Český metrologický institut  
Okružní 31, 638 00  Brno  
 
  
Manažerské shrnutí pro EK (není součástí tohoto právního předpisu)  
Spektrometrické sestavy pro analýzu zdrojů nebo polí záření alfa, beta, gama a neutronů – 
spektrometry záření alfa a  gama  jsou v  ČR uváděny na  trh a do provozu podle zákona č. 505/1990 
Sb. o metrologii, ve znění pozdějších předpisů.  
Předmětem tohoto notifikovaného předpisu je stanovení metrologických a technických požadavků na 
tato měřidla . Předpis stanovuje dále zkouš ky pro účely  schválením typu a ověřování.  
 (Konec manažerského shrnutí.)  
 
 Vyřizuje: Mgr. Tomáš Hendrych  
 Telefon: 545 555 414  
 
Český metrologický institut (ČMI), jako orgán věcně a místně příslušný ve věci stanovování 
metrologických a technických požadavků na stanovené měřidlo a  stanovování metod zkoušení 
při schvalování typu a při ověřování stanoveného měřidla dle §  14 odst. 1  zákona č. 505/1990  Sb., 
o metrologii, ve znění pozdějších předpisů  (dále jen „zákona o metrologii“) , a dle ustanovení § 172 a 
následujících  zákona č.  500/2004  Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů  (dále jen „SprŘ“) , 
zahájil z moci úřední  dne 4. 4. 2016  správní řízení dle § 46 SprŘ , a na základě podkladů vydává tento : 
 
 
I. 
N Á V R H   O P A T Ř E N Í   O B E C N É   P O V A H Y 
číslo: 0111 -OOP -C077 -16  
 
kterým se stanovují metrologické a technické požadavky na stanovená měřidla , včetně 
metod zkoušení pro schvalování typu a ověřování stanovených měřidel : 
„spektrometrické sestavy pro analýzu zdrojů nebo polí záření alfa, beta, gama  
a neutronů  – spektrometry záření alfa a gama “ 
 
1   Základní pojmy  
Pro účely tohoto opatření obecné povahy platí termíny a definice podle VIM  a VIML1 a následující:  
1.1  
aktivita   
                                                      
1   Mezinárodní metrologický slovník – Základní a všeobecné pojmy a přidružené termíny (VIM)  a Mezinárodní 
slovník termínů v  legální metrologii (VIML) jsou součástí sborníku technické harmonizace „Terminologie 
v oblasti metrologie“ veřejně dostupného na www.unmz.cz .  Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C077-16 
2 podíl středního počtu samovolných radioaktivních přeměn z  daného energetického stavu v  určitém 
množst ví za krátkou dobu, a této doby    
Jednotkou aktivity je becquerel (Bq), kde  1 Bq = 1  s-1.  
1.2  
FWHM   
plná šířka v  polovině maxima peaku, charakterizuje rozlišovací schopnost  zařízení    
1.3  
poměr peak -Compton   
poměr maximálního počtu impulsů ve vrcholu  peaku úplné absorpce a průměrné výš ky odpovídajícího 
Comptonova kontinua   
Tento poměr je obvykle udáván pro energetickou linku 1333  keV (60Co). Odpovídajíc í část Comptonova 
kontinua je vymezena intervalem 1  040 keV až 1  096 keV.  
1.4  
spektrometr jaderného záření   
zařízení určené pro měření distribuce intenzity záření v  závislosti na jeho energii  
1.5  
variační koeficient  V 
podíl směrodatné odchylky 𝑠 a aritmetického průměru 𝑥̅ souboru 𝑛 měření 𝑥𝑖, jenž je dán rovnicí : 
𝑉=𝑠
𝑥̅=1
𝑥̅∙√1
𝑛−1∙∑(𝑥𝑖−𝑥̅)2𝑛
𝑖=1 
2   Metrologické požadavky  
2.1   Referenční podmínky a standardní zkušební podmínky  
Referenční a zkušební podmínky okolního prostředí , vycházející z relevantních požadavků  evropských 
norem , jsou uvedeny v  tabulce 1. Výrobce  může stanovit podmínky jinak.  
Tabulka 1 – Referenční podmínky a standardní zkušební podmínky  
Ovlivňující veličina  Referenční podmínky  Normální zkušební podmínky  
Teplota okolí  20 °C 18 °C až 22  °C 
Relativní vlhkost vzduchu  65 % 50 % až 75  % 
Tlak vzduchu  101,3  kPa 86 kPa až 106  kPa 
Napájecí napětí  jmenovité napájecí napětí UN UN ± 1 %  
Kmitočet střídavého napájecího 
napětí  jmenovitý kmitočet  jmenovitý kmitočet ± 0,5  % 
Průběh střídavého napájecího 
napětí  sinusový  sinusový s  celkovým 
harmonickým zkreslením 
menším než 5%  
Pozadí záření gama  příkon kermy ve vzduchu 
0,20 μGy·h-1 příkon kermy ve vzduchu menší 
než 0,25 μGy·h-1 (1) Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C077-16 
3 Elektrostatické pole  zanedbatelné  zanedbatelné  
Vnější elektromagnetické pole  zanedbatelné  menší než nejmenší hodnota 
způsobující rušení  
Vnější magnetické pole  zanedbatelné  menší než dvojnásobek hodnoty 
zemského magnetického pole  
Ovládací prvky  nastaveny pro normální provoz  nastaveny pro normální provoz  
Kontaminace radionuklidy  zanedbatelná  zanedbatelná  
Kontaminace chemickými 
produkty  zanedbatelná  zanedbatelná  
 
2.2   Měřicí rozsah  
Měřicí rozsah spektrometru  (v energii a v  četnosti ) stanoví výrobce.  Ten též udá případné rozšíření  
a posun polohy peaku pro max imální vstupní četnost impulsů.  
2.3   Linearita systému  
Odchylky naměřených a referenčních hodnot v  rozsahu měřených četností  nesmí překročit 10  %.  
2.4   Přesnost přístroje  
Naměřená hodnota aktivity etalonového zdroje se od konvenčně pravé hodnoty  nesmí lišit o více 
než 10 % navýšených o nejistotu radioaktivního zdroje  (na hladině významnosti 95  %). 
2.5   Energetické rozlišení  
Naměřená hodnota FWHM musí být lepší nebo rovna údajům výrobce.  
2.6   Poměr peak -Compton  
Naměřená hodnota poměru peak -Compton musí být lepší nebo rovna údajům výrobce.  
2.7   Statistické fluktuace  
Naměřené hodnoty mohou s  ohledem na statistickou povahu interakce ionizujícího záření s  hmotou 
fluktuovat okolo střední hodnoty. Při opakovaných měřeních stejného etalonového zdroje v  totožné 
měřící geometrii nesmí variační koeficient překročit  5 %.  
2.8   Stabilita  
Výsled ek měření se po té, co je měřidlo v  povozu alespoň 1 hodinu, nesmí během následujících 
100 hodin měnit o více než 10  % z naměřené hodnoty.  
3   Technické požadavky  
3.1   Konstrukce  
Spektrometr jaderného záření je obvykle sestaven z  detektoru, zesilovače, an alogově -digitálního 
převodníku , vyhodnocovací jednotky a různých jednotek vstupu a výstupu.  
Konstrukční provedení spektrometrů musí zohledňovat provozní podmínky předpokládaných aplikací.  Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C077-16 
4 3.2   Elektromagnetická kompatibilita  
3.2.1  Odolnost proti elektromagnetickému  rušení  
Provoz měřidla nesmí  být ovlivněn elektromagnetickým rušením  z okolního prostředí. Po provedení 
zkoušek  elektromagnetické kompatibility musí vykazovat normální funkci.  
3.2.2   Vyzařov ání elektromagnetické ho pole 
Měřidl o nesmí za provozu  vyzařovat elektromagnetické pole , které by mohlo nežádoucím způsobem 
ovlivnit činnost jiných systémů.   
3.3   Bezpečnost  
Měřidlo musí být bezpečné ve smyslu základních zásad bezpečnosti zařízení s  ionizujícím zářením 
a požadavků relevantních technic kých předpisů za podmínek obvyklého použití k  účelům, pro které je 
určeno.  
3.4   Software  
Software, jenž je pro metrologické vlastnosti měřidla zásadní (legálně relevantní software), musí být 
identifikovatelný v souladu s příručkou WELMEC 7.2 v platném znění2. Identifikace programu musí 
být možná jednoduchým způsobem.  
4   Značení měřidla  
4.1   Značení na měřidle  
Na měřidle  musí být uvedeny následující údaje:  
  a)  identifikace výrobce , 
  b)  označení typu měřidla , 
  c)  výrobní číslo samotného měřidla  a vyhodnocovací jednotky měřidla , 
  d)  značka schválení typu . 
Všechny značky a nápisy musí být  za běžných podmínek snadno viditelné,  čitelné, trvanlivé, 
jednoznačné a neodstranitelné.  
4.2   Umístění úřední značky  
Umístění úředních značek na měřidle  je specifikováno v certifikátu o  schválení typu.  
Pokud je to možné, značky se umísťují na čelní panel měřidla  tak, aby nezakrývaly žádný z  uvedených 
údajů . 
5   Schvalování typu měřidla  
5.1   Všeobecně  
Proces schvalování typu měřidla zahrnuje následující zkou šky: 
 a)  vnější prohlídka , 
                                                      
2    WELMEC 7.2, 2015: Software Guide (Measuring Instruments Directive 2014/32/EU) – dostupné online na 
<www.welmec .org>  Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C077-16 
5  b)  funkční zkoušky , 
 c)  zkoušky odolnosti proti rušivým vlivům vnějšího prostředí,  
 d)  zkoušky elektromagnetické kompatibility . 
5.2   Vnější prohlídka  
Při vnější prohlídce se posuzuje : 
 a)  úplnost předepsané technické dokumen tace, včetně návodu pro obsluhu,  
 b) shoda metrologických a technických charakteristik specifikovaných výrobcem v  dokumentaci 
s požadavky tohoto předpisu, uvedenými v  kapitolách 2 a 3,  
 c)  úplnost a stav funkčních celků měřidla podle p ředepsané tec hnické dokumentace,  
 d)  shoda verze software (SW) měřidla s  verzí specifikovanou výrobcem.  
5.3   Funkční zkoušky  
5.3.1    Linearita  
Zkouška linearity se provádí se sadou etalonových zdrojů aktivity jednoho radionuklidu (stejná 
geometrie), jež pokrývá rozsa h četností , v kterém je běžně měřidlo užíváno.  
Případný posun polohy a rozšíření peaku  s rostoucí četností  nesmí překročit meze uvedené v  článku  2.2. 
Výsledek měření musí ležet v  mezích uvedených v  článku 2.3.   
5.3.2 Přesnost  
Zkouška přesnosti se provádí v  celém energetickém rozsahu měřením etalonových zdrojů  volených 
s ohledem na užití zařízení  (radionuklid, geometrie) .  
Výsledek měření aktivity musí ležet v  mezích uvedených v  článku 2.4.  
5.3.3   Energetické rozlišení  
Při zkoušce se určí FWHM  na vybrané energetické lince spektra.  
U spektrometrů gama  záření se scintilačním detektorem je volena hodnota 662  keV (137Cs), 
s germaniovým polovodičovým detektorem 1333  keV (60Co). Pro spektrometry měkkého fotonového 
záření s  detektorem Si(Li) je refer enční hodnota rovna 5,9  keV (55Fe).  
Energetická rozlišovací schopnost spektrometrů  záření alfa s  křemíkovými polovodičovými detektory  
je testována pro energii  5,155  MeV (239Pu). 
Naměřená hodnota FWHM musí splňovat požadavek uvedený v  článku 2.5.  
5.3.4   Poměr peak -Compton  
Zkouška je prováděna pro germaniové detektory záření gama (HPGe)  pro energii 1333  keV (60Co).  
Naměřená hodnota poměru peak -Compton musí splňovat požadavek uvedený v  článku 2.6 .  
5.3.5   Opakovatelnost měření – krátkodobá stabilita  
Při zkoušce je opakovaně stanovena aktivita jednoho etalonového zdroje. Měření je prováděno ve 
stejném geometrickém uspořádání nejméně desetkrát.    
Vypoč ítaný variační koeficient musí splňovat požadavek uvedený v  článku 2.7.  
5.3.6   Dlouhodobá stabilita   
Při zkoušce dlouhodobé stability jsou zaznamenány hodnoty  aktivity etalonového zdroje  po 1 hodině, 
10 hodinách a 100 hodinách od spuštění zařízení bez jeho dalšího nastavování .  Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C077-16 
6 Naměřen é hodnoty aktivity  (korigované na poločas přeměny)  musí splňovat požada vek uvedený 
v článku 2.8.  
5.4   Zkoušky odolnosti proti rušivým vlivům vnějšího prostředí  
5.4.1   Odolnosti proti klimatickým vlivům  
Měřidla určená pro měření v terénu  se zkouší v  rozsahu uvedeném výrobcem.  
5.5   Zkoušky elekt romagnetické kompatibility  
Zkoušky elektromagnetické kompatibility se provádí podle příslušný ch norem v  takovém rozsahu, 
aby bylo zajištěno splnění požadavků uvedených v  článcích  3.2.1 a 3. 2.2.  
Následující zkoušky odolnosti se primárně týkají měřidel připojovaných do  rozvodné sítě,  pro přenosná 
měřidla napájen á z baterií jsou relevantní pouze zkoušky uvedené v  článcích 5.5.1 ,  
5.5.2  a 5.5.8 .  
5.5.1   Odolnost proti elektrostatickému výboji  
Odolnost proti elektrostatickému výboji je zkoušena kontaktním výbojem ±4 kV a vzduchovým 
výbojem ±8 kV.  
Po provedení zkoušky musí měřidlo pracovat dle svého určení. Při následné zkoušce přesnosti nesmí 
naměřená hodnota překročit meze uvedené v  článku 2.4.  
5.5.2   Odolnost proti vysokofrekvenčním elektromagnetickým polím  
Odolnost proti účinkům vysokofrekvenčního elektromagnetického pole je zkoušena v  následujících 
frekvenčních pásmech:  
  80 MHz až 1 GHz – intenzita pole  3 V·m-1,  
   1,4 MHz až 2 GHz – intenzita pole 3  V·m-1 a  
   2 MHz až 2,7 GHz – intenzita pole 1 V·m-1.  
Zkušební pole je amplitudově modulováno s  hloubkou modulace 80 %, modulační signál má sinusový 
průběh o frekvenci 1 kHz.  
V průběhu zkoušky musí měřidlo pracovat dle svého určení. Při následné zkoušce přesnosti nesmí 
naměřená hodnota překročit meze uv edené v  článku 2.4.  
5.5.3    Odolnost proti krátkodobému poklesu napájecího napětí  
Při zkoušce odolnosti proti krátkodobým poklesům napájecího napětí se sníží napájecí napětí na 70  % 
jmenovitého napětí po dobu 25 cyklů  střídavého napětí, na 40  % jmenovitého  napětí po dobu 10 cyklů 
a na 0  % jmenovitého napětí po dobu 1 cyklu.  
Po provedení zkoušky musí měřidlo pracovat dle svého určení. Při následné zkoušce přesnosti nesmí 
naměřená hodnota překročit meze uvedené v  článku 2.4.  
5.5.4    Odolnost proti přerušení napájecího napětí  
Odolnost proti krátkému přerušení napájecího napětí je zkoušena aplikací poklesu napětí na 0  % 
jmenovitého napájecího napětí po dobu 250 cyklů střídavého napětí.  
Během zkoušky je dovolena  dočasná ztráta funkce zařízení  za předpokladu, že se po jejím ukončení 
činnost obnoví (sama, zásahem operátora). Při následné zkoušce přesnosti nesmí naměřená hodnota 
překročit meze uvedené v  článku 2.4.  
5.5.5    Odolnost proti rychlým přechodovým jevům  Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C077-16 
7 Odolnost proti rychlým přechodovým jevům je zkoušena  signálem složeným z  impulsů  (náběžná hrana 
5 ns, délka  – pro 50% úroveň – je 50  ns) sdružených do skupin (doba trvání 15  ms). Opakovací 
frekvence impulsů ve skupině je 5  kHz.  
Napětí zkušebního signálu je voleno následujícím způsobem:  
±2 kV na svorky pro připojení střídavé nebo stejnosměrné napájecí sítě , 
±1 kV na svorky pro připojení  I/O linek přímo nespojených s  napájecí sítí,  
±2 kV na svorky pro připojení  I/O linek přímo spojených s  napájecí sítí.  
Po provedení zkoušky musí měřidlo pracovat dle svého určení. Při následné zkoušce přesnosti nesmí 
naměřená hodnota překročit meze uvedené v  článku 2.4.  
5.5.6   Odolnost proti rázovému elektrickému impulsu  
Odolnost proti rázovému elektrickému impulsu je zkoušena  rázovým impulsem tr/th = 1,2/50 (8/20) μs 
o nap ětí:  
  ±2 kV nesymetricky  a ±1 kV symetricky na přívody  střídavé nebo stejnosměrné napájecí sítě , 
  ±1 kV nesymetricky na přívody I/O linek delších než 30 m přímo nespojených s  napájecí sítí , 
  ±2 kV nesymetricky a ±1 kV symetricky na přívody I/O linek přímo spojených s  napájecí sítí . 
Po provedení zkoušky musí měřidlo pracovat dle svého určení. Při následné zkoušce přesnosti nesmí 
naměřená hodnota překročit meze uvedené v  článku 2.4.  
5.5.7   Odolnost proti rušení indukovaným vysokofrekvenčními poli šířen ým vedením  
Odolnost proti rušení šířeným vedením je prováděno ve frekvenčním pásmu 150 kHz až 80 MHz. Napětí 
velikosti 3  V je přiváděno na svorky pro připojení střídavé nebo stejnosměrné napájecí sítě  
a na svorky I/O linek.  
V průběhu zkoušky musí měřidlo  pracovat dle svého určení. Při následné zkoušce přesnosti nesmí 
naměřená hodnota překročit meze uvedené v  článku 2.4.  
5.5.8   Vyzařované elektromagnetické rušení  
Při zkoušce se měří emise vysokofrekvenčního rušení šířeného vedením ve frekvenčním pásmu 150  kHz 
až 30  MHz a šířeného zářením ve frekvenčním pásmu 30 MHz až 1 GHz. Příslušné meze jsou uvedeny 
v tabulkách 2, 3 a 4. Pro frekvence odpovídající rozhraní pásem platí přísnější mezní hodnota.  
Tabulka 2 – Limity pro rušení šířené vedením na síťových svorkách  
Rozsah frekvencí (MHz)  Mezní hodnoty rušení dB (μV)  
kvazivrcholové  střední  
0,15 až 0,50  79 66 
0,50 až 30  73 60 
Tabulka 3 – Limity pro rušení šířené vedením na I/O linkách  
Rozsah frekvencí (MHz)  Mezní hodnoty rušení dB (μV)  
kvazivrcholové  střední  
0,15 až 5  97 až 89  84 až 76  
5 až 30  89 76 
Tabulka 4 – Limity pro rušení šířené zářením v  měřící vzdálenosti 10 m  Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C077-16 
8 Rozsah frekvencí (MHz)  Mezní hodnoty rušení dB (μV /m) 
kvazivrcholové  
30 až 230  40 
230 až 1000  47 
6   Prvotní ověření  
6.1   Všeobecně  
Při prvotním ověření se provádějí následující zkoušky:  
a) vizuální prohlídka , 
b) zkouška přesnosti přístroje.  
6.2   Vizuální prohlídka  
Při vizuální prohlídce se posuzuje:  
a) shoda  měřidla se schváleným typem , 
b) úplnost měřidla p odle certifikátu schválení typu,  
c) funkčnost a nepoškozenost jednot livých část í měřidla , 
d) shoda verze SW s  verzí schválenou při schválení typu.  
6.3   Funkční zkoušky  
6.3.1   Linearita  
Zkouška linearity měřidla  se provádí podle článku 5.3.1.  
6.3.2   Přesnost  
Zkouška přesnosti měřidla  se provádí podle článku 5.3. 2.  
7   Následné o věření  
Následné ověření se provádí stejným postupem jako prvotní ověření podle kapitoly 6.  
8   Přezkoušení měřidla  
Při přezkušování měřidel podle §  11a zákona o metrologii na žádost osoby, která může být dotčena jeho 
nesprávným měřením, se postupuje dle kapitoly 7. Jako největší dovolené chyby se uplatní dvojnásobek 
největších dovolených chyb dle kapitoly 7.  
9   Oznámené normy  
ČMI ozná mí pro účely specifikace metrologických a technických požadavků na měřidla a pro účely 
specifikace metod zkoušení při schvalování jejich typu a ověřování, vyplývajících z  tohoto opatření 
obecné povahy, české technické normy, další technické normy nebo tech nické dokumenty 
mezinárodních popřípadě zahraničních organizací, nebo jiné technické dokumenty obsahující 
podrobnější technické požadavky (dále jen „oznámené normy“). Seznam těchto oznámených norem Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C077-16 
9 s přiřazením k  příslušnému opatření oznámí ČMI společně s  opatřením obecné povahy veřejně 
dostupným způsobem (na webových stránkách www.cmi.cz ). 
Splnění oznámených norem nebo splnění jejich částí se považuje, v  rozsahu a za podmínek stanovených 
opatřením obecné povahy, za splnění  těch požadavků stanovených tímto opatřením, k  nimž se tyto 
normy nebo jejich části vztahují.  
Shoda s oznámenou normou je jedním ze způsobů, jak prokázat splnění požadavků.  Tyto požadavky 
mohou být splněny i jiným technickým řešením garantujícím stejnou n ebo vyšší úroveň ochrany 
oprávněných zájmů.  
II. 
O D Ů V  O D N Ě N Í   
ČMI vydává podle § 14 odst. 1 písmeno j) zákona o metrologii k provedení § 6 odst. 2, § 9 odst. 1 a 9  
a § 11a odst. 3 zákona o metrologii toto opatření obecné povahy, kterým se stanovují metrologické  
a technické požadavky na stanovená měřidla a zkoušky při schvalování typu a při ověřování stanovených 
měřidel – „spektrometrické sestavy pro analýzu zdrojů n ebo polí záření alfa, beta, gama  
a neutronů – spektrometry záření alfa a gama “.  
Vyhláška č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající 
schválení typu, ve znění pozdějších předpisů, zařazuje v příloze Druhový sezna m stanovených měřidel 
uvedený druh měřidel pod položkou 8.1, 8.6, 8.8 a 8.10 a mezi měřidla podléhající schvalování typu a 
povinnému ověřování.  
Tento předpis (Opatření obecné povahy) bude oznámen v souladu se směrnicí Evropského parlamentu 
a Rady (EU) č. 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických 
předpisů a předpisů pro služby informační společnosti.  
III. 
P O U Č E N Í  
V souladu s  ustanovením §  172 odst.  l SprŘ ve spojení s  ustanovením §  39 odst.  l SprŘ stanovuj e ČMI 
lhůtu pro uplatnění připomínek do 30 dnů od data vyvěšení na úřední desce. K připomínkám podaným 
po této lhůtě se nepřihlíží.  
Dotčené osoby se tímto vyzývají k  uplatnění připomínek k  tomuto návrhu opatření obecné povahy. 
S ohledem na ustanovení §  172 odst.  4 SprŘ se připomínky podávají v  písemné podobě.  
Dle ustanovení §  174 odst.  l SprŘ ve spojení s  ustanovením §  37 odst.  l SprŘ musí být patrno, kdo 
připomínky činí, vůči kterému opatření obecné povahy směřují, v  čem je spatřován rozpor s  právními 
předpisy nebo nesprávnost opatření obecné povahy, musí obsahovat podpis osoby, která je činí.  
Do podkladů návrhu opatření obecné povahy je možné nahlédnout u Českého metrologického institutu, 
Úsek pro legální metrologii, Okružní 31, 638 00 Brno, a to po tele fonické dohodě.  
Tento návrh opatření obecné povahy bude zveřejněn po dobu 15 dnů.  
 
 
 
 .…………………………..............  
 RNDr. Pavel Klenovský  
 generální ředitel  Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C077-16 
10  
 
Za správnost vyhotovení:  Mgr. Tomáš Hendrych  
 
Vyvěšeno dne:  
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení:   ................................ ................................ ...  
 
Sejmuto dne:   
Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí :  ................................ ................................ ......