, vztahujícími se ke stejnému měření.  
Rozdíl těchto údajů se nesmí navzájem lišit o víc než o jeden dílek indikačního zařízení.   
8   Přezkoušení měřidla  
Při přezkušování měřidel podle §  11a zákona o metrologii na žádost osoby, která může být dotčena 
jeho nesprávným měřením, budou provedeny všechny zkoušky dle kapitoly  7, u kterých je to 
technicky proveditelné; poslední věta článku 7.3 se nepoužije .  
Jako největší dovolené chyby se uplatní dvojnásobek  největších dovolených chyb dle kapitoly 7.  
9   Oznámené normy  
ČMI oznámí pro účely specifikace metrologických a technických požadavků na měřidla a pro účely 
specifikace metod zkoušení při schvalování jejich typu a ověřování, vyplývajících z  tohoto opatření 
obecné pov ahy, české technické normy, další technické normy nebo technické dokumenty 
mezinárodních , popřípadě zahraničních organizací, nebo jiné technické dokumenty obsahující 
podrobnější technické požadavky (dále jen „oznámené normy“). Seznam těchto oznámených nore m 
s přiřazením k  příslušnému opatření oznámí ČMI společně s  opatřením obecné povahy veřejně 
dostupným způsobem (na webových stránkách www.cmi.cz ). 
Splnění oznámených norem nebo splnění jejich částí se považuje v  rozsahu a za podmínek 
stanovených tímto opatřením obecné povahy za splnění těch požadavků stanovených tímto opatřením, 
k nimž se tyto normy nebo jejich části vztahují.  
Shoda s oznámenou normou je jedním ze způsobů, jak prokázat splnění požadavků.  Tyto požadavky 
mohou být splněny i jiným technickým řešením garantujícím stejnou nebo vyšší úroveň ochrany 
oprávněných zájmů.  
II. 
O D Ů V  O D N Ě N Í  
ČMI vydává podle § 14 odst. 1 písmeno j) zákona o metrologii k provedení § 6 odst. 2, § 9 odst. 1 a 9  
a § 11a odst. 3 zákon a o metrologii toto opatření obecné povahy, kterým se stanovují metrologické  
a technické požadavky na stanovená měřidla a zkoušky při ověřování stanovených měřidel – „měřidla 
a měřicí systémy protečeného množství kapalin jiných než voda nebo než zkapalněn é plyny – výdejní 
stojany na kapalinu do ostřikovačů “.  
Vyhláška č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající 
schválení typu, ve znění pozdějších předpisů, zařazuje v příloze Druhový seznam stanovených měřidel 
uved ený druh měřidel pod položkou 1.3.12  a mezi měřidla podléhající schvalování typu a povinnému 
ověřování.  
Tento předpis (Opatření obecné povahy) bude oznámen v souladu se směrnicí Evropského parlamentu 
a Rady (EU) č. 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti 
technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti.  
 Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C084-17 
11 III. 
P O U Č E N Í  
V souladu s  ustanovením §  172 odst.  l ve spojení s  ustanovením §  39 odst.  l SprŘ stanovuje ČMI lhůtu 
pro uplatnění připomínek do 30 d nů od data vyvěšení na úřední desce. K připomínkám podaným po 
této lhůtě se nepřihlíží.  
Dotčené osoby se tímto vyzývají k  uplatnění připomínek k  tomuto návrhu opatření obecné povahy. 
S ohledem na ustanovení §  172 odst.  4 SprŘ se připomínky podávají v  písemné podobě a musí 
splňovat náležitosti podání podle §  37 SprŘ.  
Připomínky musí mít náležitosti uvedené v §  37 odst.  2 SprŘ, musí být patrno, kdo je činí, proti 
kterému opatření obecné povahy směřují, v  jakém rozsahu ho napadají a v  čem je spatřován rozpor 
s právními předpisy nebo nesprávnost opatření obecné povahy nebo řízení, jež mu předcházelo, které 
věci se týkají a co se navrhuje, musí obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určeno, a  podpis 
osoby, která je činí.  
Do podkladů návrhu opatření obecn é povahy je možné nahlédnout u Českého metrologického 
institutu, Úsek pro legální metrologii, Okružní 31, 638 00 Brno, a to po telefonické dohodě.  
Tento návrh opatření obecné povahy bude zveřejněn po dobu 15 dnů.  
 
 
 
 
 
 
 ...…………………………..............  
 RNDr. P avel Klenovský  
 generální ředitel  
 
 
 
Za správnost vyhotovení: Mgr. Tomáš Hendrych  
 
Vyvěšeno dne:  12. 4. 2018  
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení:  ....................................................  
 
Sejmuto dne:   
Podpis oprávněné osoby, potvrzuj ící sejmutí:  ....................................................