Jueves 11 de octubre de 2012  DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)     1 
SEGUNDA SECCION  
PODER EJECUTIVO  
SECRETARIA DE SALUD  
NORMA Oficial Mexicana NOM -241-SSA1 -2012, Buenas prácticas de fabricación para establecimientos dedicados 
a la fabricación de dispositivos médicos . 
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos. - Secretaría de Salud.  
MIKEL ANDONI ARRIOLA PEÑALOSA, Comisionado Federal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios y Presidente  del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Regulación y Fomento Sanitario, 
con fundamento en los artículos 39 de la Ley Orgánica de la Admi nistración Pública Federal; 4 de la Ley 
Federal de Procedimiento Administrativo;  3 fracciones XXIII y XXIV,  17 Bis fracciones I, II, III, VI y VII, 194 
fracción II, 194 Bis, 195, 197, 201, 210, 212, 213 y 214, de la Ley General de Salud; 38 fracción II, 40  
fracciones I, V y XI, 41, 44, 46 y 47 fracción IV de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 28  del 
Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 9, 11, 15, 100, 102 y 111 del Reglamento de 
Insumos para la Salud; 2 literal C frac ción X, y 36 del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud; y 3 
fracciones I literal b y II y 10 fracciones IV y VIII del Reglamento de la Comisión Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios , y 
CONSIDERANDO  
Que en cumplimiento a lo previsto e n el artículo 46 fracción I de la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización, el Subcomité de Insumos para la Salud presentó el 27 de abril de 2011 al Comité Consultivo 
Nacional de Normalización de Regulación y Fomento Sanitario, el anteproyecto de la pr esente Norma Oficial 
Mexicana.  
Que con fecha del 15 de noviembre de 2011, en cumplimiento del acuerdo del Comité y de lo previsto en 
el artículo 47 fracción I de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, se publicó en el Diario Oficial de 
la Federac ión el proyecto de la presente norma, a efecto de que dentro de los siguientes sesenta días 
naturales posteriores a dicha publicación, los interesados presentarán sus comentarios al Comité Consultivo 
Nacional de Normalización de Regulación y Fomento Sanita rio. 
Que con fecha previa, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, la respuesta a los comentarios 
recibidos por el mencionado Comité, en los términos del artículo 47 fracción III de la Ley Federal sobre 
Metrología y Normalización.  
Que en atenc ión a las anteriores consideraciones, contando con la aprobación del Comité Consultivo 
Nacional de Normalización de Regulación y Fomento Sanitario, tengo a bien expedir y ordenar la publicación 
en el Diario Oficial de la Federación de la Norma Oficial Mexi cana NOM -241-SSA1 -2012, Buenas Prácticas de 
Fabricación para establecimientos dedicados a la fabricación de dispositivos médicos . 
PREFACIO  
En la elaboración de la presente norma participaron las siguientes Dependencias, Instituciones  y 
Organismos:  
SECRETA RIA DE SALUD.  
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.  
Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud.  
CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL.  
Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud.  
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.  
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO.  
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO.  
Facultad de Química.  
Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico.  
Programa Universitario de Investiga ción en Salud.  
INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL.  2     (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Jueves 11 de  octubre de 2012  
Escuela Superior de Ciencias Biológicas.  
Escuela Superior de Medicina.  
CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA TRANSFORMACION.  
Sector Industrial Médico.  
CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA FARMACEUTICA.  
Sección de P roductos Auxiliares para la Salud.  
Sección de Reactivos y Sistemas de Diagnóstico.  
CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE ACEITES, GRASAS, JABONES Y DETERGENTES.  
CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE PRODUCTOS COSMETICOS.  
ACADEMIA NACIONAL DE CIENCIAS FARMACEUTIC AS, A.C.  
ASOCIACION FARMACEUTICA MEXICANA, A.C.  
COLEGIO NACIONAL DE QUIMICOS FARMACEUTICOS BIOLOGOS MEXICO, A.C.  
PRODUCCION QUIMICO FARMACEUTICA, A.C.  
ASOCIACION MEXICANA DE LABORATORIOS FARMACEUTICOS, A.C.  
ASOCIACION MEXICANA DE INDUSTRIAS INNOVADORAS DE DISPOSITIVOS MEDICOS, A.C.  
INDICE  
0. Introducción  
1. Objetivo y campo de aplicación  
2. Referencias  
3. Definiciones  
4. Símbolos y abreviaturas  
5.  Clasificac ión de los dispositivos médicos  
6. Organización de un establecimiento  
7. Personal  
8. Documentación  
9. Diseño y construcción de un establecimiento dedicado a la producción, acondicionamiento, 
almacenamiento y distribución de dispositivos médicos  
10. Control de la fabricación  
11. Equipo de fabricación  
12. Manejo de producto fuera de especificaciones (produ cto no conforme)  
13. Devoluciones y quejas  
14. Retiro de producto del mercado  
15. Validación  
16. Estudios de estabilidad  
17.  Control de cambios  
18. Desviaciones  
19. Auditorías técnicas  
20. Destrucción y destino final de residuos contaminantes y/o peligros os 
21. Concordancia con normas internacionales y mexicanas  
22. Bibliografía  Jueves 11 de octubre de 2012  DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)     3 
23. Observancia de la norma  
24. Evaluación de la conformidad  
25.  Vigencia  
Apéndice normativo A  
0. Introducción  
La salud es un factor de suma importancia para el bienestar y desarr ollo social de la comunidad, por lo que 
corresponde al Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Salud, establecer los requisitos que se deben 
cumplir durante el proceso de fabricación de los dispositivos médicos que garanticen la calidad y funcionali dad 
de los mismos.  
La implementación de las Buenas Prácticas de Fabricación (BPF) es parte fundamental de un sistema de 
gestión de la calidad el cual es una decisión estratégica de la Organización; el diseño e implementación  del 
mismo está influenciado po r el producto fabricado, proceso empleado, tamaño y estructura de la 
Organización.  
La Secretaría de Salud ejercerá el control sanitario en los establecimientos de fabricación, almacenes de 
acondicionamiento y distribución de dispositivos médicos siguiendo los criterios establecidos en esta Norma 
Oficial Mexicana.  
1. Objetivo y campo de aplicación  
1.1 Objetivo  
Esta norma establece los requisitos que deben reunir los procesos, desde el diseño de la instalación, 
desarrollo, obtención, preparación, mezclado, pr oducción, ensamblado, manipulación, envasado, 
acondicionamiento, estabilidad, análisis, control, almacenamiento y distribución de los dispositivos médicos  
comercializados en el país, por el tipo de insumo de que se trate; y tiene por objeto asegurar que és tos 
cumplan consistentemente con los requerimientos de calidad y funcionalidad para ser utilizados por el 
consumidor final o paciente.  
1.2 Campo de aplicación  
Esta norma es de observancia obligatoria en el territorio nacional, para todos los establecimient os 
dedicados al proceso de dispositivos médicos comercializados en el país.  
2. Referencias  
Para la correcta aplicación de  esta norma , se sugiere consultar las siguientes Normas Oficiales Mexicanas 
vigentes o las que en su caso las sustituyan:  
2.1 Norma Ofi cial Mexicana NOM -137-SSA1 -2008, Etiquetado de dispositivos médicos.  
2.2 Norma Oficial Mexicana NOM -073-SSA1 -2005, Estabilidad de fármacos y medicamentos (modifica a la 
NOM -073-SSA1 -1993, Estabilidad de medicamentos, publicada el 3 agosto de 1996).  
2.3 Norma Oficial Mexicana NOM -026-STPS -2008, Colores y señales de seguridad e higiene,  e 
identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías.  
2.4 Norma Oficial Mexicana NOM -020-STPS -2002, Recipientes sujetos a presió n y calderas –
Funcionamiento -Condicio nes de seguridad.  
2.5 Norma Oficial Mexicana NOM -005-STPS -1998, Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en 
los centros de trabajo para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas.  
2.6 Norma Oficial Mexicana NOM -002-SEMARNAT -1996, Que establece los límites máximos permisibles 
de contaminantes en las descargas de aguas residuales a los sistemas de alcantarillado.  
2.7 Norma Oficial Mexicana NOM -062-ZOO -1999, Especificaciones técnicas para la producción, cuidado  y 
uso de los animales de laboratorio.  
2.8 Norma Oficial Mexicana  NOM -052-SEMARNAT -2005, Que establece las características, el 
procedimiento de identificación, clasificación y los listados de los residuos peligrosos.  
2.9 Norma Oficial Mexicana  NOM -028-NUCL -2009, Man ejo de desechos radiactivos en instalaciones 
radiactivas que utilizan fuentes abiertas.  4     (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Jueves 11 de  octubre de 2012  
2.10 Norma Oficial Mexicana  NOM -003-NUCL -1994, Clasificación de instalaciones o laboratorios que 
utilizan fuentes abiertas.  
2.11 Norma Oficial Mexicana NOM -007-NUCL -1994, Requerimientos de seguridad radiológica que deben 
ser observados en los implantes permanentes de material radiactivo con fines terapéuticos a seres humanos.  
2.12 Norma Oficial Mexicana NOM -087- SEMARNAT -SSA1 -2002, Protección Ambiental –Salud ambiental –
Residuos pel igrosos biológico -infecciosos –Clasificación y especificaciones de manejo.  
3. Definiciones  
Para efectos de esta norma se entiende por:  
3.1 Acabado sanitario , a la terminación que se le da a las superficies interiores de las áreas con la 
finalidad de evitar la acumulación de partículas viables y no viables y facilitar su limpieza.  
3.2 Acción correctiva , acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra 
situación indeseable con el objeto de prevenir su recurrencia.  
3.3 Acció n preventiva , acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra 
situación potencial no deseada para prevenir su ocurrencia . 
3.4 Acondicionamiento , a las operaciones  necesarias por las que un producto a granel debe pasar para 
llega r a su presentación como producto terminado.  
3.5 Aguas residuales , a las descargadas resultantes de las actividades relacionadas con la fabricación, 
en los términos como se indica en la Norma Oficial Mexicana a que se refiere el punto 2.6 del apartado 2, 
referencias.  
3.6 Almacenamiento , a la conservación de insumos, producto a granel, semiprocesado y terminado del 
dispositivo médico que se conservan en áreas con condiciones establecidas de acuerdo a su naturaleza.  
3.7 Análisis de riesgo,  al método para eval uar con anticipación los factores que pueden afectar la 
funcionalidad de: sistemas, equipos, procesos o calidad de insumos y producto.  
3.8 Area , al cuarto o conjunto de cuartos y espacios diseñados y construidos bajo especificaciones 
definidas.  
3.9 Area as éptica , al área diseñada, construida y mantenida con el objeto de tener dentro de límites 
preestablecidos el número de partículas viables y no viables en superficies y medio ambiente.  
3.10 Area limpia, lugar en el que debe ser controlado el número de partí culas viables y no viables con 
condiciones de humedad, presión y temperatura establecidas para una situación particular.  
3.11 Auditoría , al proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias y 
evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el nivel en que se cumplen los criterios establecidos.  
3.12 Bioterio , al área especializada en el mantenimiento, control y/o reproducción de diversas especies de 
animales destinadas para la realización de pruebas de laboratorio.  
3.13 Buenas p rácticas de fabricación , al conjunto de lineamientos y actividades relacionadas entre sí, 
destinadas a garantizar que los dispositivos médicos elaborados tengan y mantengan los requisitos de 
calidad, seguridad, eficacia, efectividad y funcionalidad para su  uso. 
3.14 Calibración , al conjunto de operaciones que determinan, bajo condiciones especificadas, la relación 
entre los valores indicados por un instrumento o sistema de medición, o los valores representados por una 
medición material y los valores conocid os correspondientes a un patrón de referencia.  
3.15 Calidad , al cumplimiento de especificaciones establecidas para garantizar la aptitud de uso.  
3.16 Calificación de la ejecución o desempeño , a la evidencia documentada de que las instalaciones, 
sistemas, y  equipos se desempeñan cumpliendo los criterios de aceptación previamente establecidos.  
3.17 Calificación de la instalación , a la evidencia documentada de que las instalaciones, sistemas,  y 
equipos se han instalado de acuerdo a las especificaciones de dis eño previamente establecidas.  
3.18 Calificación del diseño , a la evidencia documentada que demuestra que el diseño propuesto de las 
instalaciones, sistemas y equipos es conveniente para el propósito proyectado.  
3.19 Calificación operacional , la evidencia d ocumentada que demuestra que el equipo, las instalaciones 
y los sistemas operan consistentemente, de acuerdo a las especificaciones de diseño establecidas.  
3.20 Capacitación, a las actividades encaminadas a proporcionar o reforzar conocimientos en el perso nal. Jueves 11 de octubre de 2012  DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)     5 
3.21 Certificado de análisis,  al documento que avala que el producto ha sido probado antes de su 
liberación de la planta para garantizar su seguridad, eficacia, calidad y funcionalidad una vez que ha 
demostrado el cumplimiento con los parámetros de ac eptación establecidos con base al tipo de producto y su 
nivel de riesgo. Debe incluir  el número de lote o de serie, las especificaciones y resultado del producto 
terminado emitido por el fabricante, o copia de un certificado de análisis emitido por un labo ratorio autorizado 
y firmado por el responsable de aseguramiento de la calidad o por el responsable sanitario del establecimiento 
que solicita el Registro Sanitario en México.  
3.22 Componente , a cualquier material o ingrediente utilizado en la fabricación de un dispositivo médico, 
presente en el producto final.  
3.23 Condiciones de almacenamiento , a las requeridas para preservar o conservar las características de 
calidad de los insumos, producto a granel, semiprocesado y terminado.  
3.24 Condiciones dinámicas , a aquellas en donde la instalación se encuentra funcionando en el modo 
operativo definido y con el número especificado de personal.  
3.25 Condiciones estáticas , a aquellas en donde la instalación se encuentra operando con el equipo de 
producción completo pero sin personal presente.  
3.26 Contaminación , a la presencia de entidades físicas, químicas o biológicas indeseables.  
3.27 Contaminación cruzada, a la presencia de entidades físicas, químicas o biológicas indeseables, 
procedentes de un proceso o producto  diferente.  
3.28 Control de cambios , a la evaluación y documentación de los cambios que impactan la calidad, 
desempeño o el funcionamiento del dispositivo médico.  
3.29 Criterios de aceptación , a las condiciones, especificaciones, estándares o intervalos pr edefinidos 
que deben cumplirse.  
3.30 Desviación (no conformidad),  al no cumplimiento de un requisito previamente establecido.  
3.31 Dispositivo médico , a la sustancia, mezcla de sustancias, material, aparato o instrumento 
(incluyendo el programa de informát ica necesario para su apropiado uso o aplicación), empleado solo o en 
combinación en el diagnóstico, monitoreo o prevención de enfermedades en humanos o auxiliares en el 
tratamiento de las mismas y de la discapacidad, así como los empleados en el reemplazo , corrección, 
restauración o modificación de la anatomía  o procesos fisiológicos humanos. Los dispositivos médicos 
incluyen a los productos de las siguientes categorías: equipo médico, prótesis, órtesis, ayudas funcionales, 
agentes de diagnóstico, insumos de uso odontológico, materiales quirúrgicos, de curación y productos 
higiénicos.  
3.32 Envase o empaque primario , a los elementos del sistema de envase que estén en contacto directo 
con el dispositivo médico.  
3.33 Envase secundario , a los elementos que form an parte del empaque en el cual se comercializa el 
dispositivo médico y que no están en contacto directo con él.  
3.34 Especificación , a los parámetros de calidad, sus límites o criterios de aceptación, y la referencia de 
los métodos a utilizar para su dete rminación . 
3.35 Estabilidad , a la capacidad de un dispositivo médico de permanecer dentro de las especificaciones 
de calidad establecidas, en el envase primario que lo contiene o secundario cuando éste sea una condición 
esencial para su vida útil.  
3.36 Est erilidad , a la ausencia de microorganismos viables.  
3.37 Estudios de estabilidad , a las pruebas que se efectúan a un dispositivo médico para determinar el 
periodo de caducidad o vida útil y las condiciones de almacenamiento bajo la influencia de diversos f actores.  
3.38 Estudios de estabilidad acelerada , a los que contemplan condiciones extremas de 
almacenamiento, para incrementar la velocidad de degradación química, biológica o cambios físicos que un 
dispositivo médico puede sufrir durante el tiempo de expo sición establecido en el estudio correspondiente y 
poder establecer una fecha tentativa de caducidad o vida útil, así como las condiciones de almacenamiento.  
3.39 Estudios de estabilidad a largo plazo , a los estudios diseñados bajo condiciones de 
almacenam iento establecidas durante el periodo de caducidad, evaluando las características  de 
funcionamiento, físicas, químicas, biológicas o microbiológicas del dispositivo médico para demostrar que 
cumple con las especificaciones de calidad.  6     (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Jueves 11 de  octubre de 2012  
3.40 Etiqueta , a tod o marbete, rótulo, inscripción, marca o imagen gráfica que se haya escrito, impreso, 
estarcido, marcado, marcado en relieve o en hueco grabado, adherido o precintado en cualquier material 
susceptible de contener el dispositivo médico incluyendo el envase m ismo.  
3.41 Expediente de lote , al conjunto de documentos que demuestran que un lote de dispositivo médico 
fue fabricado y controlado de acuerdo al Documento Maestro.  
3.42 Expediente legal , al conjunto de documentos que demuestran que el dispositivo médico cumple con 
las regulaciones vigentes emitidas por la Secretaría de Salud.  
3.43 Documento maestro, al documento autorizado que contiene la información para realizar y controlar 
las operaciones de los procesos y actividades relacionadas con la fabricación de  un producto.  
3.44 Fabricación , a las operaciones involucradas en la producción y acondicionamiento de un dispositivo 
médico desde la recepción de materiales hasta su liberación como producto terminado.  
3.45 Fecha de caducidad , a la fecha que indica el fin  del periodo de vida útil del dispositivo médico y que 
se calcula a partir de la fecha de fabricación, esterilización o calibración del mismo.  
3.46 Inspección , a la evaluación de la conformidad por medio de medición, ensayo/prueba o comparación 
con patrone s acompañada de un dictamen . 
3.47 Insumos , a todas aquellas materias primas, componentes para ensamble, material de envase 
primario, material de acondicionamiento y producto que se reciben en un establecimiento.  
3.48 Limpieza , al proceso para la disminució n de partículas no viables a niveles establecidos.  
3.49 Lote, a la cantidad específica de cualquier materia prima o insumo (para la salud), que haya sido 
elaborada en un ciclo de producción, bajo condiciones equivalentes de operación y durante un periodo 
determinado.  
3.50 Lote piloto , a la cantidad de un dispositivo médico elaborado por un procedimiento representativo 
que simule al de producción.  
3.51 Manual de Calidad , al documento que describe el Sistema de Gestión de la Calidad de un 
establecimiento.  
3.52 Maquila , al proceso o etapa de un proceso involucrado en la fabricación de un dispositivo médico, 
realizado por un establecimiento diferente del titular del registro sanitario o fabricante ; puede ser nacional, 
internacional, temporal o permanente.  
3.53 M ateria prima , a la sustancia, material o componente de cualquier origen que se use para la 
fabricación de un dispositivo médico.  
3.54 Muestra , a la parte o porción extraída de un conjunto por métodos que permiten considerarla como 
representativa del mismo.  
3.55 Muestra de retención , a la cantidad suficiente de materias primas o producto para llevar a cabo dos 
análisis completos, excepto prueba de esterilidad.  
3.56 Número de lote o de serie , a la combinación numérica o alfanumérica que identifica específicam ente 
un lote.  
3.57 Orden de producción , a la copia de la orden o fórmula maestra de producción a la cual se le asigna 
un número de lote , se utiliza como guía  y registro de las operaciones efectuadas en  la producción de un lote 
de dispositivo médico.  
3.58 O rden de acondicionamiento , a la copia de la fórmula o lista maestra de acondicionamiento a la 
cual se le asigna un número de lote (puede ser el mismo al de la orden de producción) y se utiliza como guía y 
registro de las operaciones efectuadas en el acondi cionamiento de un lote de dispositivo médico.  
3.59 Partículas viables , a cualquier partícula que bajo condiciones ambientales apropiadas puede 
reproducirse.  
3.60 Peor escenario , a la condición o conjunto de condiciones que abarcan límites y circunstancias 
superiores e inferiores de un proceso, que poseen la mayor oportunidad de provocar una falla en el dispositivo 
médico o en el proceso del mismo cuando se compara con las condiciones establecidas.  
3.61 Plan Maestro de Validación , al documento que esquematiz a las actividades a desarrollar para 
calificar los elementos del proceso y posteriormente validar los procesos.  
3.62 Procedimiento Normalizado de Operación (PNO) , al documento que contiene las instrucciones 
necesarias para llevar a cabo de manera reproduci ble una operación.  Jueves 11 de octubre de 2012  DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)     7 
3.63 Procedimiento de acondicionamiento , al documento que contiene las instrucciones detalladas para 
transformar un producto a granel en producto terminado.  
3.64 Procedimiento de producción , al documento que contiene las instrucciones de talladas para 
transformar las materias primas, materiales o componentes en dispositivos médicos a granel previo a su 
acondicionamiento en el empaque destinado para su comercialización.  
3.65 Producción , a las operaciones involucradas en el procesamiento de materias primas, materiales o 
componentes para transformarlas en dispositivo médico a granel para su acondicionamiento en el empaque 
destinado para su comercialización.  
3.66 Producto a granel , al producto colocado en un envase de cualquier naturaleza y cuy o contenido 
puede ser variable, el cual puede ser sometido a diversas etapas antes de convertirse en producto terminado.  
3.67 Programa de monitoreo ambiental , al plan conforme al cual se lleva a cabo la vigilancia del nivel de 
partículas viables y no viabl es en el ambiente . 
3.68 Protocolo del estudio de estabilidad , al documento en donde se establece el diseño del estudio 
relativo a pruebas y criterios de aceptación, características del lote, manejo de las muestras, condiciones del 
estudio (frecuencia de an álisis, temperatura, humedad o luz), métodos analíticos y materiales de envase.  
3.69 Queja , a toda observación de no satisfacción proveniente de un cliente interno o externo, relacionada 
con la calidad y funcionalidad del producto.  
3.70 Rastreabilidad o tr azabilidad , a la capacidad de reconstruir la historia, localización de un elemento, 
un componente o de una actividad, utilizando los registros como evidencia.  
3.71 Reacondicionado , al cambio de empaque de cualquier dispositivo médico, siempre y cuando se 
garantice la calidad del mismo.  
3.72 Referencia cruzada,  a la cita de otros documentos que sirven de referencia, apoyo o complemento  a 
otro. 
3.73 Registro , al documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades 
desempeñadas.  
3.74 Rendimiento final , a la cantidad de dispositivo médico terminado obtenido al final del proceso de 
fabricación.  
3.75 Rendimiento teórico , a la cantidad de dispositivo médico que será obtenida a través de un proceso.  
3.76 Retención temporal (Cuarentena) , a la acción por la que los productos, materias primas o 
materiales de envase primario y de acondicionamiento se retienen temporalmente, con el fin de verificar si se 
encuentran dentro de las especificaciones de calidad establecidas y la regulación corresp ondiente.  
3.77 Reproceso , a la acción por la que se somete un lote total o parcial, a la repetición de una etapa 
previa del proceso validado de producción debido a desviaciones en las especificaciones predeterminadas.  
3.78 Retrabajo , a la acción por la que  se somete un lote total o parcial a una etapa adicional al proceso de 
producción debido a desviaciones en las especificaciones predeterminadas . 
3.79 Revalidación , a la repetición de la validación del proceso para proveer un aseguramiento de que los 
cambio s en el proceso/equipo introducidos de acuerdo con los procedimientos de control de cambios no 
afecten adversamente las características del proceso y la calidad del producto.  
3.80 Sanitización , al proceso de disminución de partículas viables por medio de a gentes germicidas 
especiales posterior a la actividad de limpieza de las áreas de trabajo.  
3.81 Sistemas críticos , a aquellos que tienen contacto directo con los procesos y que afectan la calidad 
de los dispositivos médicos.  
3.82 Surtido , a la entrega de m aterias primas, componentes, producto a granel y materiales utilizados en 
la fabricación del dispositivo médico conforme a lo requerido por la fórmula o lista maestra del mismo.  
3.83 Validación , a la evidencia documentada que demuestra que a través de un p roceso específico se 
obtiene un dispositivo médico que cumple consistentemente y reproducible con las especificaciones y 
atributos de calidad.  
3.84 Validación del proceso , a la evidencia documentada de que el proceso, operado dentro de 
parámetros estableci dos, puede rendir efectiva y reproduciblemente para producir un dispositivo médico que 
satisfaga sus especificaciones determinadas y atributos de calidad.  8     (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Jueves 11 de  octubre de 2012  
3.85 Vida útil , al lapso de tiempo dentro del cual un dispositivo médico conserva sus propiedades de 
calidad y de funcionalidad.  
4. Símbolos y abreviaturas  
Cuando en esta norma se haga referencia a los siguientes símbolos o abreviaturas, se entenderá por:  
4.1 ºC Grado Celsius  
4.2 BPF Buenas Prácticas de Fabricación  
4.3 CD Calificación del diseño  
4.4 CI Calificación de la Instalación  
4.5 CO Calificación operacional  
4.6 COFEPRIS  Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios  
4.7 CE Calificación de la ejecución o desempeño  
4.8 FEUM  Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos  
4.9 m/s Metro sobre  segundo  
4.10 m3 Metro cúbico  
4.11 µm Micrómetro  
4.12 PNO  Procedimiento Normalizado de Operación  
4.13 PMV  Plan Maestro de Validación  
4.14 UFC Unidad Formadora de Colonias  
5. Clasificación de los dispositivos médicos  
5.1 Los dispositivos médicos se clasific an, de acuerdo con el riesgo que representa su uso, de la siguiente 
manera:  
5.1.1 Clase I:  define a aquellos dispositivos médicos conocidos en la práctica médica cuya seguridad  y 
eficacia están comprobadas y, que generalmente no se introducen en el organi smo.  
5.1.2 Clase II:  define a aquellos dispositivos médicos conocidos en la práctica médica y que pueden tener 
variaciones en el material con el que están elaborados o en su concentración y, generalmente, se introducen 
al organismo permaneciendo menos de t reinta días.  
5.1.3 Clase III:  define a aquellos dispositivos médicos nuevos o recientemente aceptados en la práctica 
médica, o bien que se introducen al organismo y permanecen en él, por más de treinta días.  
5.2 Los dispositivos médicos considerados en la Ley General de Salud son:  
5.2.1 Equipo Médico: los aparatos, accesorios e instrumental para uso específico, destinados a la 
atención médica, quirúrgica o a procedimientos de exploración, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de 
pacientes, así como aque llos para efectuar actividades de investigación biomédica.  
5.2.2 Prótesis, órtesis y ayudas funcionales:  aquellos dispositivos destinados a sustituir o 
complementar una función, un órgano o un tejido del cuerpo humano.  
5.2.3 Agentes de diagnóstico:  todos l os insumos incluyendo antígenos, anticuerpos, calibradores, 
verificadores, reactivos, equipos de reactivos, medios de cultivo y de contraste y cualquier otro similar que 
pueda utilizarse como auxiliar de otros procedimientos clínicos o paraclínicos.  
5.2.4 Insumos de uso odontológico: todas las substancias o materiales empleados para la atención  de 
la salud dental.  
5.2.5 Materiales quirúrgicos y de curación:  los dispositivos o materiales que adicionados o no de 
antisépticos o germicidas se utilizan en la pr áctica quirúrgica o en el tratamiento de las soluciones  de 
continuidad, lesiones de la piel o sus anexos.  
5.2.6 Productos higiénicos:  los materiales y sustancias que se apliquen en la superficie de la piel  o 
cavidades corporales y que tengan acción farma cológica o preventiva.  
6. Organización de un establecimiento  Jueves 11 de octubre de 2012  DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)     9 
6.1 El establecimiento debe implementar, documentar y mantener el sistema de gestión de la calidad, así 
como mantener su efectividad en concordancia con los requerimientos de esta norma, establec ido en un 
manual de calidad.  
6.2 El establecimiento debe identificar las necesidades de los procesos para el sistema de BPF y su 
aplicación a través de la organización.  
6.3 El establecimiento debe contar con una organización interna acorde con el tamaño de  la empresa y la 
clase de riesgo del dispositivo médico, determinando la secuencia e interacción en los procesos, asi mismo se 
deberán determinar los criterios y métodos necesarios para asegurar que tanto la operación como el control 
de esos procesos sean e fectivos.  
6.4 El establecimiento debe asegurar la disponibilidad de los recursos e información necesaria para 
soportar, monitorear, medir y analizar los procesos instalados.  
6.5 Debe existir un organigrama actualizado en donde se identifique que el respons able de fabricación y el 
del área de calidad no dependan el uno del otro.  
6.6 El responsable sanitario debe ocupar el mayor nivel jerárquico del área de calidad del establecimiento 
y reportar directamente al puesto más alto del mismo.  
6.7 El responsable sa nitario designará por escrito a la(s) persona(s) que atenderá(n) cualquier 
eventualidad cuando éste se encuentre ausente, el o los cuales tendrán que cumplir con los requisitos que 
establecen la Ley General de Salud y el Reglamento de Insumos para la Salud  para los responsables 
sanitarios. En el caso de extranjeros deberán contar con los documentos equivalentes.  
6.8 Debe existir un número suficiente de supervisores de área para cubrir y supervisar las funciones 
operativas dentro de los horarios de trabajo e stablecidos.  
6.9 Los responsables de las áreas de fabricación y calidad, de mayor nivel jerárquico, deben tener como 
mínimo estudios de licenciatura en el área farmacéutica, química, biológica, medicina, biomédica, bioquímica 
o afín al proceso, así como tí tulo y cédula profesional o documento equivalente para el caso de extranjeros.  
6.10 El responsable de más alto nivel jerárquico del área de fabricación se encargará de garantizar que la 
producción y acondicionamiento del dispositivo médico cumpla con las e specificaciones establecidas y 
requerimientos indicados en esta norma. Sin perjuicio de las obligaciones y responsabilidades que 
correspondan al responsable sanitario, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables.  
6.11 El responsable del más alto nive l jerárquico del área de calidad deberá tener toda la responsabilidad 
y la autoridad para garantizar que el establecimiento cumpla con las especificaciones establecidas y 
requerimientos indicados en esta norma. Entre sus funciones más importantes se tienen  las siguientes:  
6.11.1 Establecer y supervisar la aplicación de los procedimientos que permitan aprobar o rechazar los 
insumos; producto a granel, semiprocesado y terminado, incluyendo los maquilados (véase numeral 10.7).  
6.11.2  Supervisar que todos los a nálisis se realicen de acuerdo a lo descrito en la FEUM, Suplemento de 
dispositivos médicos, las Normas Oficiales Mexicanas que correspondan, farmacopeas o referencias 
reconocidas internacionalmente o a falta de éstas se utilizará la metodología validada d el fabricante (véase 
numeral 15.7).  
6.11.3  Supervisar que se cumplan con todos los PNO relacionados a la función de calidad, así como la 
aprobación de toda la documentación técnica del establecimiento que tenga efecto sobre la calidad de los 
procesos o dis positivos médicos.  
6.11.4 Autorizar por escrito el Plan Maestro de Validación, protocolos e informes y los procedimientos 
normalizados de operación.  
6.11.5 Supervisar que se asignen fechas de reanálisis a las materias primas y fechas de caducidad a los 
dispositivos médicos.  
6.11.6 Supervisar  que se conserven  hasta un año después de la fecha de caducidad del producto, el 
expediente, los registros de análisis del producto y los registros de distribución de cada lote.  
6.11.7 Supervisar que por cada queja recib ida se realicen las investigaciones correspondientes y 
asegurarse de que se implementen las acciones correctivas y preventivas necesarias, y que se establezca un 
sistema para medir la efectividad de las acciones empleadas (véase numeral 13).  
6.11.8 Supervi sar que exista un sistema de aprobación de proveedores de acuerdo a lo establecido en el 
sistema de gestión de la calidad.  10     (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Jueves 11 de  octubre de 2012  
6.11.9 Supervisar que exista un sistema de auditorías (véase numeral 19).  
6.11.10  Coadyuvar al cumplimiento de la normatividad vigent e aplicable, dand o aviso inmediato a la 
Secretarí a de cualquier irregularidad sanitaria que detecten.  
6.11.11 Supervisar que se investigue, revise y dictamine cualquier desviación a los procedimientos 
establecidos (véase numeral 18) y autorizar el destino final del lote.  
7. Personal  
7.1 El personal debe estar considerado en el organigrama del establecimiento. Asimismo, las obligaciones, 
responsabilidades y nivel de autoridad del mismo deben estar por escrito.  
7.2 El personal responsable de la fabricación y control de los dispositivos médicos, incluyendo al personal 
temporal, debe estar calificado, con base en su experiencia, formación o capacitación, para la función que 
desempeñe. La calificación debe estar documentada en el expediente del personal.  
7.3 Debe  existir un programa continuo y documentado para la capacitación y entrenamiento del personal 
en las funciones que le sean asignadas, este programa debe desarrollarse de acuerdo a las necesidades de 
competencia para el personal en la realización del trabaj o que afecte la calidad del producto.  
7.3.1 Este programa debe de incluir al menos las siguientes áreas: inducción al puesto, BPF, conocimiento 
de los PNO que aplican al área de trabajo asignada, manejo de equipos, indumentaria especial y uso de 
equipos de  Seguridad.  
7.3.2  La capacitación en BPF debe realizarse cuando menos una vez al año y cada vez que ocurran 
cambios en la Normatividad o en los PNO aplicables, esta capacitación debe ser documentada.  
7.3.3  Este programa de capacitación debe incluir como mí nimo: temas relacionados con la actividad 
asignada, puestos, frecuencia y sistema de evaluación y debe estar autorizado por la persona asignada para 
ello, por la alta dirección de la empresa, o por el puesto más alto del establecimiento. Debe quedar eviden cia 
de su realización.  
7.4 El personal debe portar ropa de trabajo limpia y confortable y el equipo de protección, diseñado para 
evitar la contaminación de los productos y de las áreas de fabricación, así como riesgos de salud ocupacional.  
7.4.1 Los requer imientos de indumentaria para cada área de fabricación dependerán de la clasificación del 
área con base al nivel de riesgo del dispositivo médico y deben estar definidos por escrito, incluyendo la 
disposición de indumentaria desechable.  
7.5 El personal de nuevo ingreso debe someterse a un examen médico con la finalidad de verificar que el 
estado de la salud de la persona no compromete la calidad de los productos.  
7.6 Se debe hacer periódicamente un examen médico a todo el personal de las áreas de fabricació n y 
calidad, así como a aquellas personas que intervienen directamente en el surtido de los insumos. Se debe 
documentar las causas de ausencia por enfermedades transmisibles del personal, así como de verificar su 
estado de salud al momento del regreso al d esarrollo de su actividad, en su caso tomar las acciones 
necesarias si el diagnóstico es positivo.  
7.7 Cualquier integrante del personal que muestre una posible enfermedad o lesión abierta, de acuerdo 
con un examen médico o por supervisión física, y que pu eda afectar de manera adversa la calidad de los 
dispositivos médicos, deberá ser excluido del contacto directo con los componentes e insumos utilizados en la 
fabricación de éstos, de los materiales en proceso del producto terminado hasta que su condición s ea 
determinada por personal médico competente. Todo el personal debe ser instruido para reportar al personal 
de supervisión cualquier condición de enfermedad que pueda tener efectos adversos sobre los procesos de 
fabricación de los dispositivos médicos.  
7.8 Si el personal de las áreas de fabricación donde el dispositivo médico o insumos se encuentren 
expuestos, tiene que salir de las áreas, debe cambiarse la indumentaria de trabajo cuando aplique.  
7.9 El personal debe cumplir con los PNO correspondientes a cada área.  
7.10 El personal no debe usar joyas, ni cosméticos en las áreas de fabricación incluyendo el 
acondicionamiento donde el dispositivo médico o sus materiales se encuentren expuestos.  
7.11 El personal externo que preste asesoría técnica, consultorí a así como contratistas, para cualquiera de 
los puntos incluidos en esta norma, debe tener la formación académica, entrenamiento y experiencia Jueves 11 de octubre de 2012  DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)     11 
suficientes para hacer las recomendaciones sobre los servicios para los que son requeridos, así como realizar 
sus funciones sin poner en riesgo la calidad de los dispositivos médicos fabricados.  
7.11.1  Se deben mantener registros indicando el nombre, la experiencia y el tipo de servicio que presta el 
personal externo o consultor.  
7.11.2  El personal temporal o consult ores no deben llevar a cabo el dictamen final del dispositivo médico.  
7.12 El personal no debe ingerir, ni almacenar alimentos, ni bebidas de ningún tipo en las áreas de 
fabricación y laboratorios, ni fumar en ninguna de las áreas de la empresa excepto en aquellas que sean 
designadas para ello.  
7.13 El personal temporal operativo debe sujetarse a los mismos requisitos que el personal de base, 
previo curso de inducción a la actividad que va a realizar.  
7.14 El personal de nuevo ingreso, tanto temporal como d e base debe laborar bajo supervisión de 
personal calificado hasta que demuestre estar calificado para llevar a cabo su función.  
8. Documentación  
8.1 Generalidades  
8.1.1 Debe colocarse en un lugar visible, un rótulo donde se indique el nombre del establecim iento, 
actividad y cuando aplique el número de licencia sanitaria. Además incluir los datos del responsable sanitario 
tales como: nombre, número de la cédula profesional, su horario de asistencia y el nombre de la institución 
superior que expidió el título  profesional.  
8.1.2  Todos los documentos relacionados con la producción, acondicionado, almacenamiento, análisis y 
control de los dispositivos médicos, así como de las instalaciones, deben estar escritos en idioma español  y 
emitidos por un medio que asegu re su legibilidad y trazabilidad, empleando vocabulario sencillo, indicando el 
tipo, naturaleza, propósito o uso del documento. La organización de su contenido será tal que permita su fácil 
comprensión. Los documentos originales no deben ser alterados.  
8.1.3 Los documentos donde se realizan registros de datos deben cumplir al menos con los siguientes 
requisitos:  
8.1.3.1 Los datos deben ser registrados por la persona que realizó la actividad y en el momento en que 
ésta se realizó. No deben usarse siglas pref erentemente y en el caso de usarse, al igual que las firmas, debe 
existir un catálogo.  
8.1.3.2 Los datos deben ser claros e indelebles.  
8.1.3.3 Los datos requeridos en el formato correspondiente deben registrarse en los espacios asignados  y 
en caso de no aplicar, el espacio debe cancelarse.  
8.1.3.4 Cualquier corrección debe permitir ver el dato original y debe ir firmado y fechado por la persona 
que realizó la corrección.  
8.1.4  Los documentos deben ser reproducidos a través de un sistema que asegure que el  documento es 
copia fiel del original.  
8.1.5  La documentación se debe archivar en forma tal que sea de fácil y rápido acceso, y que se garantice 
su conservación e integridad.  
8.1.6  Debe existir un sistema de control que permita la revisión, distribución y modificación o cancelación 
de los documentos. Este sistema debe incluir las instrucciones detalladas, el personal involucrado y definir las 
responsabilidades para asegurar la distribución de los documentos actualizados y el retiro de los obsoletos.  
8.1.7 Todos los documentos maestros y operativos originales relacionados con la fabricación y 
almacenamiento del dispositivo médico deben ser autorizados por el Responsable Sanitario, así como 
cualquier modificación a los documentos anteriores.  
8.1.8  Se deben con servar registros de los cambios realizados a documentos y conservar al menos la 
versión inmediata anterior del documento modificado.  
8.1.9  El establecimiento debe contar como mínimo con los siguientes documentos actualizados:  
8.1.9.1  Manual de Calidad. Est e documento además de contener la descripción del sistema de gestión de 
calidad implementado debe referir aquellos puntos de la presente norma que no aplican debido a las 
características propias del dispositivo médico o a los procesos que lleva a cabo el e stablecimiento debiendo 
incluir su correspondiente justificación.  12     (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Jueves 11 de  octubre de 2012  
8.1.9.2 Listado de PNO.  
8.1.9.3 Organigrama del establecimiento indicando los puestos y las personas que los ocupan.  
8.1.9.4  Edición vigente de la FEUM (cuando aplique), suplemento correspon diente y las Normas Oficiales 
Mexicanas aplicables a los dispositivos médicos que se fabriquen o comercialicen.  
8.1.9.5 Relación de dispositivos médicos que se comercializan, indicando su registro sanitario.  
8.1.9.6 Relación de dispositivos médicos que cue ntan con registro sanitario.  
8.1.9.7 Planos arquitectónicos, planos o diagramas que indiquen flujos de materiales, personal  y 
productos, y planos de los sistemas críticos.  
8.1.9.8  Relación de equipos de fabricación incluyendo sus características y su ubic ación.  
8.1.9.9  Relación de equipos e instrumentos analíticos incluyendo sus características y su ubicación.  
8.2 Documentación legal  
8.2.1  El Establecimiento debe contar como mínimo con los siguientes documentos legales, los cuales 
pueden estar distribuidos  entre sus diferentes instalaciones, conforme a los procesos que se lleven a cabo:  
8.2.2  Aviso de Funcionamiento o Licencia sanitaria expedida por la Secretaría de Salud.  
8.2.3  Aviso de Responsable sanitario.  
8.2.4 Expediente legal de cada dispositivo médi co, el cual debe estar conformado por los siguientes 
documentos como mínimo:  
8.2.4.1  Original del registro sanitario, prórroga original o la última modificación a las condiciones de 
registro y las modificaciones a las condiciones de registro, emitidas por la Secretaría de Salud.  
8.2.4.2  Diseño de etiqueta que cumpla con los requisitos establecidos en la norma correspondiente vigente 
y las condiciones autorizadas; incluyendo en sus casos instructivos y manuales.  
8.2.5  Información sometida para la obtención d el registro sanitario y sus modificaciones, en los términos 
de las disposiciones jurídicas que resulten aplicables.  
8.3 Documento maestro  
8.3.1 El establecimiento con base en su actividad autorizada y el tipo de producto de que se trate debe 
contar con un documento maestro para cada producto, que incluya como mínimo los originales de:  
8.3.1.1 Orden maestra de producción, la cual debe incluir: nombre del dispositivo médico, tamaño de lote, 
lista o fórmula maestra de producción incluyendo la cantidad de insum os requeridos para su producción y 
cuando aplique el uso y el periodo de caducidad autorizado.  
8.3.1.1.1 Para el caso de agentes de diagnóstico con isótopos radioactivos y medios de contraste además 
de lo indicado en el numeral 8.3.2 debe incluir la cantid ad de cada componente por unidad de dosificación.  
8.3.1.2  Procedimiento de producción el cual contiene las instrucciones detalladas incluyendo: equipo, 
parámetros críticos, controles en proceso y precauciones a seguir. En este documento se deben indicar lo s 
rendimientos teóricos máximos y mínimos en cada etapa intermedia así como al final del proceso. Incluye  los 
espacios para el registro de las operaciones críticas.  
8.3.1.3  Orden maestra de acondicionamiento para cada presentación, la cual debe incluir: n ombre y 
presentación del dispositivo médico, relación completa de los materiales indicando su clave, y cuando aplique 
el periodo de caducidad autorizado.  
8.3.1.4  Procedimiento de acondicionamiento el cual contiene las instrucciones completas para el 
acondi cionamiento del producto, detallando equipo, parámetros críticos, controles en proceso y precauciones 
a seguir. En este documento se debe incluir un apartado para la conciliación de los componentes utilizados 
incluyendo etiquetas e indicar los rendimientos  teóricos máximos y mínimos del producto terminado. Incluye 
los espacios para el registro de las operaciones críticas.  
8.3.1.5  Especificaciones del dispositivo médico en proceso y como producto terminado.  
8.3.1.6  Métodos analíticos para el análisis del pro ducto en proceso (cuando aplique) y como producto 
terminado.  
8.3.1.7  Especificaciones y métodos analíticos de todos los insumos.  
8.3.1.8  Especificaciones de los materiales de envase primario y secundario.  Jueves 11 de octubre de 2012  DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)     13 
8.3.1.9  Especificaciones de los materiales impresos . 
8.4 Documentación operativa.  
8.4.1  El establecimiento debe contar como mínimo con los siguientes PNO:  
8.4.1.1  PNO para elaborar los PNO.  
8.4.1.2 PNO para la operación de los equipos utilizados en la producción y acondicionamiento de dichos 
dispositivos m édicos.  
8.4.1.3  PNO para la limpieza o sanitización para equipos, áreas de producción y acondicionamiento  del 
producto.  
8.4.1.4  PNO para las operaciones relacionadas con los sistemas críticos del establecimiento.  
8.4.1.5  PNO para la calibración de los inst rumentos de medición, incluyendo el programa correspondiente.  
8.4.1.6  PNO y programa para el mantenimiento preventivo y correctivo de equipos, instrumentos de 
medición, sistemas críticos e instalaciones.  
8.4.1.7  PNO para la limpieza y sanitización del área  de microbiología y/o bioterio, cuando aplique.  
8.4.1.8  PNO para el manejo de desviaciones o no conformidades.  
8.4.1.9  PNO para el control de cambios.  
8.4.1.10  PNO para el manejo de quejas.  
8.4.1.11  PNO para el manejo de devoluciones de producto por parte del cliente.  
8.4.1.12  PNO o en su caso las especificaciones técnicas para la compra de insumos.  
8.4.1.13  PNO para el retiro de dispositivos médicos del mercado.  
8.4.1.14 PNO que describa las medidas de seguridad y acceso controlado del personal y materiale s a las 
áreas de almacenes, producción, acondicionamiento y laboratorio analítico.  
8.4.1.15  PNO para el control de plagas y/o fauna nociva.  
8.4.1.16 PNO para la evaluación de proveedores.  
8.5 Registros y reportes  
8.5.1  Se debe contar con el expediente de c ada lote fabricado, dependiendo del tipo de producto de que 
se trate el cual debe contener como mínimo:  
8.5.1.1  Registros mediante los cuales pueda comprobarse que el dispositivo médico fue elaborado, 
acondicionado y controlado de acuerdo con los documento s maestros vigentes.  
8.5.1.2  Número de lote, número de serie o control de identificación interno de los insumos que permita la 
trazabilidad de los mismos en el lote de fabricación o número de serie.  
8.5.1.3  Registros que permitan la identificación de las á reas y equipos usados en la producción y el 
acondicionamiento.  
8.5.1.4  Muestras de las etiquetas codificadas utilizadas, cuando por la naturaleza de la etiqueta no sea 
posible incluirla, se podrá anexar evidencia de la etiqueta colocada.  
8.5.1.5  Registros o la referencia cruzada de los resultados del monitoreo ambiental, cuando aplique.  
8.5.1.6  Reportes de investigación de las desviaciones que se presenten durante el proceso que incluya las 
acciones correctivas y preventivas adoptadas, los responsables y la  evidencia formal de la efectividad de 
dichas acciones.  
8.5.1.7  Registro que avale que el expediente del lote fue revisado y dictaminado por el área de Calidad.  
8.5.1.8 Certificado de análisis o su equivalente de producto terminado, que indique el dictamen  final 
documentado de acuerdo al tipo de producto.  
8.5.2  Se debe contar, dependiendo del tipo de producto de que se trate, con los siguientes registros  y 
reportes analíticos:  
8.5.2.1 Reportes analíticos de insumos utilizados en el lote de fabricación.  
8.5.2.2 Registros de los análisis efectuados a: insumos, producto en proceso y producto terminado.  14     (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Jueves 11 de  octubre de 2012  
8.5.2.3 Reportes de investigación de resultados para dispositivos médicos fuera de especificación en el 
que se determinen las acciones correctivas y preventivas  adoptadas, los responsables de las mismas y la 
evidencia formal de la efectividad de dichas acciones.  
8.5.3  Se debe contar con los registros de distribución o salida del dispositivo médico que contengan, como 
mínimo, la siguiente información para cada lot e de producto distribuido o entregado:  
8.5.3.1  Nombre del dispositivo médico.  
8.5.3.2 Presentación o clave.  
8.5.3.3  Identificación del cliente o receptor.  
8.5.3.4 Cantidad y número de lote o número de serie enviado al cliente o receptor.  
8.5.3.5 Fecha de e nvío y recibo.  
8.5.3.6  Documento que evidencie la recepción.  
8.5.4  Los reportes y registros de análisis de las materias primas, del producto en proceso y terminado de 
cada lote deberán conservarse por cinco años o un año después de la vida útil del product o. 
8.5.5 Los registros de quejas deben contener toda la información relacionada con:  
8.5.5.1  Nombre del dispositivo médico, presentación o clave y número de lote o serie, incluyendo la fecha 
de recepción  
8.5.5.2  Cantidad de producto involucrado en la queja . 
8.5.5.3  Motivo de la queja.  
8.5.5.4  Nombre y domicilio de quien genera la queja.  
8.5.5.5  Resultado de la investigación de la queja.  
8.5.5.6  Acciones tomadas relacionadas con la queja.  
8.5.6. Los registros de devoluciones, deben contener la siguiente info rmación:  
8.5.6.1  Nombre del dispositivo médico, presentación o clave y número de lote o serie, incluyendo la fecha 
de recepción.  
8.5.6.2  Cantidad devuelta.  
8.5.6.3  Motivo de la devolución.  
8.5.6.4  Nombre y dirección de quien devuelve.  
8.5.6.5  Dictamen y de stino final del dispositivo médico, éste debe estar avalado por el área de calidad.  
8.5.7.  Debe existir un PNO que permita llevar a cabo el análisis de riesgo del producto y la evidencia de su 
aplicación para su correcta administración, el cual debe conten er como mínimo lo siguiente:  
8.5.7.1  Metodología de Análisis de Riesgo empleado.  
8.5.7.2  Determinación de puntos críticos de control.  
8.5.7.3  Parámetros y límites críticos.  
8.5.7.4  Monitoreo de los puntos críticos de control.  
8.5.7.5  Acciones correctivas a  realizar cuando indique que un punto crítico de control se encuentra fuera 
de control.  
8.5.7.6  Plan de evaluación para garantizar que el análisis de riesgos y puntos críticos de control estén 
funcionando efectivamente.  
9. Diseño y construcción de un estab lecimiento dedicado a la producción, acondicionamiento, 
almacenamiento de dispositivos médicos  
9.1 Diseño  
9.1.1 El establecimiento debe ser diseñado, construido y conservado de acuerdo con las operaciones que 
en él se efectúen tomando como base el nivel de  riesgo del dispositivo médico. Su diseño y construcción debe 
permitir su limpieza, orden, mantenimiento y prevención de la contaminación, así como los flujos 
unidireccionales del personal y materiales.  Jueves 11 de octubre de 2012  DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)     15 
9.1.2  Debe existir un plan para definir los requerimi entos del dispositivo médico con base a su clasificación 
de riesgo, que incluya los procesos empleados, los sistemas críticos y el alcance de la instalación.  
9.1.3 Debe existir una lista para cada una de las áreas que incluya los requerimientos de los proc esos, 
sistemas críticos, servicios generales y productos.  
9.1.4 El diseño debe considerar los requerimientos de construcción, ambientales, seguridad y buenas 
prácticas de fabricación.  
9.2 Construcción  
9.2.1 Para la construcción de una instalación debe cons iderarse el nivel de riesgo del dispositivo médico.  
9.2.2 Cualquier cambio requerido durante el curso de la construcción debe ser revisado, aprobado  y 
documentado antes de la implementación del cambio.  
9.2.3 En caso de trabajos de construcción o remodelac ión debe aplicar medidas para evitar contaminación 
de áreas y/o productos.  
9.2.4  La limpieza de los sistemas de aire debe llevarse a cabo antes de iniciar operaciones por primera 
vez o después de trabajos de reparación y mantenimiento de dicho sistema, pos terior a esto debe hacerse un 
monitoreo ambiental de las áreas de acuerdo a su clasificación.  
9.2.5  Deben existir áreas para: la recepción, inspección y/o muestreo, pesado y/o surtido de insumos; 
almacén de insumos, de producto a granel y de producto termi nado; así como un área de embarque.  
9.2.6  Las actividades de mantenimiento de instalaciones y edificios deben ser programadas, 
documentadas y realizadas de tal manera que eviten los riesgos de contaminación, tanto a las áreas de 
producción como al disposit ivo médico.  
9.2.7 En caso que para la fabricación de dispositivos médicos se requiera el uso de agua, se debe contar 
con sistemas de descarga de aguas residuales. El sistema de descarga de aguas negras debe ser 
independiente del drenaje pluvial.  
9.2.8 Las dimensiones de las diferentes áreas deben estar en función de la capacidad de producción de la 
diversidad de dispositivos médicos, al nivel de seguridad y al tipo de operaciones al que se destine cada una.  
9.2.9  De acuerdo a la naturaleza del proceso y pro ducto, el análisis de riesgo y el control de la 
contaminación; deben clasificarse las áreas de producción (véase Apéndice normativo A) considerando lo 
siguiente:  
9.2.9.1 El área donde se realicen llenados asépticos y/o pruebas de esterilidad deben clasific arse como 
ISO-Clase 5.  
9.2.9.2 Las áreas adyacentes a las áreas donde se realizan llenados asépticos y/o pruebas de esterilidad, 
deben cumplir como mínimo con ISO -Clase 7.  
9.2.9.3  Las áreas mencionadas en los numerales 9.2.9.1 y 9.2.9.2 deben:  
9.2.9.3.1  Contar con inyección y extracción de aire que permita un balance adecuado de presiones 
diferenciales que eviten la contaminación del dispositivo médico.  
9.2.9.3.2  Contar con indicadores de presión diferencial.  
9.2.9.4 Los procesos de producción, ensamblado y /o envasado de dispositivos médicos en los que las 
condiciones ambientales puedan tener un efecto adverso en la calidad del producto deben cumplir como 
mínimo con ISO -Clase 9.  
9.2.10 De acuerdo a la clasificación del área de fabricación y nivel de riesgo d el producto; las instalaciones 
de ductos de ventilación, líneas de energía eléctrica y otros servicios inherentes a las áreas de producción 
deben encontrarse ocultas o fuera de éstas. Su ubicación y diseño debe ser tal, que permita su mantenimiento 
y en lo s casos en que se utilicen líquidos volátiles en las áreas productivas, deberá contarse con instalaciones 
antiexplosión y campanas de extracción.  
9.2.11 Las áreas deben estar adecuadamente iluminadas y ventiladas y contar con monitoreo ambiental. 
(cuando a plique).  
9.2.12 Las áreas de fabricación deben estar definidas y plenamente identificadas, y cuando exista 
posibilidad de contaminación deben estar separadas.  
9.2.13 Las áreas de almacenamiento deben tener capacidad y condiciones necesarias para preservar y/o 
conservar el insumo, producto a granel o producto terminado.  16     (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Jueves 11 de  octubre de 2012  
9.2.14 Las condiciones de trabajo (temperatura, vibraciones, humedad, ruido, polvo, uso de solventes, 
etc.), no deben perjudicar al dispositivo médico ni al operador, directa o indirectamente . 
9.2.14.1 Las áreas clasificadas deben cumplir con condiciones de confort para el operado r humedad 
relativa no más de 65 % y temperatura entre 18 -25°C.  
9.2.15 Las áreas de producción de dispositivos médicos en donde el proceso genere polvos, deben contar 
con sistemas de recolección de polvos.  
9.2.16 El diseño de los sistemas de extracción de aire debe ser tal que evite una potencial contaminación.  
9.2.17 Las tuberías fijas deben estar identificadas, en base al código de colores en los términos como se 
indica en la Norma Oficial Mexicana a que se refiere el punto 2.3 del apartado 2, referencias . Las tomas de los 
sistemas críticos aplicables también deben estar identificadas.  
9.2.18  El agua potable debe ser suministrada bajo presión positiva continua en tuberí as libres de defectos 
que puedan contribuir a la contaminación del dispositivo médico.  
9.2.19  Si los drenajes están conectados directamente a una coladera o alcantarilla, deben tener una 
trampa o algún dispositivo que prevenga la contaminación.  
9.2.20 Debe n existir áreas específicas e identificadas para efectuar las operaciones de acondicionamiento, 
que facilite el flujo de personal, insumos o producto.  
9.2.21 En el caso que el laboratorio cuente con instalaciones destinadas para el manejo de animales de 
laboratorio deben estar aisladas de las áreas de fabricación y cumplir con las especificaciones técnicas, en los 
términos como se indica en la Norma Oficial Mexicana a que se refiere el punto 2.7 del apartado 2, 
referencias.  
9.2.22  El laboratorio de control analítico debe estar separado físicamente de las áreas de producción y de 
los almacenes, y en el caso de tener instalaciones para análisis en proceso dentro de las áreas de producción 
deben estar debidamente identificadas.  
9.2.22.1  Si el fabricante cuenta con áreas destinadas a pruebas biológicas, microbiológicas y de 
instrumentación deben estar físicamente separadas.  
9.2.22.2  En el caso de análisis en proceso, debe garantizarse que el equipo analítico no se vea afectado 
por el proceso y viceversa.  
9.2.23 Se debe contar con áreas específicas con condiciones de almacenamiento adecuadas para las 
muestras de retención de las materias primas y/o los dispositivos médicos terminados, cuando aplique, de 
acuerdo a las características del producto y del análisis de r iesgo correspondiente.  
9.2.24 Se debe contar con un área específica con condiciones de seguridad y almacenamiento para los 
registros y reportes generados en la fabricación y comercialización de los dispositivos médicos.  
9.2.25 Las áreas destinadas para cam bio y almacenamiento de ropa de trabajo, deben estar en lugares de 
fácil acceso y en correspondencia con el número de trabajadores. De acuerdo a la clasificación del área  de 
fabricación y nivel de riesgo del producto; las áreas destinadas para el cambio d e ropa de trabajo deben 
anteceder a las áreas de fabricación en las que se encuentren expuestos materiales y producto.  
9.2.26 Los servicios sanitarios no deben comunicarse directamente ni localizarse en vías de paso con las 
áreas de fabricación y deben est ar provistos de:  
9.2.26.1 Ventilación.  
9.2.26.2 Agua fría y/o caliente.  
9.2.26.3  Lavabos.  
9.2.26.4  Mingitorios e inodoros.  
9.2.27 En caso de contar con comedor, éste debe estar separado de las áreas de fabricación.  
9.2.28 Si existe taller de mantenimiento,  debe estar separado físicamente de las áreas de fabricación.  
9.2.28.1 En caso de contar con áreas de mantenimiento localizadas en el interior de las áreas de 
fabricación deben cumplir con las mismas condiciones aplicables a la clasificación del área y al nivel de riesgo 
del dispositivo médico.  
9.2.29 En caso de contar con un área destinada al servicio médico, debe estar separada físicamente de 
las áreas de fabricación.  Jueves 11 de octubre de 2012  DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)     17 
9.3 Cualquier instalación usada en la producción, acondicionamiento, almacenamiento o re tención  de 
dispositivos médicos debe mantenerse en buen estado.  
9.4 Se debe contar con indicadores y alarmas para detectar oportunamente fallas en los sistemas críticos, 
para tomar las medidas necesarias de acuerdo al PNO correspondiente.  
9.5 El diseño de  la construcción debe considerar la prevención de fauna nociva.  
9.6 Se debe contar con un programa para la prevención, control y erradicación de fauna nociva.  
10. Control de la fabricación  
10.1. Generalidades  
10.1.1 El manejo de insumos y producto terminad o debe realizarse de acuerdo con los PNO establecidos.  
10.1.2  Los componentes para fabricación de dispositivos médicos, semiensamblados y dispositivos 
médicos a granel adquiridos como tales incluyendo los importados, deben ser manejados como se describe 
en el numeral 10.2.  
10.1.3  Al inicio y durante el proceso de fabricación, insumos, envases con dispositivos médicos a granel, 
equipos y áreas utilizadas, deben identificarse indicando el nombre, clave o ambos, del dispositivo médico que 
se está elaborando, e l número de lote o número de serie y, cuando proceda, la fase de producción. El sistema 
de identificación debe ser claro y de acuerdo a un PNO.  
10.1.4  Las áreas de fabricación deben mantenerse con el grado de limpieza y sanitización que 
corresponda a la cl asificación y al nivel de riesgo del dispositivo médico.  
10.1.4.1  Debe haber un PNO que describa:  
10.1.4.1.1  La forma y/o frecuencia de la limpieza y sanitización de las áreas.  
10.1.4.1.2  La preparación de los agentes de limpieza y sanitización.  
10.1.4.1.3  La rotación del uso de agentes de sanitización. Sólo podrán ser utilizados agentes sanitizantes 
cuya eficacia haya sido demostrada y aprobada por el área de calidad.  
10.1.5  El acceso a las áreas de fabricación queda limitado al personal autorizado.  
10.1.6  Los PNO deben estar accesibles al personal involucrado.  
10.1.7  El muestreo para el control del dispositivo médico en proceso debe llevarse a cabo con base en  un 
PNO.  
10.1.8  El dispositivo médico terminado en su empaque final, se considera en cuarentena o retención 
temporal hasta que sean efectuados todos sus análisis y sea liberado por el área de calidad para su 
distribución.  
10.1.9  Si existen requisitos establecidos de condiciones ambientales para el almacenamiento de insumos, 
producto a granel y producto  terminando, deben contar con los registros que demuestren que se cumplen 
dichas condiciones.  
10.1.10  En caso de que se requiera un mantenimiento durante la fabricación debe contarse con los PNO 
que describan las medidas para prevenir la afectación a las c aracterísticas de calidad de insumos del 
dispositivo médico en proceso y de las condiciones de las áreas.  
10.1.11  De llevarse a cabo operaciones simultáneas en una misma área de fabricación deberá 
garantizarse la ausencia de mezcla de contaminación cruzada  en insumos o productos.  
10.1.12  Los registros y las verificaciones deben llevarse a cabo sólo por el personal autorizado, 
documentados de manera fidedigna e inmediatamente después de haber realizado cada operación y antes de 
proceder a ejecutar el siguien te paso descrito en el procedimiento.  
10.1.13  El flujo de insumos debe estar definido por PNO para prevenir la mezcla de los mismos.  
10.2. Control de adquisición y recepción de insumos y producto a granel, semiprocesado y terminado.  
10.2.1  Adquisición.  
10.2.1.1 Debe haber un sistema que garantice que todos los proveedores son evaluados antes de ser 
aprobados.  
10.2.1.2 Los insumos, producto a granel, semiprocesado o terminado, deben comprarse a proveedores 
aprobados, de conformidad con el sistema de calidad implementado por la empresa. La adquisición debe 
realizarse con base a las especificaciones vigentes.  18     (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Jueves 11 de  octubre de 2012  
10.2.2 Recepción.  
10.2.2.1  Al recibir cualquier insumo, producto a granel, semiprocesado o terminado, se debe verificar que 
los recipientes se encuentren debidamente identificados, cerrados, que no presenten deterioro o daños de 
cualquier tipo que puedan afectar las características de calidad del material que contienen y que concuerden 
con lo establecido en la especificación correspondiente. Se debe de cont ar con un certificado de análisis o de 
conformidad, según aplique, del proveedor por cada lote o partida recibida.  
10.2.2.2  Los recipientes, tapas y otras partes del material de envase que entren en contacto directo con 
insumos, producto a granel, semiproc esado o terminado no deben interactuar con el material que contienen, ni 
alterar la calidad de los mismos.  
10.2.2.3  Al recibir cada lote de insumos, y dispositivo médico (granel, semiprocesado y terminado) se debe 
asignar un número de control de acuerdo al  sistema interno.  
10.2.2.4  Los recipientes se deben colocar sobre tarimas o anaqueles de tal manera que se facilite su 
limpieza, inspección y manejo.  
10.3. Control del almacenamiento de insumos, producto a granel, semiprocesado o terminado.  
10.3.1  El contr ol del almacenamiento debe realizarse con base en lo establecido en el PNO 
correspondiente, considerando la clara identificación y separación por medios físicos o sistemas de control 
(cuarentena, aprobado o rechazado).  
10.3.2  Los movimientos de insumos, pr oducto a granel, semiprocesado y terminado, deben efectuarse 
considerando el sistema de primeras entradas -primeras salidas o primeras caducidades -primeras salidas.  
10.3.3 Los insumos, producto a granel, semiprocesado y terminado, deben colocarse de tal man era que no 
se encuentren en contacto directo con el piso.  
10.3.4 Los insumos, producto a granel, semiprocesado y terminado, deben muestrearse, analizarse  y 
dictaminarse antes de su uso de acuerdo con el PNO correspondiente.  
10.3.5  Cuando aplique, los insu mos, producto a granel, semiprocesado y terminado, cuya fecha de 
caducidad  en la etiqueta de identificación ha terminado, deben ponerse en retención temporal, para su 
reanálisis o destino final.  
10.3.6 Los insumos o dispositivos médicos rechazados deben se r identificados como tales y ser 
trasladados a un área específica delimitada, para evitar su uso en cualquier proceso productivo. Deben ser 
confinados, destruidos, devueltos, reprocesados o recuperados, según el PNO correspondiente.  
10.3.7  Los registros de  inventario deben llevarse de tal manera que permitan la conciliación  y 
rastreabilidad por lote o número de serie de las cantidades recibidas contra las cantidades surtidas.  
10.3.8  Deben realizarse conciliaciones periódicas de las materias primas y materi ales de 
acondicionamiento. En caso de existir discrepancias fuera de los límites establecidos, se debe realizar una 
investigación y emitir un reporte.  
10.4. Surtido de insumos, componentes, materiales de envase primario, materiales de acondicionamiento 
y producto a granel, semiprocesado y terminado.  
10.4.1  Para el surtido de insumos y dispositivos médicos (granel, semiprocesado y terminado), deben 
existir los PNO que consideren como mínimo:  
10.4.1.1  Que sólo se surtan insumos, producto a granel, semiprocesa do y terminado; aprobados.  
10.4.1.2  Que su manejo se realice sólo por personal autorizado.  
10.4.1.3  Que se asegure que son medidos, pesados o contados de acuerdo con la orden de producción, lo 
que debe quedar registrado en la misma. Estas operaciones deben  ser verificadas por la persona que recibe.  
10.4.1.4  Las medidas para prevenir la mezcla o contaminación cruzada.  
10.4.1.5  El sistema bajo el cual se identificarán los insumos de una orden surtida con la finalidad de 
garantizar su rastreabilidad.  
10.4.1.6  Disposición final y manejo de envases vacíos que contenían lo que fue surtido.  
10.5. Control de la producción.  
10.5.1 Consideraciones generales.  Jueves 11 de octubre de 2012  DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)     19 
10.5.1.1  Cada lote de dispositivo médico se debe controlar desde el inicio del proceso mediante la orden 
de pro ducción.  
10.5.1.2  Cuando se requiera efectuar ajustes de la cantidad a fabricar del dispositivo médico, e insumos, 
deben surtirse y verificarse por personal autorizado y quedar documentado en la orden de producción.  
10.5.1.3  La orden de producción correspo ndiente debe estar a la vista del personal que realiza el proceso 
antes y durante la producción del dispositivo médico.  
10.5.1.4  El área o línea de proceso debe estar libre de producto, materiales, documentos e identificaciones 
de lotes distintos procesado s con anterioridad o ajenos al lote que se va a procesar.  
10.5.1.5  Antes de iniciar la producción, se debe autorizar el uso del área previa verificación y 
documentación de que ésta y el equipo estén limpios e identificados (despeje de línea), de acuerdo co n el 
PNO correspondiente.  
10.5.1.6 El responsable del proceso debe verificar que el personal que intervenga en la producción use la 
indumentaria y los equipos de seguridad necesarios, de acuerdo con el procedimiento de producción o el PNO 
correspondiente.  
10.5.1.7  Las operaciones deben realizarse de acuerdo con el procedimiento de producción y registrarse al 
momento de llevarse a cabo.  
10.5.1.8  Verificar que los equipos, componentes auxiliares y sistemas críticos son aptos para procesar 
cada lote de los dis positivos médicos.  
10.5.1.9  El procedimiento de producción debe indicar las operaciones críticas que requieren ser 
supervisadas.  
10.5.1.10  El procedimiento de producción debe establecer los parámetros y actividades de control del 
proceso que sean requerido s para garantizar que el dispositivo médico permanece dentro de la especificación 
previamente establecida.  
10.5.1.11  La ejecución de las actividades de control del producto en proceso en las áreas de producción 
no debe afectar negativamente al proceso, ni a la calidad del dispositivo médico.  
10.5.1.12  Los resultados de las pruebas y análisis realizados durante el proceso, deben registrarse  o 
anexarse en la orden de producción.  
10.5.1.13  El personal encargado de la producción y el del área de calidad, deben  revisar, documentar y 
evaluar cualquier desviación en el proceso de producción conforme al procedimiento establecido y definir las 
acciones que procedan según el caso.  
10.5.1.14 Cuando aplique, el rendimiento final y los rendimientos intermedios en la ord en de producción, 
deben ser registrados y comparados contra sus límites, en caso de desviación se debe documentar y realizar 
la investigación correspondiente.  
10.5.1.15  Deben existir los PNO que garanticen la correcta separación e identificación de los dis positivos 
médicos durante todas las etapas del proceso.  
10.5.1.16 Cuando aplique, deben existir tiempos definidos para cada etapa crítica del proceso de 
producción y cuando el dispositivo médico no se envase inmediatamente, se deben especificar sus 
condici ones y periodo máximo de almacenamiento. Todo esto soportado por estudios de estabilidad y 
validación.  
10.5.1.17  Las herramientas, componentes de equipos y accesorios deben ser almacenados en un área 
designada, y su manejo y control deben llevarse a cabo d e acuerdo al PNO correspondiente.  
10.5.1.18  Las áreas deben estar clasificadas, de acuerdo al apéndice normativo A.  
10.5.1.19  En las áreas asépticas debe estar presente el mínimo de personas necesarias, que deben de 
seguir las técnicas asépticas aplicables  de acuerdo al PNO correspondiente. En la medida de lo posible, las 
actividades de producción deben inspeccionarse y controlarse desde el exterior.  
10.5.1.20  El responsable de producción debe garantizar que se cumpla el programa de mantenimiento 
preventivo , de acuerdo al PNO correspondiente.  
10.5.1.21 El responsable del área de Calidad debe garantizar que se cumpla con el programa de 
monitoreo ambiental de acuerdo al PNO correspondiente.  
10.5.1.22  Los dispositivos médicos deben inspeccionarse de acuerdo al plan de muestreo establecido y al 
nivel de riesgo del producto.  20     (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Jueves 11 de  octubre de 2012  
10.5.1.23  Se deben realizar las pruebas indicadas en la especificación o monografía de cada producto.  
10.6 Control del acondicionamiento  
10.6.1 Consideraciones generales  
10.6.1.1  Todas las ope raciones de acondicionamiento deben realizarse con los materiales especificados 
en la Orden de Acondicionamiento correspondiente y deben seguirse las instrucciones establecidas en el 
Procedimiento de Acondicionamiento específico. Estos documentos deben est ar a la vista del personal que 
realiza el proceso antes y durante el acondicionamiento.  
10.6.1.1.1 La Orden de Acondicionamiento debe contar con la descripción del producto, número de lote  o 
serie, presentación y cuando aplique indicar la fecha de caducid ad del dispositivo médico.  
10.6.1.2  En cada línea sólo podrá acondicionarse un lote o partida y presentación de dispositivo médico a 
la vez. Antes de iniciar el acondicionamiento de un lote específico, se debe verificar que el equipo y las áreas 
estén limp ios y libres de componentes, material de acondicionamiento, documentos, identificaciones y 
materiales que no pertenezcan al lote o partida que se vaya a acondicionar. Debe autorizarse la línea previa 
supervisión, dejando evidencia escrita de la misma.  
10.6.1.3 Al finalizar las operaciones de acondicionamiento se debe calcular el rendimiento del proceso y, 
asimismo, se debe realizar el balance de los materiales de acondicionamiento empleados. El rendimiento final 
y el balance de los materiales de acondiciona miento deben ser registrados y comparados contra sus límites y, 
en caso de desviación de estos límites, se debe llevar a cabo una investigación y anexar el resultado de la 
misma, en el expediente de cada lote acondicionado.  
10.6.1.4  Durante todo el proceso  de acondicionamiento, los materiales usados se mantendrán 
identificados bajo las condiciones necesarias para evitar mezclas, confusiones y errores.  
10.6.1.5  En caso de que no se termine la operación de acondicionamiento debe existir un PNO que 
describa la s acciones para prevenir que existan mezclas o pérdida de la identidad de los materiales o 
componentes del lote en cuestión, así mismo las condiciones en que éstos deberán ser conservados.  
10.6.2 Control del lotificado/ codificación.  
10.6.2.1  Debe existir u n PNO que garantice la seguridad en el manejo de los materiales a lotificar/codificar 
y de los materiales impresos.  
10.6.2.2  Deben existir áreas específicas para la lotificación/codificación de los materiales de 
acondicionado, que permitan prevenir confusi ones, errores y mezclas.  
10.6.2.3 El material lotificado/codificado debe mantenerse en áreas controladas y con acceso restringido  y 
deben ser incorporados en el lote en el cual se utilizarán.  
10.6.2.4 Cuando se utilicen materiales impresos individuales, s e efectúe una impresión fuera de la línea de 
acondicionamiento o se realicen operaciones de acondicionamiento manuales, deben implementarse las 
actividades de control necesarias y suficientes para evitar confusiones, mezclas y errores.  
10.6.2.5  La lotifica ción/codificación de los materiales debe ser inspeccionada por el personal del área de 
Calidad.  
10.6.2.6  En caso de que no se termine la operación de lotificación/codificación debe existir PNO que 
describa las acciones para prevenir que existan mezclas o p érdida de la identidad de los materiales  y 
productos.  
10.6.3  La devolución de materiales de acondicionamiento lotificado/codificado debe ser conciliado  y 
destruido.  
10.6.3.1 En caso de que sea justificada la devolución de material remanente, siempre y cuan do no esté 
lotificado/codificado, debe hacerse en condiciones controladas, documentadas y aprobadas por el área  de 
Calidad.  
10.6.3.2 El material remanente que se encuentre lotificado/codificado deberá separarse de cualquier otro 
material y destruirse de ac uerdo con un PNO. Dicha destrucción debe documentarse y debe formar parte del 
expediente de cada lote acondicionado.  
10.6.4 El personal encargado de acondicionamiento y del área de calidad, deben revisar, documentar y 
evaluar cualquier desviación al proced imiento de acondicionamiento y definir las acciones que procedan 
según el caso.  
10.7 Maquilas  
10.7.1  El maquilador está obligado a cumplir con los requisitos aplicables descritos en esta norma.  Jueves 11 de octubre de 2012  DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)     21 
10.7.2  Debe existir un PNO que describa las actividades y resp onsabilidades a realizar por ambos 
establecimientos involucrados en la maquila.  
10.7.3  Las responsabilidades entre el maquilador y el titular del registro deben estar claramente 
establecidas en un documento que debe contener las etapas técnicas requeridas como: producción, 
acondicionamiento y análisis definidas correctamente, acordadas por ambas partes y controladas de manera 
tal que se prevengan omisiones, confusiones y desviaciones que puedan afectar la calidad del dispositivo 
médico.  
10.7.4  Para asegurar  la transferencia de tecnología el titular del registro debe estar presente en el 
arranque de la maquila y ésta debe ser documentada.  
10.7.5  Las etapas a maquilar deben ser validadas en las instalaciones del maquilador de acuerdo a lo 
establecido en esta n orma (véase numeral 15).  
10.7.6  La calidad del dispositivo médico será responsabilidad del titular del registro y el maquilador debe 
cumplir con el procedimiento específico proporcionado por el titular del mismo.  
10.7.7  El titular del registro o fabricante , debe supervisar la(s) etapa(s) de fabricación de su producto y de 
auditar las operaciones del maquilador.  
10.7.8  El maquilador debe entregar el dispositivo médico maquilado dictaminado conforme a las 
especificaciones proporcionadas por el titular del reg istro del fabricante, junto con la documentación original 
firmada por el responsable del área de Calidad del maquilador. El maquilador debe conservar copia de los 
registros del proceso maquilado por el tiempo especificado en esta norma.  
10.7.9  El titular d el registro o fabricante es el responsable de garantizar que se efectúen los análisis 
necesarios a los productos maquilados que permitan hacer el dictamen final del dispositivo médico. Estos 
análisis deben llevarse a cabo por el maquilador directamente (si  cuenta con la infraestructura), por el titular 
del registro o por un tercero autorizado.  
10.8 Control del laboratorio analítico.  
10.8.1 Se debe contar con métodos de análisis (cuando aplique) y de prueba validados, especificaciones 
vigentes y escritas par a la evaluación de insumos, producto a granel, semiprocesado y terminado.  
10.8.2 Deben conservarse muestras de retención representativas de cada lote de dispositivo médico 
terminado, cuando aplique. Estas muestras deben almacenarse bajo las condiciones ind icadas en la etiqueta 
del dispositivo médico terminado, en caso de no requerir de condiciones específicas para su conservación se 
almacenarán a temperatura ambiente. Los tiempos de retención deben ser por cinco años o un año después 
de la vida útil del pro ducto.  
10.8.3 La conservación de muestras de retención por lote debe efectuarse de acuerdo a un PNO que 
considere la cantidad suficiente para realizar dos análisis completos excepto la prueba de esterilidad.  
10.8.4  Se debe contar con un PNO para la limpiez a, mantenimiento, y operación de cada uno de los 
instrumentos y equipos utilizados en el laboratorio analítico y cuando aplique para su calibración, 
contrastación o calificación.  
10.8.5  Se deben contar con los PNO que aseguren el correcto manejo, identific ación, preparación, 
valoración y revaloración (cuando aplique), almacenamiento y disposición final de sustancias o materiales de 
referencia, reactivos, soluciones, cepas y medios de cultivo empleados en el laboratorio.  
10.8.6 Los reactivos empleados en el laboratorio analítico deben prepararse de acuerdo con la FEUM y 
suplementos vigentes. En caso de que en ésta no aparezca la información, podrá recurrirse a farmacopeas 
reconocidas internacionalmente, a información de centros de referencia nacionales, organ ismos 
internacionales cuyos procedimientos de análisis se realicen conforme a especificaciones de organismos 
especializados u otra bibliografía científica reconocida internacionalmente, de no encontrarse en ninguno de 
los anteriores, deberá utilizarse conf orme al método validado del fabricante.  
10.9 Liberación de producto terminado  
10.9.1 El área de Calidad debe hacer el dictamen para la liberación del producto terminado de acuerdo 
con un PNO que describa el proceso completo de revisión del expediente del l ote de fabricación o del número 
de serie.  
10.9.2  Para la liberación del producto terminado, además del expediente de lote, se debe considerar:  
10.9.2.1  Si existe un cambio que impacte al lote de fabricación o número de serie, éste deberá ser cerrado 
antes de la liberación del lote o número de serie del dispositivo médico en cuestión.  22     (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Jueves 11 de  octubre de 2012  
10.9.2.2 Cuando aplique, los resultados del programa de monitoreo ambiental para verificar que no 
impactan al lote o número de serie del dispositivo médico que va a ser liberad o. 
10.9.2.3  Que se hayan tomado las muestra s de retención correspondientes  (véanse numerales 10.8.3  y 
10.8.4).  
10.9.2.4  Cualquier otro documento u oficio relacionado con la calidad del producto, incluyendo reportes de 
desviación (véase numeral 18).  
10.9.2 .5 Que todos los documentos cumplan con lo indicado en el numeral 8.1.3.  
10.9.3  Debe revisarse la Orden de Producción y Acondicionamiento, así como los registros, resultados 
analíticos, etiquetas y demás documentación involucrada con el acondicionamiento d e cada lote y 
presentación, comprobando que se han cumplido con las condiciones, controles, instrucciones  y 
especificaciones de proceso establecidas.  
10.9.3.1 Toda la documentación involucrada con las operaciones de acondicionamiento debe ser turnada 
al área correspondiente para complementar el expediente del lote y conservarla durante los plazos 
previamente definidos.  
10.10 Control de la distribución  
10.10.1  Debe establecerse PNO para el control de la distribución de los dispositivos médicos, en el que  se 
describa:  
10.10.1.1  La forma y condiciones de transporte.  
10.10.1.2  Instrucciones de almacenamiento a lo largo de toda la cadena de distribución.  
10.10.1.3  Que los productos se deben manejar en condiciones necesarias para preservar y/o conservar el 
dispos itivo médico de acuerdo con lo establecido en la etiqueta.  
10.10.2  El sistema de distribución de los dispositivos médicos debe establecerse de acuerdo con la política 
de primeras entradas -primeras salidas o primeras caducidades -primeras salidas.  
10.10.3  Debe garantizarse la identificación e integridad de los productos.  
10.10.4  Debe mantenerse un registro de distribución de cada lote de producto o número de serie para 
facilitar su retiro del mercado en caso necesario, de acuerdo a lo establecido en el numera l 8.5.3.  
11. Equipo de fabricación  
11.1 Generalidades  
11.1.1 Todo equipo que pretenda ser usado para la producción, empaque, acondicionamiento y 
almacenamiento de un dispositivo médico debe estar diseñado y cumplir con las características de calidad 
necesa rias y estar localizado de manera que permita su instalación, operación, limpieza, mantenimiento  y 
calificación.  
11.1.1.1 Al diseñar e instalar un equipo deben tomarse en cuenta los aspectos de manejo, operación y 
limpieza del mismo. Los sistemas de contro l deben ser los requeridos para una correcta operación, estar  en 
lugares accesibles y acordes con la clase de área y el nivel de riesgo de l dispositivo médico en la cual  será 
operado.  
11.1.1.2 Cuando se evalúen diferentes alternativas de equipos se debe co nsiderar, los criterios de 
aceptación requeridos para el proceso, la disponibilidad de controles de proceso y la disponibilidad de partes 
de repuesto y servicio.  
11.2 Diseño de equipo  
11.2.1 Los materiales que se consideren para el diseño y construcción de  los equipos y sus accesorios 
que estén en contacto directo con disolventes, componentes de la fórmula, dispositivo médico en proceso o 
terminado no deberán ser del tipo reactivo, aditivo, absorbente o adsorbente de tal manera que no se ponga 
en riesgo la calidad de producto.  
11.2.2 Los tanques y tolvas deben contar con cubiertas, para garantizar su seguridad.  
11.2.3  Los equipos o recipientes sujetos a presión deben cumplir con la normatividad aplicable.  Jueves 11 de octubre de 2012  DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)     23 
11.2.4  Las sustancias requeridas para la operación de l equipo, como lubricantes, refrigerantes u otros, no 
deben estar en contacto directo con los componentes de la fórmula, envases primarios del dispositivo médico 
o del producto. Estas sustancias deben ser adquiridas bajo una especificación y establecer su manejo.  
11.2.4.1  En el caso de sustancias que sí estén en contacto con el producto, deben ser al menos de  grado 
alimenticio.  
11.2.5  Los engranajes y partes móviles deben estar protegidos para evitar la contaminación del dispositivo 
médico en proceso y por seguridad del operario.  
11.3 Limpieza y mantenimiento del equipo.  
11.3.1  El equipo y los utensilios deben limpiarse y mantenerse de acuerdo con un PNO y programa 
establecidos, que deben contener como mínimo:  
11.3.1.1  El nombre del operador responsable.  
11.3.1.2  Una descripción de los métodos de limpieza, equipos y materiales utilizados.  
11.3.1.3  El método de desmontaje y montaje del equipo.  
11.3.1.4  Lista de verificación de los puntos críticos  
11.3.2  El equipo debe permanecer limpio, protegido e identificad o cuando no se esté utilizando.  
11.3.3 Se debe supervisar la limpieza y su vigencia antes de ser utilizado.  
11.3.4 El equipo debe estar calificado para el proceso y producto que se va a fabricar.  
11.3.5  Se debe contar con PNO para el mantenimiento y la ope ración de todos los equipos utilizados.  
11.4 Todo equipo utilizado en la producción, empaque o manejo de los dispositivos médicos debe 
encontrarse localizado e instalado de tal manera que:  
11.4.1  No obstaculice los movimientos del personal y facilite el fl ujo de los materiales.  
11.4.2 Se asegure el orden durante los procesos y se controle el riesgo de confusión u omisión de alguna 
etapa del proceso.  
11.4.3  Permita su limpieza y la del área donde se encuentra, y no interfiera con otras operaciones  del 
proces o. 
11.4.4 Esté delimitado, y cuando sea necesario, aislado de cualquier otro equipo para evitar el 
congestionamiento de las áreas de producción, así como la posibilidad de mezcla de componentes.  
11.5 Equipo automático, mecánico y electrónico.  
11.5.1 El equ ipo o instrumento utilizado en el monitoreo y control de los parámetros críticos del proceso 
deben ser calibrados e inspeccionados, de acuerdo con un programa escrito diseñado para asegurar su 
funcionamiento. Las operaciones de calibración e inspección deb en documentarse conforme a lo siguiente:  
11.5.1.1 Debe quedar evidencia de la frecuencia de calibración, método de calibración, límites aprobados 
para exactitud y precisión así como la identificación del equipo o instrumento.  
11.5.1.2 El control de las eti quetas de calibración debe establecerse en un PNO y éstas deben ser 
colocadas en los equipos calibrados, el control de los mismos será llevado de acuerdo con el programa  de 
calibración.  
11.5.1.3 Los registros de calibración deben ser resguardados y control ados.  
11.5.2 Los programas instalados en los equipos computarizados utilizados para el control del proceso de 
fabricación deben estar validados, cuando aplique.  
11.5.3 Con el fin de asegurar la exactitud de los datos manejados por los equipos computarizado s 
utilizados para el control del proceso de fabricación, se debe implementar un sistema de protección de los 
mismos para evitar modificaciones a las fórmulas o registros efectuadas por personal no autorizado.  
11.5.4 Se debe mantener un respaldo actualizado  de toda la información archivada en las computadoras o 
los sistemas relacionados, para asegurar que la información emitida por estos sistemas es exacta, completa y 
que no existen modificaciones inadvertidas.  
12. Manejo de producto fuera de especificacione s (producto no conforme).  24     (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Jueves 11 de  octubre de 2012  
12.1 Todos los productos que no cumplan las especificaciones establecidas o que sean fabricados fuera 
de los procedimientos establecidos deben ser identificados y controlados hasta su disposición final, para 
prevenir su uso no int encional.  
12.2 Debe existir un PNO que describa las acciones a tomar para el tratamiento de producto no conforme 
y su dictamen.  
12.3 Debe emitirse un reporte de desviación para definir si puede ser reacondicionado, retrabajado, 
reprocesado, rechazado, apro bado por concesión este dictamen debe ser emitido por la el área de Calidad.  
12.4 Todos los lotes retrabajados o reprocesados deben ser sometidos a análisis de calidad o evaluación 
según aplique y la documentación debe demostrar que la calidad del lote es equivalente a la obtenida en el 
proceso original.  
12.5 Cuando la no conformidad en el producto terminado es recurrente se deben realizar las 
investigaciones correspondientes y en su caso validar los cambios realizados.  
12.6 Todos los productos rechazados d eben ser identificados y segregados hasta su destrucción o su 
disposición final. Esta debe llevarse a cabo de acuerdo a un PNO y a las disposiciones jurídicas que  resulten 
aplicables.  
12.7 Debe elaborarse una orden de retrabajo o reproceso específico para el producto no conforme que 
incluya las instrucciones que deberán cumplirse para realizar cualquiera de estas actividades. Para aquellos 
retrabajos o reprocesos de productos en donde se pierde la esterilidad o integridad del empaque primario, se 
debe asign ar un número de lote distinto al original y que sea rastreable, así como demostrar mediante 
referencia cruzada, que el retrabajo de esterilización no afecta la calidad del dispositivo médico, en cualquiera 
de los casos debe ser autorizado por el responsabl e sanitario.  
12.7.1 Los retrabajos o reprocesos no están permitidos en dispositivos médicos inyectables.  
12.8 La liberación de un lote retrabajado o reprocesado debe seguir los pasos descritos en el numeral 10.9 
y contar con la autorización del responsable  sanitario.  
13. Devoluciones y quejas.  
13.1 Debe existir un PNO para el control de los productos devueltos que considere como mínimo:  
13.1.1  Que deben ponerse en retención temporal y ser evaluados por el área de Calidad para determinar 
si se deben retrabaj ar, reprocesar, destruir, aprobar por concesión o su dictamen final.  
13.1.2  Registros de recepción, evaluación y destino. El reporte debe contener lo descrito en el  numeral 
8.5.6.  
13.2 Debe existir un PNO para el manejo de quejas indicando:  
13.2.1  La oblig atoriedad de la atención de todas las quejas recibidas.  
13.2.2 La necesidad de identificar la causa de la queja.  
13.2.3 Definir las acciones correctivas y preventivas a realizar respecto al problema  
13.2.4 Los casos que se requieran notificar a la autorida d sanitaria y la forma de hacerlo, de acuerdo con 
la normatividad vigente.  
13.2.5  La forma y el tiempo de respuesta al cliente, en su caso.  
13.2.6  Los registros de los resultados obtenidos y las decisiones tomadas con relación a las quejas deben 
contener l o especificado en el numeral 8.5.5.  
14. Retiro de producto del mercado.  
14.1 Debe existir un sistema para retirar productos del mercado de manera oportuna y efectiva en el caso 
de alertas sanitarias y para productos que se sabe o se sospeche que están fuer a de especificaciones.  
14.2 Debe existir un PNO que describa:  
14.2.1  Que el responsable de la coordinación del retiro y de asegurar la ejecución del mismo es el 
responsable sanitario.  
14.2.2  Las actividades de retiro de producto del mercado, que permita qu e sean iniciadas rápidamente  a 
todos los niveles.  
14.2.3  Las instrucciones de almacenaje del producto retirado.  Jueves 11 de octubre de 2012  DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)     25 
14.2.4  La notificación a las autoridades sanitarias de acuerdo a la distribución del producto y a la 
normatividad vigente.  
14.2.5  La revisión d e los registros de distribución de producto para venta o para estudios clínicos que 
permitan un retiro efectivo del producto.  
14.2.6 La verificación continu a del proceso de retiro.  
14.2.7  El reporte final incluyendo una conciliación entre la cantidad distr ibuida y la cantidad recuperada, 
las acciones que deben tomarse para evitar recurrencia y el destino final del producto.  
15. Validación.  
15.1 Política  
Es un requerimiento de esta norma que los fabricantes de dispositivos médicos determinen qué 
actividades de validación son necesarias para demostrar el control de los aspectos críticos de sus 
operaciones particulares.  
Debe utilizarse un enfoque de análisis de riesgos del dispositivo médico para evaluar el ámbito y grado  de 
validación.  
Todas las instalaciones,  equipos, sistemas críticos que impacten en la calidad del dispositivo médico, 
deben estar calificados y los procesos de producción, métodos de limpieza y analíticos deben validarse.  
15.2 Planeación para la validación  
15.2.1  Las actividades de validación d eben estar integradas en un Plan Maestro de Validación (PMV)  o 
equivalente el cual debe ser un documento conciso y claro que incluya al menos:  
15.2.1.1  Procesos de producción (incluyendo ensambles y sus verificaciones)  
15.2.1.2  Procesos de empaque primari o 
15.2.1.3  Procesos o métodos de limpieza  
15.2.1.4  Equipo de producción y de acondicionamiento  
15.2.1.5  Métodos analíticos  
15.2.1.6  Programas o aplicaciones computacionales que impactan a la calidad del producto  
15.2.1.7  Sistemas críticos  
15.2.2  El PMV deb e contener los datos de por lo menos lo siguiente:  
15.2.2.1  Política de validación  
15.2.2.2  Estructura organizacional para las actividades de validación, incluyendo al responsable  del 
proyecto.  
15.2.2.3  Resumen de las instalaciones, sistemas, equipo y proc esos a validar  
15.2.2.4  Formato a usarse para protocolos y reportes  
15.2.2.5  Planeación y programación  
15.2.2.6  Control de cambios  
15.2.2.7  Referencia a documentos existentes  
15.2.3  El PMV debe indicar:  
15.2.3.1  Vigencia  
15.2.3.2  Alcance  
15.2.3.3  Objetivos  
15.2.3.4  Mantenimiento del estado validado (Revalidación)  
15.2.4  En caso de proyectos grandes, puede ser necesaria la creación de planes maestros de validación 
separados.  
15.3 Documentación  
15.3.1  Debe establecerse un protocolo escrito que especifique cóm o se llevará a cabo la validación. El 
protocolo debe especificar los pasos críticos, su calendario, los responsables de los procesos críticos y los 26     (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Jueves 11 de  octubre de 2012  
criterios de aceptación. Antes de su ejecución, el protocolo debe ser revisado por el responsable del proces o o 
sistema y aprobado finalmente por el responsable del área de Calidad.  
15.3.2  Debe prepararse un reporte que haga referencia al protocolo de validación, que reúna  los 
resultados obtenidos, comentando acerca de cualquier desviación observada y mencionand o las 
conclusiones, incluyendo los cambios necesarios recomendados para corregir las deficiencias. Los reportes 
de Validación deben ser al menos aprobados por el responsable del proceso o sistema y por el responsable 
del área de Calidad.  
15.3.3  Cualquier c ambio al plan definido en el protocolo debe documentarse con la justificación apropiada. 
Los cambios deben ser revisados por el responsable del proceso o sistema y aprobados por el responsable 
del área de Calidad.  
15.4 Calificación  
15.4.1  La primera etapa del proceso de validación de instalaciones, sistemas críticos y equipos, nuevos  o 
que se incorporen en el proceso, que tengan impacto sobre la calidad del dispositivo médico es la calificación 
del diseño (CD).  
15.4.2 El cumplimiento del diseño con lo descr ito en esta norma debe demostrarse y documentarse.  
15.4.3  La calificación de la instalación (CI) debe realizarse en instalaciones, sistemas críticos y equipo 
nuevo o modificado que tenga impacto sobre la calidad del dispositivo médico.  
15.4.4  La CI incluye , pero no se limita, a lo siguiente:  
15.4.4.1 Construcción o modificación de áreas;  
15.4.4.2  Instalación del equipo, tubería, servicios e instrumentación revisados contra los planos  y 
especificaciones vigentes de ingeniería;  
15.4.4.3  Recopilación y cotejo  de las instrucciones de operación, trabajo y de los requerimientos de 
mantenimiento del proveedor;  
15.4.4.4  Requerimientos de calibración;  
15.4.4.5  Verificación de los materiales de construcción;  
15.4.4.6  El cumplimiento de la instalación con lo descrito en esta norma debe demostrarse y documentarse.  
15.4.5  La calificación operacional (CO) debe seguir a la calificación satisfactoria de la instalación.  
15.4.6  La CO incluye, pero no se limita, a lo siguiente;  
15.4.6.1  Pruebas que han sido desarrolladas a par tir del conocimiento de los procesos, sistemas y equipos 
para demostrar que el equipo cumple con las especificaciones de diseño.  
15.4.6.2  Pruebas que incluyen una condición o un conjunto de condiciones que abarcan límites de 
operación superiores e inferior es o las condiciones del “peor escenario”.  
15.4.7  La terminación de una calificación operacional satisfactoria debe permitir la ratificación o 
modificación de los procedimientos de calibración, operación y limpieza, la capacitación del operador y los 
reque rimientos de mantenimiento preventivo.  
15.4.8  El cumplimiento de la operación con lo descrito en esta norma debe demostrarse y documentarse.  
15.4.9  La calificación de la ejecución o desempeño (CE) debe seguir a la terminación satisfactoria de la 
calificaci ón de la instalación y la calificación operacional. Cuando se justifique podrá realizarse 
simultáneamente con la CO.  
15.4.10 La CE debe incluir pruebas que han sido desarrolladas para demostrar que el equipo se 
desempeña de acuerdo a los parámetros y espec ificaciones de los procesos y productos específicos.  
15.4.11 La CE debe incluir, más no limitarse, a lo siguiente:  
15.4.11.1  Pruebas y materiales utilizados en la producción, sustitutos calificados o productos simulados, 
que hayan sido desarrollados a part ir del conocimiento del proceso y las instalaciones, sistema o equipos;  
15.4.11.2  Pruebas que incluyan una condición o conjunto de condiciones que abarquen límites de 
operación superiores e inferiores o las condiciones del “peor escenario”;  Jueves 11 de octubre de 2012  DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)     27 
15.4.11.3  El cu mplimiento de la ejecución o desempeño con lo descrito en esta norma debe demostrarse  
y documentarse.  
15.4.12  Para la calificación de las instalaciones, equipos y servicios en uso debe existir evidencia 
disponible que apoye y verifique los parámetros y lí mites de operación de las variables críticas del equipo 
operativo. Adicionalmente, deben documentarse los procedimientos de calibración, limpieza, mantenimiento 
preventivo, de operación, los procedimientos y registros de capacitación del personal y evaluac ión de 
proveedores.  
15.5 Validación de Procesos  
15.5.1  La validación del proceso debe completarse antes de la distribución y venta del producto.  
15.5.2  La validación del proceso puede concluirse de manera retrospectiva tomando en consideración un 
número de  corridas o lotes suficientes en base al análisis de riesgo del dispositivo médico, con resultados 
satisfactorios, siempre que no haya cambios al proceso y todos los elementos que se involucren e impacten 
en los procesos de fabricación hayan sido previamen te calificados y/o validados. Cada aplicación de este tipo 
de validación debe justificarse y documentarse.  
15.5.2.1  La validación retrospectiva no es aplicable a sistemas y procesos críticos.  
15.5.3  En circunstancias excepcionales, puede ser necesario vali dar los procesos durante la producción 
de rutina (validación concurrente). El racional para el enfoque concurrente debe quedar documentado y todos 
los elementos que se involucran e impactan en los procesos de fabricación deben haber sido previamente 
calificados y/o validados. Los lotes fabricados bajo este enfoque, podrán ser liberados individualmente si 
cumplen sus especificaciones.  
15.5.4  El número de corridas de procesos necesarios para la validación dependerá de la complejidad del 
proceso o la magnitud del cambio. Un mínimo de 3 corridas o lotes consecutivos con resultados satisfactorios 
son necesarios para considerar validado el proceso.  
15.5.5  Los parámetros críticos deben ser controlados y monitoreados durante los estudios de validación.  
15.5.6  Las in stalaciones, sistemas y equipos a utilizar deben haber sido calificados y los métodos 
analíticos deben estar validados.  
15.5.7  El personal que participe en las actividades de validación debe haber sido capacitado y calificado 
de manera apropiada.  
15.6 Validación de la limpieza  
15.6.1  La validación de la limpieza debe realizarse con el fin de confirmar la efectividad de un 
procedimiento o método de limpieza para las áreas productivas y superficies que tienen contacto directo con 
el producto.  
15.6.2  La valida ción debe reflejar los patrones actuales de uso del equipo. Si varios productos son 
procesados en el mismo, y éste es limpiado usando el mismo proceso, puede usarse un producto 
representativo para la validación o el criterio del “peor escenario”. Los límit es establecidos o criterios de 
aceptación deben ser alcanzables y verificables.  
15.6.3 Deben utilizarse métodos analíticos validados cuyo límite de detección y cuantificación sea lo 
suficientemente sensible para detectar y cuantificar el nivel aceptable es tablecido del residuo o contaminante.  
15.6.4 Deben realizarse al menos tres corridas consecutivas del procedimiento de limpieza con resultados 
satisfactorios y de acuerdo a los criterios establecidos en el protocolo, para demostrar que el método está 
validado. 
15.7 Métodos analíticos  
15.7.1  Deben ser validados antes de su aplicación los métodos analíticos usados para:  
15.7.1.1 Evaluación de materias primas  
15.7.1.2  Evaluación de producto a granel, en proceso y terminado  
15.7.1.3  Evaluación del proceso  
15.7. 1.4 Pruebas de estabilidad  28     (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Jueves 11 de  octubre de 2012  
15.7.2 En el caso de métodos farmacopeicos, reconocidos internacionalmente o validados internamente 
por casa matriz o corporativo, utilizados para evaluar la conformidad de materias primas, producto procesado 
o producto terminado  debe demostrarse la adecuabilidad del método.  
15.7.3  Cualquier cambio en un método analítico validado debe ser sometido al proceso de control de 
cambios.  
15.8 Sistemas computacionales  
15.8.1  Deben validarse los sistemas y aplicaciones computacionales que impacten en la calidad del 
producto relacionado con:  
15.8.1.1  Transferencias de materiales y producto  
15.8.1.2  Disposición de materiales y producto  
15.8.1.3  Control de procesos e instrumentos analíticos  
15.8.1.4  Control de sistemas críticos  
15.8.1.5 Cuando  un sistema o aplicación computarizada genere registros electrónicos y/o emplee firmas 
electrónicas. Se debe considerar los numerales 15.8.2 y 15.8.3.  
15.8.1.6  No aplica a los registros en papel que son o han sido transmitidos por medios electrónicos, 
siem pre y cuando no sirvan o se usen para tomar decisiones o se usen para realizar actividades reguladas 
basadas en estos documentos.  
15.8.2 Son considerados registros electrónicos:  
15.8.2.1 Los documentos y registros  requeridos en el contenido de é sta y otras  normas aplicables que son 
creados, modificados, mantenidos, archivados, recuperados y/o transmitidos a través de sistemas 
electrónicos.  
15.8.2.2 Cuando se utilicen sistemas electrónicos para la creación, modificación, mantenimiento, archivo, 
recuperación y/o transmisión de registros electrónicos deberán establecerse procedimientos y controles 
diseñados para asegurar la autenticidad, integridad y cuando aplique confidencialidad de los registros 
electrónicos, y para asegurar que las firmas electrónicas no pu edan ser declaradas como no genuinas. Los 
procedimientos y controles deben incluir lo siguiente:  
15.8.2.2.1 La validación de los sistemas para asegurar la exactitud, confiabilidad, funcionalidad, 
consistencia y la habilidad para distinguir entre registros inválidos o alterados.  
15.8.2.2.2 La habilidad de los sistemas o aplicaciones computacionales para generar copias de los 
registros exactas y completas, legibles tanto en su versión manual como electrónica, que permitan su 
inspección, revisión y copia.  
15.8.2.2.3 La protección de los registros, que permita su recuperación en forma rápida y exacta durante 
todo el periodo de conservación de éstos.  
15.8.2.2.4 El permitir el acceso al sistema únicamente a personas autorizadas.  
15.8.2.2.5 El uso de procesos de au ditoría de rastreo seguros, generados por computadora, para registrar 
en forma independiente el acceso al sistema de los empleados, así como las acciones que creen, modifiquen 
o borren registros electrónicos.  
15.8.2.2.6 Cotejos operacionales del sistema pa ra obligar que los pasos y eventos ocurran en la secuencia 
establecida.  
15.8.2.2.7 Los cotejos para asegurar que solamente personas autorizadas puedan utilizar el sistema, 
firmar electrónicamente un registro, acceder la operación del dispositivo de entrada  y salida del sistema 
computarizado, modificar un registro o realizar la operación manual.  
15.8.2.2.8 La determinación de que las personas que desarrollan, mantienen o utilizan sistemas de 
firmas/registros electrónicos tienen la capacidad, adiestramiento y  experiencia para llevar a cabo las tareas 
asignadas.  
15.8.3 Para el caso de firmas electrónicas:  Jueves 11 de octubre de 2012  DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)     29 
15.8.3.1 Deben contener la información asociada con la firma que claramente indiquen el nombre en letra 
de molde de la persona que firma, la fecha y hora de c uando fue ejecutada la firma y el propósito asociado 
con la misma.  
15.8.3.2 Estas deben ser únicas para cada persona y cuando se dé el caso de un cambio, ésta no debe 
repetirse o reasignarse a otra persona.  
15.8.3.3 Cuando el uso de firmas electrónicas sea  adoptado, se debe establecer la fecha a partir de la cual 
las firmas electrónicas son vigentes y equivalentes a las firmas autógrafas, para lo cual es necesaria una 
constancia firmada por dos testigos.  
15.8.3.4 Las firmas electrónicas que no estén basadas  en biométricas deberán:  
15.8.3.4.1 Emplear al menos dos elementos distintos tales como un código de identificación y una 
contraseña.  
15.8.3.4.2 El ingreso de una persona a un sistema de acceso controlado deberá realizarse con todos los 
elementos de la fir ma electrónica indicados en el numeral anterior; los accesos subsecuentes durante la 
misma sesión podrá realizarlos con uno de los elementos.  
15.8.3.5 Las personas que utilizan firmas electrónicas basadas en el uso de códigos de identificación en 
combinaci ón con contraseñas, emplearán controles para garantizar su seguridad e integridad y que incluyan:  
15.8.3.5.1 El mantenimiento de cada combinación de código de identificación y contraseña de manera tal 
que ninguna otra persona tenga la misma combinación.  
15.8.3.5.2 El aseguramiento de que la emisión de los códigos de identificación y contraseñas sea 
renovada o revisada periódicamente.  
15.8.3.5.3 Contar con procedimientos aprobados para el caso de contingencias tales como fichas, tarjetas 
y otros dispositivos  perdidos, hurtados o desaparecidos que lleven o generen información de códigos de 
identificación o contraseñas para emitir reemplazos temporales o permanentes utilizando controles adecuados 
y rigurosos.  
15.8.3.5.4 Mecanismos de protección de las transacci ones para evitar el uso no autorizado de contraseñas 
y/o códigos de identificación, y para detectar e informar de manera inmediata y urgente a la Unidad del 
sistema de seguridad y, cuando sea apropiado, a la gerencia del establecimiento de cualquier intent o de su 
uso no autorizado.  
15.8.3.5.5 Pruebas iniciales y periódicas a los dispositivos tales como fichas o tarjetas que llevan o 
generan información de códigos de identificación o contraseñas para asegurar que funcionan apropiadamente 
y que no han sido al teradas.  
15.8.3.5.6  Las firmas electrónicas y las firmas autógrafas ejecutadas en registros electrónicos, serán 
vinculadas de tal manera que se asegure que éstas no puedan ser eliminadas, copiadas o de otro modo 
transferidas para falsificar un registro ele ctrónico por medios ordinarios.  
15.9 Sistemas y procesos críticos  
15.9.1  Deben validarse al menos los siguientes sistemas y procesos críticos:  
15.9.1.1  Agua purificada y para fabricación de inyectables.  
15.9.1.2  Aire (comprimido y ambiental)  
15.9.1.3  Vapor  limpio  
15.9.1.4 Esterilización, (por medios físicos o químicos)  
15.9.1.4.1  Llenado simulado, entre otros.  
15.10 Proveedores de insumos o servicios que impacten directamente en la calidad del producto.  
15.10.1  Se consideran calificados siempre y cuando:  
15.10.1.1  Hayan sido aprobados de acuerdo a lo descrito en el numeral 10.2 de esta norma.  
15.10.1.2  Exista evidencia documentada del desempeño histórico del proveedor en cuanto a la calidad de 
cada uno de los insumos suministrados.  30     (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Jueves 11 de  octubre de 2012  
15.10.1.3  Se lleve a cabo una Auditorí a, que puede ser documental o mediante visita física a sus 
instalaciones, de acuerdo al numeral 19 de esta norma, que demuestre que cuenta con un Sistema de Calidad 
establecido.  
15.10.1.4  Se lleve a cabo un estudio estadístico entre los resulta dos proporcionados por el proveedor en 
su Certificado de Análisis y los resultados obtenidos en la evaluación de acuerdo con la especificación 
correspondiente, para demostrar equivalencia, cuando aplique.  
15.10.2  Previa autorización de la Secretaría de Sal ud se podrá llevar a cabo una reducción en el número 
de análisis o pruebas analíticas, siempre y cuando los proveedores de estos insumos estén calificados.  
15.11 Mantenimiento del estado validado  
15.11.1  Se debe garantizar el mantenimiento del estado valid ado mediante la verificación del cumplimiento 
de los siguientes sistemas y programas de soporte:  
15.11.1.1  Sistema de control de cambios  
15.11.1.2  Sistema de calibración  
15.11.1.3  Programa de mantenimiento preventivo  
15.11.1.4  Sistema de calificación de pe rsonal  
15.11.1.5  Programa de auditorías técnicas  
15.11.1.6  Sistema de acciones preventivas y correctivas  
15.11.2  Cuando haya cambios significativos a los programas y sistemas mencionados debe llevarse  a 
cabo una recalificación o revalidación.  
15.11.3  Debe  definirse la vigencia de las calificaciones y las validaciones en los protocolos 
correspondientes.  
15.11.4  Si al término de cinco años, no existen cambios significativos al sistema validado debe llevarse a 
cabo una verificación para asegurar el mantenimie nto del estado validado.  
16. Estudios de estabilidad  
16.1 Si el dispositivo médico lo requiere, para demostrar que la funcionalidad y las características de 
calidad del dispositivo médico se mantienen durante su vida útil, deben realizarse:  
16.1.1 Estudios  de Estabilidad Acelerada. Cuando aplique, se deben llevar a cabo en lotes piloto o de 
producción con la formulación y el material de envase en el que se pretende comercializar el producto 
terminado. La cantidad de lotes será definida por el fabricante en función de las características del producto.  
16.1.1.1 Para productos estériles. Debe presentar el estudio de envejecimiento acelerado, llevándose a 
cabo en lotes piloto o de producción, en el empaque estéril final. La cantidad de lotes será definida por el  
fabricante en función de las características del producto.  
16.1.2 Estudios de estabilidad a largo plazo. Cuando aplique, se deben llevar a cabo en lotes piloto o de 
producción a las condiciones particulares, por un periodo mínimo igual a la vida útil tent ativa, para confirmarlo. 
La cantidad de lotes será definida por el fabricante en función de las características del producto.  
16.2 Protocolo del estudio. Debe contener la siguiente información, según corresponda:  
16.2.1  Nombre del dispositivo médico, así c omo presentación y concentración, si procede.  
16.2.2  Número de lotes y cuando aplique su tamaño  
16.2.3  Descripción, tamaño y cuando aplique composición del envase o empaque primario.  
16.2.4  Condiciones del estudio.  
16.2.5  Tiempos de muestreo y análisis.  
16.2.6 Parámetros de prueba.  
16.2.7  Criterios de aceptación (o bien especificaciones para estabilidad).  
16.2.8  Referencia de los métodos analíticos o de prueba por parámetro y su validación, si procede.  
16.2.9  Diseño reducido de análisis, cuando se justifiqu e. Jueves 11 de octubre de 2012  DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)     31 
16.3 Informe del estudio. Debe contener la siguiente información:  
16.3.1  Nombre del dispositivo médico, así como presentación y concentración, si procede.  
16.3.2  Número de lote, fecha de fabricación y cuando aplique tamaño del lote.  
16.3.3  Resultados an alíticos por condición de almacenamiento y fecha de análisis.  
16.3.4 Cuando aplique, datos individuales, el promedio, la desviación estándar y el coeficiente de variación.  
16.3.5  Evaluación de los datos; incluir gráficas, si procede.  
16.3.6  Métodos estadís ticos y fórmulas utilizadas, si procede.  
16.3.7  Resultado del análisis estadístico y conclusiones.  
16.3.8  Propuesta del periodo de caducidad.  
16.4 Consideraciones generales  
16.4.1  Los estudios deben llevarse a cabo en el mismo envase primario propuesto par a su 
almacenamiento y distribución.  
16.4.2 Todos los análisis que se lleven a cabo durante el estudio de estabilidad, deben hacerse por 
duplicado y reportarse.  
16.4.3  Cuando aplique los estudios de estabilidad a largo plazo de los lotes sometidos en el exp ediente de 
registro debe continuar hasta cubrir el tiempo de vida útil otorgada en el registro del producto.  
16.4.4  Debe implementarse un programa de estabilidades que garantice el periodo de caducidad del 
dispositivo médico, el cual debe ser avalado o aut orizado por el Responsable Sanitario.  
16.4.5 Se puede solicitar a las autoridades sanitarias una ampliación del periodo de caducidad 
presentando evidencia documentada de los estudios de estabilidad a largo plazo.  
16.4.6  Los lotes fabricados para la realiza ción de los estudios de estabilidad deberán estar sujetos  a 
procedimientos estándar de producción.  
16.4.7  Cuando se cambie el método analítico o de prueba durante el estudio de estabilidad, se debe 
demostrar que los dos métodos son equivalentes.  
16.4.8  Todos los análisis que se lleven a cabo durante el estudio de estabilidad, así como el tamaño de 
muestra se deben incluir en el protocolo y reportarse.  
16.4.9 Se debe de confirmar la estabilidad del producto en el dispositivo médico respecto al original, 
cuando exista:  
16.4.9.1  Un cambio de formulación sin involucrar el principio activo, para productos formulados.  
16.4.9.2 O cambio en el envase primario, de acuerdo a las características y riesgo del producto.  
16.4.10  Los estudios de estabilidad pueden hacerse  extensivos a aquellos productos que pertenezcan a la 
misma familia, siempre y cuando la composición, formulación o características sea la misma en todos  los 
casos.  
16.4.11  El fabricante deberá considerar todos los parámetros de evaluación que correspondan  al tipo de 
producto, que permita garantizar que el dispositivo médico es estable durante su periodo de vida útil.  
16.5 El periodo de caducidad tentativo debe ser confirmado con estudios de estabilidad a largo plazo.  
17. Control de cambios  
17.1 Debe existi r un sistema de control de cambios para la evaluación y documentación de los cambios 
que impactan a la fabricación y calidad del producto. Los cambios no planeados deben considerarse  como 
desviaciones.  
17.2 Debe conformarse un Comité Técnico integrado por representantes de las áreas involucradas por 
cada cambio que evalúe y dictamine el cambio propuesto.  
17.3 Debe existir un PNO que incluya identificación, documentación, revisión y aprobación de los cambios 
en: insumos, cambio de fabricante, especificacione s, procedimientos, métodos de análisis, procesos de 
fabricación, instalaciones, equipos, sistemas críticos y sistemas de cómputo.  
17.4 Todos los cambios deben ser documentados y aprobados por el área de Calidad.  
18. Desviaciones  32     (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Jueves 11 de  octubre de 2012  
18.1 Debe existir un sistem a que asegure que todas las desviaciones a especificaciones, procedimientos  
y métodos de análisis sean investigadas, evaluadas y documentadas.  
18.2 Debe conformarse un Comité Técnico integrado por representantes de las áreas involucradas en la 
desviación que evalúe y dictamine la desviación.  
18.3 Debe existir un PNO que indique el proceso a seguir para la investigación, evaluación, 
documentación y dictamen de todas las desviaciones.  
18.4 Debe establecerse un plan de seguimiento documentado para todas las a cciones resultantes de una 
desviación o una potencial desviación y evaluar la efectividad de dichas acciones.  
18.4.1  Acciones correctivas  
La organización debe tomar acciones para eliminar la causa de no conformidades con objeto de prevenir 
que vuelva a ocu rrir. Las acciones correctivas deben ser apropiadas a los efectos de las no conformidades 
encontradas.  
18.4.1.1  Debe establecerse un procedimiento documentado para definirlos requisitos para:  
18.4.1.1.1  Revisar las no conformidades (incluyendo las quejas d e los clientes),  
18.4.1.1.2  Determinar las causas de las no conformidades,  
18.4.1.1.3  Evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que las no conformidades no 
vuelvan a ocurrir,  
18.4.1.1.4  Determinar e implementar las acciones necesarias, in cluyendo, si procede, la actualización de 
la documentación,  
18.4.1.1.5  Registrar los resultados de cualquier investigación y de las acciones tomadas , y 
18.4.1.1.6  Revisar la acción correctiva emprendida y su eficacia.  
18.4.2 Acciones preventivas.  
La organi zación debe determinar acciones para eliminar las causas de no conformidades potenciales, para 
prevenir su ocurrencia. Las acciones preventivas deben ser apropiadas a los efectos de los problemas potenciales.  
18.4.2.1 Debe establecerse un procedimiento doc umentado para definir los requisitos para:  
18.4.2.1.1  Determinar las no conformidades potenciales y sus causas,  
18.4.2.1.2  Evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no conformidades,  
18.4.2.1.3  Determinar e implementar las acciones nece sarias,  
18.4.2.1.4  Registrar los resultados de cualquier investigación y de las acciones tomadas , y 
18.4.2.1.5  Revisar la acción preventiva emprendida y su eficacia.  
18.5 La investigación debe extenderse a otros lotes del mismo producto y a otros productos  si están 
asociados con la desviación. Debe emitirse un reporte escrito de la investigación incluyendo la conclusión  y 
seguimiento.  
18.6 Todos los reportes de desviaciones deben ser aprobados por el responsable del área de fabricación  
y del área de Calida d antes de decidir el destino final del producto involucrado.  
19. Auditorías técnicas  
19.1.  Las auditorías técnicas incluyen auditorías internas y externas.  
19.1.1  Las auditorías internas deben cubrir todos los puntos incluidos en esta norma, con base a un  
programa de auditorías.  
19.1.2 Las auditorías externas que ejecuta la organización incluyen a proveedores de insumos, 
prestadores de servicios y maquiladores que impacten al proceso de fabricación y la calidad del producto, en 
lo aplicable de esta norma.  
19.2 Debe existir un PNO que describa el sistema de auditorías, que incluye al menos:  
19.2.1  Un programa calendarizado.  
19.2.2  Selección, entrenamiento y calificación de auditores.  
19.2.3  Evidencia documentada de las auditorías y su seguimiento.  
19.2.4  Efectividad de las acciones preventivas y correctivas tomadas.  Jueves 11 de octubre de 2012  DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)     33 
20. Destrucción y destino final de residuos contaminantes y/o peligrosos  
20.1 Se debe contar con un sistema documentado en un PNO que garantice el cumplimiento de las 
disposiciones legales vigente s en materia ecológica y sanitaria para el destino final de residuos contaminantes 
y/o peligrosos, notificando a las autoridades correspondientes cuando aplique.  
21. Concordancia con normas internacionales y mexicanas.  
Esta norma concuerda parcialmente con  las siguientes normas:  
21.1 ISO13485 :2003 Medical devices - Quality management systems -Requirements for regulatory purposes.  
21.2 ISO 14969:2004 Medical devices -Quality Management systems - Guidance on the application  of 
13485:2003.  
21.3 ISO 9000:2005 Quali ty management systems - Fundamentals and vocabulary.  
21.4 ISO 9001:2008 Quality management systems - Requirements.  
21.5 NMX -CC-9000 -IMNC -2000 Sistemas de Gestión de la Calidad - Fundamentos y Vocabulario.  
21.6 NMX -CC-9001 -IMNC -2000 Sistemas Gestión de la Cali dad- Requisitos.  
22. Bibliografía  
22.1 Ley General de Salud.  
22.2 Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.  
22.3 Ley Federal sobre Metrología y Normalización.  
22.4 Reglamento de Insumos para la Salud.  
22.5 Reglamento de la Ley Feder al sobre Metrología y Normalización.  
22.6 Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, 8a. Ed. México (2004).  
22.7 Norma Oficial Mexicana NOM -059-SSA1 -2006, Buenas prácticas de fabricación para 
establecimientos de la industria químico farmacéutica dedicados  a la fabricación de medicamentos.  
22.8 ISO 11135 -1:2007. Sterili zation of health care products -Ethylene oxide -Part 1: Requirements for 
development, validation and routine control of sterilization process for medical devices.  
22.9 ISO/TS 11135 -2:2008 Steri lization of health care pro ducts -Ethylene oxide -Part 2: Guidance on the 
application of ISO 11135 -1. 
22.10  ISO 11137 -1:2006. Sterilization of health care products -- Radiation —Part 1: Requirements for 
validation and routine control of a sterilization proces s for medical.  
22.11 ISO 11137 -2:2006 Sterilization of health care products – Radiation —Part 2: Establishing the 
sterilization dose.  
22.12 ISO 11137 -3:2006 Sterilization of health care products – Radiation —Part 3: Guidance on dosimetric 
aspects.  
22.13 ISO 19011:2002. Guidelines for quality and /or environmental management systems auditing.  
22.14  ISO 14644 -1:1999. Cleanrooms and associated controlled environments -- Part 1: Classification of 
air cleanliness.  
22.15  ISO 14644 -2:2000. Cleanrooms and associated controlled environments -- Part 2: Specifications for 
testing and monitoring to prove continued compliance with ISO 14644 -1. 
22.16  ISO 14644 -3:2005. Cleanrooms and associated controlled environments -- Part 3: Test methods  
22.17  ISO 14644 -4:2001. Cleanroom s and associated controlled environments -- Part 4: Design, 
construction and start -up. 
22.18  ISO 14644 -5:2004. Cleanrooms and associated controlled environments -- Part 5: Operations.  
22.19 ISO 14971:2009. Medical devices -- Application of risk management to medical devices.  
22.20 ANSI/ASQC 01 -1988. Generic guidelines for auditing of quality systems.  
22.21 Code of Federal Regulations Title 21; Part 820, Medical Device Good Manufacturing Practices 
Manual. - Washington, Food and Drug Administration, 2001.  
22.22 Guidance for Industry: Sterile Drug Products Produced by Aseptic Processing -- Current Good 
Manufacturing Practice. - Washington, Food and Drug Administration, september 2004.  34     (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Jueves 11 de  octubre de 2012  
22.23 Final Version of Annex 15 to the EU Guide to Good Manufacturing Practice;  European Commission, 
Brussels, 2001.  
22.24 European Commission, Guide to Good Manufacturing Practice Annex I.  
22.25  European Commission, Guide to Good Manufacturing Practice Annex 1, Manufacture of Sterile 
Medicinal Products, June 2003.  
22.26  European Com mission, Guide to Good Manufacturing Practice Annex 15, Qualification and 
validation, July 2001.  
22.27 Manufacture of Sterile Medicinal Products, January 1997.  
22.28  Points to Consider for Aseptic Processing, PDA Journal of Pharmaceutical Science and Techn ology, 
2003, Volume 57, Number 2, Supplement.  
22.29 Evaluación y validación de sistemas críticos en áreas asépticas, Asociaci ón Farmacéutica 
Politécnica, A. C. 1992.  
23. Observancia de la norma  
La vigilancia del cumplimiento de la presente norma corresponde  a la Secretaría de Salud y a los 
gobiernos de las Entidades Federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, cuyo personal 
realizará la verificación y la vigilancia que sean necesarias.  
24. Evaluación de la conformidad  
La Evaluación de la confor midad podrá ser solicitada a instancia de parte por el responsable sanitario, el 
representante legal o la persona que tenga las facultades para ello, ante la autoridad competente o las 
personas acreditadas o autorizadas para tales efectos.  
25. Vigencia  
La presente norma entrará en vigor a los 180 días naturales posteriores al de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación.  
Sufragio Efectivo. No Reelecci ón. 
México, D.F., a 20 de junio de 2012. - El Comisionado Federal para la Protección contra Riesgo s Sanitarios 
y Presidente del Comité Consultivo  Nacional de Normalización de Regulación y Fomento Sanitario , Mikel 
Andoni Arriola Peñalosa .- Rúbrica.  Jueves 11 de octubre de 2012  DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)     35 
APENDICE NORMATIVO A  
Clasificación  Partículas no viables/m3, tamaño igual o 
mayor a:  Partículas viables  
Velocidad y cambios 
de aire  Retención de 
partículas  > 0.5 
μm Presión diferencial, 
flujo de aire  Vestimenta  Condiciones 
estáticas/dinámicas  Frecuencia de 
monitoreo  (UFC)  Frecuencia de 
monitoreo  
0.5 μm  5 μm 
ISO-Clase 4  352 0 Por turno de  
producción### ≤ 1/m3 y 
≤ 1/placa# y 
≤ 1/huella## Diaria/  Turno 
de producción  Flujo vertical laminar 
0.3 m/s*,  
Flujo horizontal laminar 
0.45 m/s ± 20% Filtros terminales 
99.9995% 
eficiencia  ≥15 Pa con respecto a 
áreas no asépticas, 
aplicando un concepto 
de cascada  Overol, escafandra , 
cubrezapatos y  
guantes,  estériles para 
área aséptica . 
ISO-Clase 5  3 520  29 Por turno de  
producción### ≤ 1/m3 y 
≤ 1/placa# y 
≤ 1/huella## Diaria/ Turno 
de producción  Flujo vertical laminar 
0.3 m/s*,  
Flujo horizontal laminar 
0.45 m/s ± 20% Filtros terminales 
99.997% eficiencia  ≥15 Pa con respecto a 
áreas no asépticas, 
aplicando un concepto 
de cascada  Overol,  escafandra , 
cubrezapatos y  
guantes,  estéril es para 
área aséptica . 
ISO-Clase 6  35 200  293 c/ 6 meses  ≤ 10/m3 y 
≤ 5/placa# y 
≤ 5/huella## Diaria/Turno 
de producción  n.a./ 
≥ 20/h Filtros terminales  
99.997% eficiencia  ≥15 Pa con respecto a 
áreas no asépticas, 
aplicando un concepto 
de cascada  Igual que en área 
Aséptica  
ISO-Clase 7  352 000 2 930 c/ 6 meses  ≤ 100/m3 y 
≤ 50/placa# Semanalmente  n.a./ 
≥ 20/h Filtros terminales  
99.997% efici encia  >10 Pa  Uniforme de planta 
limpio, cabello y 
barba/bigote cubierto.  
ISO-Clase 8  3 520 000 29 300 c/ 6 meses  ≤ 200/m3 y 
≤ 100/placa# Mensualmente  n.a./ 
≥10/h 95% ≥ 5 Uniforme de planta 
limpio, cabello y 
barba/bigote cubierto  
ISO-Clase 9  35 200 000  293 000  Debe ser definido 
por cada  
establecimiento*  ≤ 200/m3 o 
≤ 100/placa# Mensualmente  n.a. /  
≥ 10/h 95% eficiencia  Presión negativa donde 
se generan polvos con 
respecto a los cuartos 
adyacentes.  Uniforme de planta 
limpio, cabello y 
barba/bigote cubierto, 
cubrebocas y guantes.  
Area Gris  (Libre 
de 
clasificación)  n.a n.a n.a n.a n.a. Ver numeral 9.2.11  n.a. n.a. Uniforme y equipo de 
seguridad.  
  
NOTAS:  
*  La frecuencia del monitor eo se debe establecer con base en las políticas y a los resultados de la calif icación.  
#  Placa de sedimentación, con exposición no menor a 30 minutos por placa el tiempo que dure la operación.  
##  Huella de 5 dedos a placa de contacto.  
### El turno de producción se refiere al tiempo que dure la producción de un lote.  
n.a.  No aplic a. 
______________________________