Miér coles 10 de octubre de 2018  DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)     1 
SEGUNDA SECCION  
PODER EJECUTIVO  
SECRETARIA DE ECONOMIA  
NORMA Oficial Mexicana NOM -005-SCFI -2017, Instrumentos de medición -Sistema para medición y despacho de 
gasolina y otros combustibles líquidos con un gasto máximo de 250 L/min -Especificaciones, métodos de prueba  y 
de verificación (Cancela a la NOM -005-SCFI -2011).  
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos. - Secretaría de Economía. - 
Dirección General de Normas.  
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM -005-SCFI -2017, “INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN -SISTEMA PARA MEDICIÓN Y 
DESPACHO DE GASOLINA Y OTROS COMBUSTIBLES LÍQUIDOS CON UN GASTO MÁXIMO DE 250 L/MIN - 
ESPECIFICACIONES, MÉTODOS DE PRUEBA Y DE VERIFICACIÓN” (CANCELA A LA NOM -005-SCFI -2011) . 
ALBERTO ULISES ESTEBAN MARINA, Director General  de Normas y  Presidente del Comité Consultivo 
Nacional de Normalización de la Secretaría de Economía (CCONNSE), con fundamento en los artículos 34 
fracciones II, XIII, y XXXIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 3 fracción XI, 38 fracción 
II, 39 fracción V, 40 fracción IV, 41 y 47 fracción IV de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, 28 y 
34 del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y 22 fracciones I, IV, IX, X, XVI y XXV 
del Reglame nto Interior de esta Secretaría , y 
CONSIDERANDO  
Que es responsabilidad del Gobierno Federal procurar las medidas que sean necesarias para garantizar 
que los instrumentos de medición que se comercialicen en territorio nacional sean seguros y exactos, con el 
propósito de que presten un se rvicio adecuado conforme a sus cualidades metrológicas, y aseguren la 
exactitud de las mediciones que se realicen en las transacciones comerciales;  
Que con fecha 13 de febrero de 2015 el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad al 
Usuario, Información Comercial y Prácticas de Comercio (CCNNSUICPC), aprobó la publicación del Proyecto 
de Norma Oficial Mexicana PROY -NOM -005-SCFI -2015, "INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN -SISTEMA PARA 
MEDICIÓN Y DESPACHO DE GASOLINA Y OTROS COMBUSTIBLES LÍQUIDOS -ESPECIFICA CIONES, 
MÉTODOS DE PRUEBA Y DE VERIFICACIÓN", la cual se realizó en el Diario Oficial de la Federación el 6 de 
mayo de 2015, con objeto de que los interesados presentaran sus comentarios;  
Que durante el plazo de 60 días naturales contados a partir del día siguiente de la fecha de publicación de 
dicho Proyecto de Norma Oficial Mexicana, la Manifestación de Impacto Regulatorio a que se refiere el 
artículo 45 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización estuvo a disposición del público en general 
para su  consulta; emitiéndose el dictamen final aprobatorio por parte de dicha Comisión el 24 de marzo de 
2015 y que dentro del mismo plazo, los interesados presentaron comentarios sobre el contenido del citado 
Proyecto de Norma Oficial Mexicana, mismos que fuero n analizados por el grupo de trabajo, realizándose las 
modificaciones conducentes al Proyecto de Norma Oficial Mexicana.  
Que con fecha 28 de agosto de 2017, el Comité Consultivo Nacional de Normalización de la Secretaría de 
Economía aprobó la norma referid a. 
Que la Ley Federal sobre Metrología y Normalización establece que las Normas Oficiales Mexicanas se 
constituyen como el instrumento idóneo para la protección de los intereses del consumidor, expide la 
siguiente: Norma Oficial Mexicana NOM -005-SCFI -2017,  INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN - SISTEMA PARA 
MEDICIÓN Y DESPACHO DE GASOLINA Y OTROS COMBUSTIBLES LÍQUIDOS CON UN GASTO 
MÁXIMO DE 250 L/MIN - ESPECIFICACIONES, MÉTODOS DE PRUEBA Y DE VERIFICACIÓN. (CANCELA 
A LA NOM -005-SCFI -2011, INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN -SISTE MA PARA MEDICIÓN Y DESPACHO  DE 
GASOLINA Y OTROS COMBUSTIBLES LÍQUIDOS -ESPECIFICACIONES, MÉTODOS DE PRUEBA Y DE 2     (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Miércoles 10 de octubre de 2018  
VERIFICACIÓN PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 30 DE MARZO DE 2012 Y 
SUS ACLARACIONES). SINEC: 20170620171115928.  
Ciudad de Méxi co, a 28 de agosto de 2017 .- El Director General de Normas y Presidente del Comité 
Consultivo Nacional de Normalización de la Secretaría de Economía , Alberto Ulises Esteban Marina .- 
Rúbrica.  
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM -005-SCFI -2017, INSTRUMENTOS DE MEDICIÓ N-SISTEMA  PARA 
MEDICIÓN Y DESPACHO DE GASOLINA Y OTROS COMBUSTIBLES LÍQUIDOS CON UN  GASTO 
MÁXIMO DE 250 L/MIN -ESPECIFICACIONES, MÉTODOS DE PRUEBA Y DE VERIFICACIÓN (C ANCELA 
A LA NOM -005-SCFI -2011)  
PREFACIO  
La elaboración de la presente Norma Oficial Mexica na es competencia del Comité Consultivo Nacional de 
Normalización de la Secretaría de Economía (CCONNSE) integrado por:  
● Secretaría de Energía  
● Secretaría de Salud  
● Secretaría del Trabajo y Previsión Social  
● Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Natu rales  
● Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación  
● Secretaría de Comunicaciones y Transportes  
● Secretaría de Turismo  
● Secretaría de Desarrollo Social  
● Secretaría de Gobernación  
● Secretaría de Economía  
● Comisión Fede ral de Competencia Económica  
● Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA)  
● Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN)  
● Consejo Nacional Agropecuario (CNA)  
● Asociación Nacional de Tiendas de Autos ervicio y Departamentales (ANTAD)  
● Asociación Nacional de Importadores de la República Mexicana (ANIERM)  
● Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo  (CONCANACO - 
SERVYTUR)  
● Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de M éxico (CAN ACO -CIUDAD DE MÉXICO)  
● Universidad Nacional Autónoma de México  
● Instituto Politécnico Nacional  
● Centro Nacional de Metrología  
● Instituto Mexicano del Transporte  
● Procuraduría Federal del Consumidor  
o Dirección General de Verificación de Combustibles  
● Comisión Federal de Mejora Regulatoria  
● Sociedad Mexicana de Normalización y Certificación S.C.  
● Instituto Mexicano de Normalización y Certificación  
● Asociación de Normalización y Certificación  
● Instituto Nacional de Normalización Textil  
● Organismo N acional de Normalización y Certificación de la Construcción y Edificación  
● Normalización y Certificación Electrónica  Miér coles 10 de octubre de 2018  DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)     3 
● Consejo para el Fomento de la Calidad de la Leche y sus derivados  
● Centro de Normalización y Certificación de Productos  
● Cámara Nacion al de la Industria del Hierro y del Acero  
● Organismo Nacional de Normalización de Productos Lácteos, A.C.  
● Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER)  
● Petróleos Mexicanos  
● Comisión Federal de Electricidad  
● Onexpo Nacional A.C.  
Con objeto de desarrollar la presente Norma Oficial Mexicana, se constituyó un Grupo de Trabajo con la 
participación voluntaria de los siguientes actores:  
o Servicio de Administración Tributaria (SAT)  
o Comisión Reguladora de Energía (CR E) 
o Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA)  
o Centro Nacional de Metrología (CENAM)  
o EGas  
o Onexpo Nacional A.C.  
o Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT)  
o ATIO.  
o Gilbarco Veeder -Root  
o Asociación de Normalización y Certificación (ANCE)  
o Unión Norte de Empresarios Gasolineros A.C. (UNEGAS)  
o Metrología Aplicada.  
o Luis Caballero Navarro.  
o Unión Regional de Estaciones de Servicio de Parral A.C. (URESTSP)  
o Tecnología e Ingeniería LUQROSS, S.A. de C.V.  
o Servicio 5441 S.A. de C.V.  
o Asociaci ón de Gasolineras de Ensenada, Baja california.  
o Procuraduría Federal del Consumidor PROFECO  
o Esfera de Servicios Profesionales Internacionales  
o Asociación Mexicana de Proveedores de Estaciones de Servicio, A.C. (AMPES)  
o Asociación Mexicana de Empresar ios Gasolineros A.C. (AMEGAS)  
Índice del contenido  
1. Objetivo y campo de aplicación  
2. Referencias Normativas  
3. Términos y Definiciones  
4. Clasificación  
5. Especificaciones  
6. Muestreo  
7. Métodos de prueba  
8. Información comercial  
9. Verificación inicial , periódica y extraordinaria  
10. Verificación por autoridad competente  
11. Medidores de alto gasto  4     (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Miércoles 10 de octubre de 2018  
12. Evaluación de la conformidad  
13. Vigilancia  
14. Concordancia con normas internacionales  
15. Bibliografía  
TRANSITORIOS  
1. Objetivo y campo de aplicación  
Esta Norma Oficial Mexicana establece las especificaciones, métodos de prueba y de verificación que se 
aplican a los distintos sistemas para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos con un 
gasto máximo de 250 L/min, que se comercializan  y utilizan en transacciones comerciales dentro del territorio 
de los Estados Unidos Mexicanos . 
2. Referencias normativas  
Las siguientes Normas Oficiales Mexicanas, o las que les sustituyan, son indispensables para la aplicación 
de esta Norma:  
NOM -001-SCFI -1993  Aparatos electrónicos -Aparatos electrónicos de uso doméstico alimentados por 
diferentes fuentes de energía eléctrica -Requisitos de seguridad y métodos de 
prueba para la aprobación de tipo, publicada en el Diario Oficial de la Federación 
el 13 de octu bre de 1993;  
NOM -001-SEDE -2012  Instalaciones eléctricas -Utilización, publicada en el Diario Oficial de la Federación 
el 29 de noviembre de 2012;  
NOM -008-SCFI -2002  Sistema General de Unidades de Medida, publicada en el Diario Oficial de la 
Federa ción el 27 de noviembre de 2002,  y 
NMX -Z-12/2-1987  Muestreo para la inspección por atributos -Parte 2: Métodos de muestreo, tablas y 
gráficas. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federación el 
día 28 de octubre de 1987.  
3. Términos y definic iones  
Para efectos de esta Norma Oficial Mexicana se establecen los siguientes términos y definiciones:  
3.1 ajuste  
conjunto de operaciones realizadas durante la verificación, por una autoridad competente o las unidades 
de verificación acreditadas y aprobad as, destinadas a acondicionar un instrumento de medición a un nivel de 
funcionamiento y exactitud de cero error o, de no ser ello posible, en el punto más próximo a cero dentro del 
error máximo tolerado para el ajuste a cero por esta Norma Oficial Mexicana , mediante los mecanismos 
predispuestos para ello  
3.2 dispositivos de ajuste  
elementos mecánicos o electrónicos, incorporados al sistema para medición, para ajustar el volumen de 
despacho dentro de los errores máximos tolerados  
3.3 aprobación del modelo o prototipo  
validación de la autoridad correspondiente respecto de un diseño de producto presentado por el 
desarrollador con base en las especificaciones de la(s) norma(s) aplicable(s)  
3.4 suma de comprobación  
cadena de 32 caracteres en formato hexadecimal, resultante del algoritmo de reducción criptográfica MD5 
y que sirve para comprobar la autenticidad del programa de cómputo con que operan los sistemas para 
medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos  
3.5 gasto volumétrico  
magnitud corresp ondiente al fenómeno de gasto, cuyas unidades se expresan en términos de volumen por 
unidad de tiempo  
3.6 disco de ajuste  
dispositivo que forma parte del elemento primario de medición cuya función es ajustar mecánicamente el 
volumen de despacho.  
3.7 pulsad or Miér coles 10 de octubre de 2018  DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)     5 
dispositivo electrónico, acoplado al eje del elemento primario de medición, que convierte el movimiento 
mecánico en pulsos eléctricos  
3.8 dispositivo computador  
conjunto de piezas o elementos del sistema para medición y despacho de gasolina y otros comb ustibles 
líquidos que procesan e indican, a través de una carátula indicadora, el volumen de combustible líquido 
despachado, el importe de la venta de cada operación, así como el precio por litro  
3.9 interfaz de comunicación  
puerto que permite el intercamb io de información, entre el sistema para medición y despacho de gasolina y 
otros combustibles líquidos, y algún otro sistema de comunicación  
3.10 Error Máximo Tolerado (EMT)  
valores extremos de un error tolerado por las especificaciones, reglamentos y otro s relativos a un 
instrumento de medición determinado  
3.11 interruptor de acceso al modo de ajuste  
dispositivo eléctrico que permite ingresar al modo de ajuste electrónico del sistema para medición y 
despacho de gasolina y otros combustibles líquidos  
3.12 d ispositivo de ajuste electrónico  
dispositivo electrónico que permite ajustar electrónicamente el volumen de despacho de combustible, ya 
que el ajuste se realiza por medio de acceso o código de programación electrónico  
3.13 selector de despacho por volumen o importe de la venta  
teclado que preestablece el despacho de combustible, en términos de volumen o monto en dinero, que 
solicita el consumidor  
3.14 mecanismo sincronizador del interruptor con el dispositivo computador  
elemento electromecánico que está dis eñado de tal forma que al terminar una operación de despacho y 
medición no se pueda realizar otra, a menos que se ponga en ceros la lectura del dispositivo computador  
3.15 Procuraduría  
Procuraduría Federal del Consumidor  
3.16 selector de gasto volumétrico  
dispositivo de la válvula de descarga que fija un gasto de descarga máximo, medio o mínimo  
3.17 sistema para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos  
sistema para medir y despachar, en forma automática el volumen de combustible líquido . Este sistema 
consta de, al menos, un elemento primario medición, un mecanismo que traduce el resultado de la medición 
en un importe a pagar en moneda nacional de acuerdo a un precio autorizado y dispositivos adicionales. 
Tanto el instrumento de medición como el mecanismo de traducción pueden estar conformados de partes 
mecánicas, eléctricas, electrónicas, informáticas (programas de cómputo) y de cualquier otra índole.  
3.18 totalizadores  
dispositivo que indica la lectura de las entregas en volumen de combu stible líquido. Los totalizadores son 
de dos tipos:  
3.18.1  dispositivo totalizador acumulado  
indica la lectura acumulada de cada uno los despachos de combustible líquido por manguera de descarga  
3.18.2  dispositivo totalizador instantáneo  
indica la lectura no acumulable de cada despacho de combustible líquido  
3.19 bomba remota  
mecanismo externo al sistema para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos, 
diseñado para suministrar el combustible que pasa por el elemento primario de medición  
3.20 elemento primario de medición  
mecanismo que mide el paso del combustible y al medirlo produce un movimiento que transmite al 
pulsador  6     (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Miércoles 10 de octubre de 2018  
3.21 UVIM  
Unidad de Verificación de Instrumentos para Medir Acreditada y Aprobada  
3.22 válvula de control  
conjunto de  piezas ensambladas con objeto de mantener una presión constante en todo el sistema para 
medición, amortiguando las posibles sobrepresiones que se puedan presentar o deteniendo la operación de 
medición al ocurrir desabasto de combustible líquido en el sist ema 
3.23 válvula de solenoide  
dispositivo de apertura y cierre del sistema para medición y despacho de gasolina y otros combustibles 
líquidos  
3.24 válvula de retención ( check ) 
conjunto de piezas ensambladas con objeto de impedir una inversión de la circula ción del combustible por 
la manguera de descarga  
3.25 válvula de descarga  
dispositivo que permite realizar el despacho de combustible el cual consta de un selector de gasto 
volumétrico y una válvula de retención  
3.26 válvula de seguridad  
conjunto de piezas  ensambladas que evitan derrames de combustible en el caso de desprendimiento de la 
manguera de descarga  
3.27 dispositivos adicionales  
componentes que facilitan las operaciones de medición y evitan afectaciones en las mediciones,  como 
son: 
- dispositivos e liminadores de gases  
- filtros  
- módulos auxiliares de abastecimiento o satélites  
- dispositivos anti -remolinos  
- válvulas, y  
- mangueras  
3.28 dispositivos auxiliares  
cualquier componente con funciones específicas no relacionadas con las mediciones  
3.29 verificación  
constatación ocular o comprobación a través de muestreo, medición, pruebas de laboratorio o examen de 
documentos que se realizan para evaluar la conformidad en un momento determinado. Comprende la 
constatación de las características metrológicas  y de operación del instrumento de medición dentro de las 
tolerancias y demás requisitos establecidos en las Normas Oficiales Mexicanas y Normas Mexicanas y, en su 
caso, el ajuste de los mismos cuando cuenten con los dispositivos adecuados para ello  
3.30 verificación inicial  
verificación que, por primera ocasión y antes de su utilización para transacciones comerciales o para 
determinar el precio de un bien o un servicio, debe realizarse respecto de las propiedades de funcionamiento 
y uso de los instrumentos  de medición, para determinar si operan de conformidad con las características 
metrológicas establecidas en las Normas Oficiales Mexicanas y Normas Mexicanas aplicables  
3.31 verificación periódica  
verificación que una vez concluida la vigencia de la inicia l, se debe realizar en los intervalos de tiempo que 
determine la Secretaría de Economía, conforme a lo dispuesto en la Lista de instrumentos de medición cuya 
verificación inicial, periódica o extraordinaria es obligatoria, así como las normas aplicables pa ra efectuarla, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 18 de abril de 2016 o la que la sustituya  
3.32 verificación extraordinaria  Miér coles 10 de octubre de 2018  DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)     7 
la verificación que, no siendo inicial o periódica, se realiza respecto de las propiedades de funcionamiento 
y uso de los instrumentos de medición para determinar si operan de conformidad con las características 
metrológicas establecidas en las Normas Oficiales Mexicanas y Normas Mexicanas aplicables, cuando lo 
soliciten los usuarios de los mismos, cuando pierdan  su condición de "instrumento verificado" o cuando así lo 
determine la autoridad competente  
3.33 verificación por autoridad competente  
verificación realizada por la Procuraduría a los sistemas para medición y despacho de gasolina y otros 
combustibles líqui dos enajenados e instalados  
3.34 características de confiabilidad  
son aquellas que facilitan la verificación de la legalidad y operación en los sistemas para medición y 
despacho de gasolina y otros combustibles líquidos. Comprenden:  
3.34.1  irremovilidad de  circuitos integrados  
característica lograda por un circuito integrado encapsulado o una tarjeta electrónica principal con sistema 
basado en circuito de montaje de superficie  
3.34.1.1  circuito integrado encapsulado  
sistema integrado que consta de dispositi vos electrónicos de montaje superficial y alto nivel de integración, 
que contienen el programa que controla el funcionamiento del sistema para medición y despacho de gasolina 
y eventualmente componentes de diferentes tecnologías de montaje  
3.34.1.2  tarjeta  electrónica principal con sistema basado en circuito de montaje de superficie  
sistema integrado que consta de un arnés de montaje superficial y alto nivel de integración, el programa 
que controla el funcionamiento del sistema para medición y despacho de g asolina, y eventualmente 
componentes  
3.34.2  autenticación de programas de cómputo del sistema para medición y despacho de gasolina y 
otros combustibles líquidos  
comprobación de que el o los programas de cómputo que operan el sistema para medición y despach o de 
gasolina y otros combustibles líquidos, fueron evaluados y aprobados por la autoridad competente  
3.34.3  pistas de auditoría o bitácora de eventos  
registros de todos los accesos a los dispositivos de medición, configuración y ajuste del sistema para 
medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos  
4. Clasificación  
Para los efectos de esta Norma Oficial Mexicana, los sistemas para medición y despacho de gasolina y 
otros combustibles líquidos son del tipo computador, los cuales registran el v olumen de combustible líquido, el 
importe de la venta y el precio por litro, el bombeo se realiza con bombas remotas, que proveen un 
abastecimiento a presión constante.  
5. Especificaciones  
5.1 Errores  
5.1.1 Error máximo tolerado (EMT)  
Estos errores se refi eren a la diferencia entre la lectura dada por el instrumento de medición y la medida 
volumétrica de acuerdo con lo establecido en el inciso 7.2.  
Se obtiene de la siguiente forma:  
a) El error máximo tolerado (EMT) para la aprobación del modelo o prototipo y verificación inicial de los 
sistemas para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos no debe ser mayor que 
la suma de 10 mL más 2 mL por litro, conforme a la fórmula siguiente:  
 
Donde:  
Vn es la capacidad nominal de la medida volumétri ca, en L.  
EMT  es el error máximo tolerado, en mL  
b) El error máximo tolerado (EMT) para la verificación periódica y extraordinaria no debe ser mayor que 
la suma de 20 mL más 4 mL por litro.  8     (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Miércoles 10 de octubre de 2018  
 
Donde:  
Vn es la capacidad nominal de la medida volumétrica, en L . 
EMT  es el error máximo tolerado, en mL  
c) Error Máximo Tolerado (EMT) para el ajuste del error a cero es el cuarenta por ciento del Error 
Máximo Tolerado (EMT) establecido en el inciso 5.1.1 fracción b) de esta Norma Oficial Mexicana.  
Esta especificación  se aplica con volúmenes medidos mayores o iguales a 20 L.  
5.1.2  Error de repetibilidad (R)  
Dispersión del error entendida como la diferencia máxima entre los errores de indicación obtenidos en 
mediciones efectuadas en un mismo gasto y en un mismo modo de despacho, modo programado o modo 
manual conforme a la fórmula siguiente:  
 
Donde:  
R es el error de repetibilidad, en mL  
La especificación es que el error de repetibilidad no sea mayor a 20 mL más 2 mL por litro, en cualquier 
gasto (máximo, medio y mínimo) considerado en la prueba, conforme a la fórmula siguiente:  
 
Donde:  
Vn es la capacidad nominal de la medida volumétrica, en L.  
Esta especificación se aplica con volúmenes medidos mayores o iguales a 20 L.  
5.2 Acabado  
Los sistemas para medición y despacho d e gasolina y otros combustibles líquidos deben estar cubiertos 
en todas sus partes con pintura resistente a la acción del producto bombeado, a la luz solar y a la humedad, 
excepto las partes de acero inoxidable, cromadas u otras, que por la naturaleza de l os materiales ofrecen la 
resistencia requerida a la acción de los agentes mencionados. Esto se verifica visualmente.  
5.3 Especificaciones de las partes  
En los sistemas para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos deben identificarse 
las siguientes partes:  
- Dispositivo computador;  
- Elementos primarios de medición;  
- Dispositivos de seguridad; y  
- Dispositivos de despacho.  
5.3.1 Dispositivo de filtración  
El sistema para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos debe  estar provisto de un 
filtro, de tal manera que no permita el paso de partículas mayores a 150 µm. Esto se verifica visualmente 
contra la especificación del filtro.  
5.3.2  Dispositivo computador  
5.3.2.1  El dispositivo computador, que indica el volumen en li tros despachado, debe marcar ceros al inicio 
de cada operación de despacho. Esto se verifica visualmente en la carátula indicadora.  
5.3.2.2  La carátula indicadora del dispositivo computador debe indicar como mínimo el volumen de 
combustible líquido despach ado, el precio por litro y el importe de la venta. Esto se verifica visualmente.  
5.3.2.3  Carátula indicadora  Miér coles 10 de octubre de 2018  DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)     9 
Las indicaciones dadas en las carátulas del dispositivo computador deben ser explícitas, de manera que la 
interpretación de las cifras registradas no permita confusión alguna; los números de indicación para el 
volumen de combustible líquido servido y para el precio por litro deben integrarse por lo menos con 4 dígitos y 
con 5 dígitos para el importe de la venta. Asimismo, se debe apreciar claramente la carátula que corresponde 
a la manguera de despacho.  
5.3.2.4  Resolución de la carátula indicadora  
Debe indicar el volumen de combustible líquido con una división mínima de 0,01 L, y el importe de la venta 
con la cantidad exacta en centavos. Esto se verif ica visualmente.  
5.3.2.5  El dispositivo computador electrónico debe cumplir con las especificaciones y pruebas de la Norma 
Oficial Mexicana NOM -001-SCFI -1993 (véase 2 Referencias Normativas).  
5.3.2.6  Totalizadores  
Los sistemas para medición y despacho de g asolina y otros combustibles líquidos deben contar con 
dispositivo totalizador acumulado ya sea mecánico, electromecánico o electrónico en el dispositivo 
computador para indicar el volumen de combustible líquido acumulado. Deben contar también con  un 
dispo sitivo totalizador instantáneo para indicar el volumen de combustible líquido entregado hasta un 
momento dado en cada despacho. La disposición de ambos totalizadores se verifica visualmente.  
5.3.3  Mecanismo de ajuste  
El elemento primario de medición, así c omo el dispositivo computador debe tener, un disco de ajuste o un 
dispositivo de ajuste electrónico, respectivamente, mediante el cual se efectúen ajustes de volumen, conforme 
al procedimiento indicado por el fabricante. Esto se verifica visualmente.  
El di sco de ajuste debe incluir las perforaciones señaladas por el fabricante y un perno de seguridad, 
mientras que el interruptor de acceso al modo de ajuste debe incluir un cerrojo protector que no permita un 
puente eléctrico en sus terminales para colocar lo s dispositivos oficiales de inviolabilidad. Esto se verifica 
visualmente.  
El ajuste volumétrico del sistema para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos, ya 
sea directamente en el elemento primario de medición (disco de ajuste), o en forma electrónica a través del 
computador, se debe realizar únicamente mediante los dispositivos previstos para tal efecto, debiendo 
hacerse el ajuste de forma directa en el sistema para medición y despacho de gasolina y otros combustibles 
líquidos y nunca  en forma remota a través de algún otro dispositivo. Los procedimientos de ajuste se deben 
verificar contra las especificaciones del fabricante y el manual de operación correspondiente.  
5.3.3.1  Factor de ajuste  
El factor de ajuste debe tener la resolución suficiente para detectar cambios en el ajuste iguales o menores 
de 20 mL.  
5.3.4  Dispositivos de seguridad  
Los sistemas para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos deben contar con los 
dispositivos de protección y seguridad que garant icen su uso sin riesgo de accidentes, explosión o incendio, 
como son:  
- Válvula de control; e  
- Instalación eléctrica a prueba de explosión.  
Estos incisos deben verificarse de acuerdo con lo indicado en las Normas Oficiales Mexicanas aplicables.  
5.3.4.1  Válvula de control  
Los sistemas para medición deben tener un dispositivo para mantener una presión constante en todo el 
sistema para medición, amortiguando los golpes de sobrepresión que inevitablemente se producen al operar 
los sistemas para medición. La vá lvula de control debe cumplir esta función. Esto se verifica visualmente.  
5.3.4.2  Instalación eléctrica a prueba de explosión  
Las interconexiones eléctricas de los sistemas para medición y despacho de gasolina y otros combustibles 
líquidos debe cumplir dis posiciones y especificaciones de carácter técnico, a fin de que ofrezcan condiciones 
de seguridad para las personas y sus propiedades, en lo referente a protección contra choque eléctrico, 
efectos térmicos sobre corrientes, corrientes de falla, sobretensio nes, fenómenos atmosféricos e incendios, 10     (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Miércoles 10 de octubre de 2018  
entre otros y cumplir con lo indicado en la Norma Oficial Mexicana NOM -001-SEDE -2012 (véase el Capítulo 2 
Referencias).  
5.3.5  Dispositivos de despacho  
Los sistemas para medición deben contar con los siguientes dispo sitivos de despacho:  
I) Mangueras;  
II) Válvulas de retención;  
III) Válvula de descarga;  
IV) Válvula de seguridad;  
V) Mecanismo sincronizador del interruptor con el dispositivo computador , y 
VI) Mecanismo de cierre automático de la válvula de descarga.  
5.3.5.1 Manguera de descarga  
Los sistemas para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos deben usar para la 
descarga únicamente mangueras sin daños en la pared externa, ni fisuras que permitan fugas, así como 
adaptaciones que afecten su fun cionamiento según especificaciones del fabricante del sistema para medición 
y despacho de combustibles. Esto se verifica visualmente.  
5.3.5.2  Válvula de retención  
Con el objeto de asegurar el llenado permanente de la manguera de descarga, en su extremo inf erior o en 
el cuerpo de la válvula de descarga, se debe contar con una válvula de retención. Esto se verifica 
visualmente.  
5.3.5.3  Válvula de descarga  
Los materiales de que está construida la válvula de descarga, deben garantizar que no se generen chispas 
o descargas eléctricas mediante rozamiento, choque o uso normal y tener la forma adecuada (tipo nariz o 
pistola) para cumplir con la función encomendada. Su cierre debe ser hermético (véase inciso 5.4).  
5.3.5.4  Características del dispositivo de seguridad en el despacho  
Los sistemas para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos deben contar con una 
válvula de seguridad en cada manguera de descarga, a fin de evitar derrames de combustible en el caso de 
desprendimiento de las mangueras. E sto se verifica visualmente.  
5.3.5.5  Mecanismo sincronizador del interruptor con el dispositivo computador  
Este dispositivo debe interrumpir el despacho de combustible una vez que se dejó de despachar dicho 
combustible en un lapso no mayor a 80 s. Después de haber interrumpido el despacho, éste no debe 
reanudarse hasta después de volver a colocar en ceros el sistema para medición y despacho de gasolina y 
otros combustibles líquidos. Esto se verifica mediante el empleo de un cronómetro.  
5.3.6  Interfaz de com unicación  
En los sistemas para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos se debe identificar el 
arnés eléctrico que realice la función de comunicación, así como el puerto y el protocolo de comunicación 
empleado y la lista de comandos e instrucciones de comunicación. Esto se debe verificar visualmente contra 
las especificaciones del fabricante y el manual de operación correspondiente, en el cual además se debe 
señalar la función específica a desempeñar por la interfaz y los componentes me ncionados.  
5.4 Sistema de recuperación de vapores  
Los sistemas para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos deben cumplir con las 
Normas Oficiales Mexicanas aplicables en los términos que en ellas se indiquen, así como lo dispuesto en  el 
inciso 7.3.1.1 si requieren de tarjetas electrónicas para su operación.  
5.5 Restricciones de diseño  
5.5.1  No se deben instalar dispositivos, mecanismos o sistemas, que alteren la medición o la lectura del 
dispositivo computador y sus carátulas indicado ras, precio vigente por litro y el total de la venta,  durante el 
despacho.  
5.5.2  Los sistemas para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos deben contar con 
las características de confiabilidad definidas en 3.34 para asegurar que no s e permita alterar ilegalmente los Miér coles 10 de octubre de 2018  DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)     11 
indicadores de volumen entregado, precio por unidad y total de la venta, de acuerdo con lo indicado en el 
inciso 7.3.1 de esta Norma Oficial Mexicana.  
5.5.3  El gasto mínimo de un sistema para medición declarado por el fabr icante no debe ser menor a la 
décima parte del gasto máximo.  
6. Muestreo  
Cuando se requiera de toma de muestras para comprobar el cumplimiento de las especificaciones de esta 
Norma Oficial Mexicana, debe emplearse un muestreo estadístico por atributos para  inspección normal simple 
con un nivel de calidad aceptable del 0,01%; de acuerdo con la Norma Mexicana NMX -Z-012/2 (véase el 
Capítulo 2 Referencias Normativas).  
7. Métodos de prueba  
En este capítulo se especifican los métodos de prueba que se aplican dura nte la aprobación del modelo o 
prototipo y verificación.  
7.1 Aprobación del modelo o prototipo  
7.1.1  Diseño  
La aprobación del modelo o prototipo debe efectuarse con la información proporcionada por el fabricante, 
en idioma español, la cual debe incluir:  
7.1.1.1  Marca, modelo y número de serie del sistema para medición y despacho de gasolina y otros 
combustibles líquidos, forma de identificar los modelos de la familia y forma de identificar la serie.  
7.1.1.2  Marca, modelo, número de serie, alcance y tipo del  elemento primario de medición, forma de 
identificar el modelo y forma de identificar la serie.  
7.1.1.3  Instructivos y manuales de usuario, instalación, servicio, operación, configuración y programación.  
7.1.1.3.1  Diagramas de conexión del sistema electrón ico, así como la forma de identificar cada una de las 
tarjetas que lo componen y la descripción de las funciones que realizan.  
7.1.1.3.2  Cuando en algún componente de la tarjeta se pueda actualizar el programa que controla su 
funcionamiento, debe indicar l a forma de identificar dicho componente y cómo se autentifica el programa 
contenido en el mismo.  
7.1.1.3.3  Diagrama hidráulico del modelo de sistema para medición y despacho de gasolina y otros 
combustibles líquidos, con la descripción de cada una de sus p artes.  
7.1.1.3.4  Procedimiento de ajuste de volumen del instrumento de medición.  
7.1.1.4  Código objeto del programa utilizado, la versión con la que se identifica y el nombre del circuito 
integrado en donde se carga dicho programa. Cálculo de la suma de co mprobación para ser utilizada como 
referencia respecto del inciso 7.3.2.6.2.  
7.1.1.5  Procedimiento para autentificar completamente el sistema para medición y despacho de gasolina y 
otros combustibles líquidos, incluyendo el sistema electrónico y programas de cómputo que lo componen y 
sus características de confiabilidad.  
Se debe comprobar directamente por ensayos y con auxilio de la información antes mencionada, que los 
sistemas para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos especificado s por el fabricante, 
poseen los dispositivos indispensables para llevar a cabo una medición exacta, correcta y segura de acuerdo 
con las especificaciones establecidas en esta Norma Oficial Mexicana.  En caso de ser rechazado, el diseño 
debe ser corregido pa ra volver a ser sometido a consideración de la autoridad. Una vez aprobado el modelo o 
prototipo, se puede empezar con la fabricación o comercialización del equipo.  
7.2 Exactitud de las mediciones  
7.2.1  Materiales  
Combustibles líquidos (gasolinas, diésel, queroseno u otros a excepción de gas licuado de petróleo).  
7.2.2  Aparatos y equipo  
- Medida volumétrica de 20 L y otras capacidades (excepto menores de 20 L) con escala graduada 
con divisiones mínimas de 10 mL puede tener incorporado un termómetro con reso lución de 1 °C 
para el caso del diésel la medida volumétrica debe contar con una extensión (embudo) integrada en 
el cuello que no permita fuga del combustible.  
- Termómetro de inmersión con resolución de 1°C si la medida volumétrica no lo tiene incorporado . 12     (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Miércoles 10 de octubre de 2018  
- Cronómetro con división mínima de 0,01 s.  
- Mesa de nivelación con dos niveles de gota a 90°.  
- Estos instrumentos de medición deben contar con un informe de calibración válido expedido por un 
laboratorio de calibración acreditado y en su caso aprobado , con excepción, de los cronómetros y 
mesa de nivelación.  
7.2.3  Características del sistema para medición y despacho de gasolina y otros combustibles 
líquidos a probar.  
Se debe emplear un sistema para medición y despacho de gasolina y otros combustibles lí quidos con 
todos los aditamentos propios, trabajando a valores de tensión nominales.  
7.2.4  Preparación del sistema para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos  
Estando la válvula de descarga activa pero aún cerrada, se debe comprobar que los golpes de presión 
originados por:  
- La bomba remota, no muevan los registros de los totalizadores instantáneos, cuando ésta se 
encuentre funcionando con la válvula de descarga cerrada.  
- La apertura de una válvula de descarga, en el lado opuesto de l sistema para medición y despacho de 
gasolina y otros combustibles líquidos seleccionado, no muevan los registros de los totalizadores 
instantáneos correspondientes a la válvula de descarga cerrada.  
- La apertura y cierre continuo de una válvula de descar ga, en el lado opuesto del sistema para 
medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos seleccionado, no muevan los 
registros de los totalizadores instantáneos correspondientes a la válvula de descarga cerrada.  
El cambio que pudiera presentar se en los registros de los totalizadores instantáneos, para todos los casos, 
no debe rebasar el Error Máximo Tolerado (EMT).  
7.2.4.1  Nivelar la medida volumétrica y verificar que se encuentre limpia  
Es necesaria la utilización de una mesa de nivelación.  
7.2.4.2  Corrida de ambientación  
Una vez seleccionado el instrumento de medición del sistema para medición y despacho de gasolina y 
otros combustibles líquidos, se llenan sus dispositivos de despacho, para proceder a la apertura de la 
compuerta de salida de l a válvula de descarga y entonces se llena la medida volumétrica hasta algún punto 
cercano al volumen nominal. Esto permite cubrir los siguientes aspectos:  
- Mojar las paredes del recipiente ya que normalmente las medidas volumétricas utilizadas están 
calibradas para entregar.  
- Fijar el gasto volumétrico al cual debe realizarse la prueba, haciendo uso de la válvula de descarga.  
- Eliminar las burbujas de aire presentes en los dispositivos de despacho.  
- Asegurar que no haya fugas en el sistema hidráulico.  
7.2.5 Procedimiento de verificación volumétrica  
Los incisos que se indican a continuación se deben repetir en cada prueba.  
7.2.5.1  Verificar que la indicación del totalizador instantáneo sea cero cada vez que se inicie un despacho.  
7.2.5.2  Abriendo y cerran do la válvula de descarga del instrumento de medición seleccionado, colectar de 
preferencia el volumen nominal de la medida o alguna cantidad cercana al volumen nominal. Durante el 
llenado, medir el tiempo necesario para colectar la cuarta parte de la capa cidad nominal de la medida 
volumétrica, este tiempo debe medirse después de la primera cuarta parte y antes de la última cuarta parte de 
la capacidad nominal de la medida volumétrica.  
Tomar y registrar la lectura de la medida volumétrica, posteriormente la  lectura del termómetro 
incorporado, o indirectamente del combustible contenido en él, teniendo que esperar 60 s para alcanzar el 
equilibrio térmico.  
7.2.5.3  Drenar la medida volumétrica esperando el escurrido de la medida volumétrica, una vez que el 
chorr o principal ha cesado, el tiempo de escurrido debe ser lo indicado en el informe de calibración.  Miér coles 10 de octubre de 2018  DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)     13 
7.2.5.4  La verificación de los instrumentos de medición se realiza aplicando tres pruebas en cada gasto 
que se fije en el selector de gasto volumétrico de la v álvula de descarga:  
a) Con el selector de gasto volumétrico de la válvula de descarga en la posición de gasto máximo;  
b) Con el selector de gasto volumétrico de la válvula de descarga en la posición de gasto medio , y 
c) Con el selector de gasto volumétrico  de la válvula de descarga en la posición de gasto mínimo.  
La prueba volumétrica en la aprobación del modelo o prototipo se realiza aplicando tres pruebas en cada 
uno de los gastos siguientes:  
a) El gasto máximo declarado por el fabricante;  
b) El gasto med io, entendido como el valor medio entre el gasto máximo y el gasto mínimo declarados 
por el fabricante; y  
c) El gasto mínimo declarado por el fabricante.  
Estos gastos deben obtenerse sin exceder el valor máximo de la presión en el fluido declarado  por el 
fabricante.  
Para cada valor del gasto y para cada una de las tres pruebas en cada valor del gasto, hacer pasar el 
combustible directamente a la medida volumétrica de acuerdo con su capacidad nominal. A continuación, 
debe registrarse la lectura tanto del ind icador instantáneo, como de la medida volumétrica, tomando ésta 
última en la parte inferior del menisco.  
7.2.5.4.1  Prueba a gasto volumétrico máximo  
Con el selector de gasto volumétrico de la válvula de descarga en la posición de gasto máximo, hacer 
pasar el combustible directamente a la medida volumétrica de acuerdo con la capacidad nominal. A 
continuación, debe registrarse la lectura tanto del indicador instantáneo, como de la medida volumétrica, 
tomando esta última en la parte inferior del menisco. Las d iferencias habidas entre ambas lecturas se 
determinan con aproximación al centilitro.  
7.2.5.4.2  Prueba a gasto volumétrico medio  
Con el selector de gasto volumétrico de la válvula de descarga en la posición de gasto medio, hacer pasar 
el combustible direct amente a la medida volumétrica de acuerdo con la capacidad nominal. A continuación, 
debe registrarse la lectura tanto del indicador instantáneo, como de la medida volumétrica, tomando esta 
última en la parte inferior del menisco. Las diferencias habidas en tre ambas lecturas se determinan con 
aproximación al centilitro.  
7.2.5.4.3  Prueba a gasto volumétrico mínimo  
Con el selector de gasto volumétrico de la válvula de descarga en la posición de gasto mínimo, hacer 
pasar el combustible directamente a la medida volumétrica de acuerdo con la capacidad nominal. A 
continuación, debe registrarse la lectura tanto del indicador instantáneo, como de la medida volumétrica, 
tomando esta última en la parte inferior del menisco. Las diferencias habidas entre ambas lecturas se 
determinan con aproximación al centilitro.  
7.2.5.5  Número de pruebas  
Cada una de las pruebas se realiza tres veces calculando el promedio a cada gasto, debiendo quedar esto 
registrado en la tabla contenida en el inciso 7.2.7, fracción V.  
Verificar que l os volúmenes entregados obtenidos a partir de las lecturas en los totalizadores sean 
idénticos en cada prueba.  
Verificar y registrar, en la tabla contenida en el inciso 7.2.7, fracción V, que la diferencia de la lectura final 
menos la inicial del totalizad or acumulado sea igual a la lectura en litros redondeada al entero más cercano 
del totalizador instantáneo en cada prueba.  
NOTA:  En vista de que al estar llenando de comb ustible la medida volumétrica, e sta forma una cierta 
cantidad de espuma, cuando sea ne cesario, es aceptable hacer una pausa hasta que la espuma 14     (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Miércoles 10 de octubre de 2018  
desaparezca y se sigue vaciando el combustible, en la medida de lo posible, conforme a la prueba 
de gasto que le corresponda, hasta llegar al volumen nominal de la medida volumétrica.  
7.2.6  Errores máximos tolerados  
El error promedio obtenido para cada uno de los gastos, máximo, medio y mínimo, del instrumento de 
medición seleccionado, no debe exceder, cada uno, el EMT establecido en el inciso 5.1.1.  
Asimismo, el error de repetibilidad obtenido para cada uno de los gastos no debe exceder el establecido 
en el inciso 5.1.2.  
Para obtener el error promedio de una prueba a un gasto volumétrico, primero calcule el error de 
indicación de cada corrida y segundo calcule el promedio de la prueba.  
Los gastos vol umétricos obtenidos en las corridas no deben exceder el intervalo de medición del sistema 
para medición declarado por el fabricante.  
7.2.7  Cálculos y correcciones  
I. Calcular el coeficiente de corrección por expansión térmica, CTS.  
 Miér coles 10 de octubre de 2018  DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)     15 
 16     (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Miércoles 10 de octubre de 2018  
V. Tabla de resultad os 
  Tiempo de 
llenado de la 
cuarta parte 
de la medida 
volumétrica (t)  Gasto de la 
prueba  
(qv) Volumen registrado en 
la carátula indicadora 
del instrumento de 
medición seleccionado 
(I) Volumen de la 
medida 
volumétrica 
corregido a la 
temperatura de 
trabajo (Vcmv) Temperatura 
de trabajo de 
la medida 
volumétrica 
(Tmv) Error de 
Indicación  
(E) Error máximo 
tolerado 
(especificado 
en 5.1.1)  Error de 
Repetibilidad (R) 
(ml) (especificado 
en 5.1.2)  Diferencia entre las 
lecturas inicial y final 
del totalizador 
acumula do respecto el 
totalizador instantáneo 
(especificado en 
7.2.5.5)  
Unidades  min L/min  mL mL °C mL mL mL mL 
Gasto 
volumétrico 
mínimo           
Promedio           
Gasto 
volumétrico 
medio           
Promedio           
Gasto 
volumétrico 
máximo           
Promedi o          
 
El gasto promedio y el error promedio se refieren al promedio de las tres mediciones realizadas en cada uno de los gastos pro bados, 
mínimo, medio y máximo. El error promedio en cada gasto tiene que cumplir con el inciso 5.1.1. El error de rep etibilidad en cada gasto 
tiene que cumplir con lo indicado en el inciso 5.1.2  
 
7.2.8  Gastos volumétricos en las pruebas  
Los valores de gasto máximo y mínimo de las pruebas de operación no deben exceder el alcance de la 
medición del instrumento de medición  declarado por el fabricante.  
7.3 Método de prueba de autentificación del sistema electrónico y programas de cómputo  
7.3.1  Diseño  
La aprobación del modelo o prototipo referente a la parte electrónica del sistema para medición y 
despacho de gasolina y otros  combustibles líquidos, debe ser determinada mediante la información 
proporcionada por el fabricante, la cual está indicada en el inciso 7.1.1, comprobando directamente que los 
componentes electrónicos que integran la parte electrónica del sistema para med ición y despacho de gasolina 
y otros combustibles líquidos cumplan con las especificaciones y nomenclatura utilizada por el fabricante. Los 
dispositivos auxiliares, no están sujetos a la aprobación del modelo o prototipo, sino que sólo deben ser 
declarados  para los mismos efectos, esto es, comprobar que cumplan con las especificaciones y 
nomenclatura utilizada por el fabricante.  
La verificación se enfoca sobre los siguientes componentes:  
7.3.1.1  Tarjetas electrónicas, donde la revisión debe ser de tipo ocul ar y física en cada una de sus partes, 
corroborando que cada tarjeta contenga los siguientes identificadores, de forma visible, permanente  e 
imborrable:  Miér coles 10 de octubre de 2018  DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)     17 
 Marca (Nombre, letra, holograma o logotipo de identificación caracterí sticos de la marca en función);  
 Número de tarjeta (correspondiente a la identificación y función de dicho dispositivo);  
 Número de revisión o versión de la misma; y  
 En caso de existir algún cambio, reemplazo, reparación, éste debe ser informado y explicado por el 
fabricante a la Dirección General de Normas.  
7.3.1.2  Características de confiabilidad  
7.3.1.2.1 Circuito integrado encapsulado  
Verificar visualmente q ue el circuito integrado que contiene el programa principal se encuentre cubierto 
totalmente por una membrana de un material transparente que permita la identificación del circuito integrado, 
como resina epóxica, cerámica, vidrio, u otro material que lo ad hiera permanentemente a la tarjeta de circuito 
impreso, para asegurar de que en caso de una alteración o intervención quede evidencia visual fácilmente 
identificable.  
7.3.1.2.2  Tarjeta electrónica principal con sistema basado en circuito de montaje de supe rficie  
Verificar visualmente que el o los dispositivos que contienen los programas principales se encuentren 
incluidos en la placa base (tarjeta principal) de manera permanente y que sus partes no puedan ser removidas 
o sustituidas sin dejar marca, para as egurar de que en caso de una alteración o intervención quede evidencia 
visual fácilmente identificable.  
7.3.1.2.3  Programa del sistema para medición y despacho de gasolina y otros combustibles 
líquidos  
El programa o programas de cómputo deben ser controlad os y administrados única y exclusivamente por 
el fabricante del sistema para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos. La 
autentificación de estos programas debe ser a través de la verificación de la suma de comprobación MD5.  
7.3.1.2.3 .1 Los programas de cómputo deben estar disponibles para su lectura, exclusivamente a través 
de un puerto serial (RS232, USB o MicroUSB), cuyos parámetros de comunicación deben ser proporcionados 
por el fabricante del sistema para medición y despacho de ga solina y otros combustibles líquidos. La 
actualización de los programas de cómputo debe realizarse de forma local, esto es, reemplazando la tarjeta 
que contiene los circuitos integrados que albergan tales programas de cómputo, o bien, mediante la escritura  
de los mismos a través de un puerto de comunicación, incluyendo el puerto serial (RS232, USB o MicroUSB).  
7.3.1.2.3.2  El sistema basado en circuito de montaje de superficie debe contar con un medio comprobable 
que permita la lectura de los programas de có mputo a través del puerto serial (RS232, USB o Micro USB). La 
actualización de los programas de cómputo debe realizarse de forma local, esto es, reemplazando la tarjeta 
que contiene los circuitos integrados que albergan tales programas de cómputo, o bien, mediante la escritura 
de los mismos a través de un puerto de comunicación, incluyendo el puerto serial (RS232, USB o Micro USB).  
7.3.1.2.3.3  La lectura de los programas de cómputo a través del puerto serial (RS232, USB o MicroUSB) 
debe de ser condicionada a digitar una contraseña en el panel de control del sistema para medición y 
despacho de gasolina y otros combustibles líquidos, la cual debe ser entregada a la Procuraduría para poder 
realizar las verificaciones por autoridad competente, así como al Centro  Nacional de Metrología para la 
aprobación del modelo o prototipo.  
7.3.1.2.4  Pistas de auditoría o bitácora de eventos  
El sistema para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos debe incluir alguno de los 
dos dispositivos de control o su s equivalentes. Las pistas de auditoría o la bitácora de eventos deben registrar 
de manera consecutiva los eventos de hasta 12 meses de operación normal. La bitácora, debe ser 
descargada por medio del puerto serial (RS232, USB o MicroUSB), y está condicion ada a digitar una 
contraseña en el panel de control del sistema para medición y despacho de gasolina y otros combustibles 
líquidos, la cual debe ser entregada a la Procuraduría y al Centro Nacional de Metrología para poder realizar 
las verificaciones corre spondientes.  
7.3.1.2.4.1  Los eventos que se deben registrar son:  
 Ajustes hechos a un sistema para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos 
(ajustes a la entrega de volumen) incluyendo lado, identificaci ón del producto y factor de ajuste;  
 Cambio de precios incluyendo lado, identificación del producto y el valor de nuevo precio;  
 Accesos al sistema electrónico, particularmente la apertura de puertas;  
 El acceso al modo de programación;  18     (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Miércoles 10 de octubre de 2018  
 Cambio de fecha y hora del sistema, incluyendo la nueva fecha y hora; y  
 Actualización del o los programas de cómp uto incluyendo la o las versiones a la que se actualizó.  
7.3.1.2.4.1.1  El registro del evento debe incluir la fecha y la hora de ejecución, en el caso de que la 
descripción de los eventos esté abreviada, se debe entregar a la Procuraduría y al Centro Nacio nal de 
Metrología la tabla en donde se indique a qué evento corresponde.  
7.3.1.2.4.1.2  Los eventos deben ser registrados en el siguiente formato:  
Descripción del evento de un mínimo de 4 caracteres seguido de la fecha en formato de 6 dígitos 
"aammdd" segui do de la hora en formato de 24 horas hhmm.  
EJEMPLO 1 : CAMP1801251430L1P2CU17.85  
Esto quiere decir que hubo un cambio de precio el día 25 de enero de 2018 a las 14h30, lado 1, producto 
2, costo unitario 17.85  
EJEMPLO 2 : CAMF1801241430NF1430180125  
Esto quier e decir que hubo un cambio de fecha y hora el día 24 de enero de 2018 a las 14h30 y la nueva 
fecha y hora es 25 de enero de 2018, 14h30.  
7.3.1.2.4.1.3  Los caracteres de descripción deben de presentarse de acuerdo con la especificación del 
fabricante, inclu yendo todos los parámetros registrados en la bitácora de eventos, la siguiente tabla muestra 
un ejemplo de la descripción:  
Descripción  Equivalencia  
CALI  Ajuste  
CAMP  Cambio de precios  
APPU  Apertura de puerta  
ACMO  Acceso al modo de programación  
CAMF  Cam bio de fecha y hora  
ACTU  Actualización del o los programas de cómputo  
 
7.3.2  Seguridad de operación en pruebas y análisis  
7.3.2.1 Aparatos y equipo  
- Computadora portátil con puerto serial (RS232, USB o MicroUSB) y cables de conexión y; en su 
caso, la in terfaz de comunicación del sistema para medición y despacho de gasolina y otros 
combustibles líquidos, que debe ser proporcionada por el fabricante al Centro Nacional de Metrología 
y a la Procuraduría.  
- Multímetro.  
7.3.2.2  Características del sistema para  medición y despacho de gasolina y otros combustibles 
líquidos a analizar  
Debe contar con todos los aditamentos propios y la verificación se debe realizar a valores de tensión 
eléctrica nominales.  
El equipo debe contar con los lineamientos de seguridad int erna y externa que señala la  NOM -001-SCFI -
1993 (Véase Capítulo 2 Referencias normativas).  
7.3.2.3  Preparación del sistema para medición y despacho de gasolina y otros combustibles 
líquidos  
Las carátulas indicadoras no deben presentar variaciones que sean producto o no del desplazamiento 
propio del elemento primario de medición seleccionado, cuando éste no se encuentre en función, según el 
inciso 7.2.4, y este desplazamiento sea censado por el dispositivo computador.  
7.3.2.4  Determinación de las condiciones  de prueba  
El sistema para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos debe cumplir con los 
lineamientos de seguridad indicados y requerimientos del fabricante para una operación segura de sus 
instrumentos de medición. Además, el instrume nto no debe ser probado en lugares cercanos a líneas de 
transmisión de corriente eléctrica de alta tensión, que puedan alterar el contenido de los circuitos electrónicos 
o causar algún daño a los mismos.  Miér coles 10 de octubre de 2018  DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)     19 
7.3.2.5  Procedimiento de verificación electrónica  
Durante esta prueba los instrumentos de medición del sistema para medición y despacho de gasolina y 
otros combustibles líquidos no deben despachar combustible.  
7.3.2.5.1  El sistema para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos debe estar  libre 
de obstrucciones en sus secciones electrónica y mecánica para su evaluación.  
7.3.2.5.2 Registrar por cada sistema para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos, 
los datos siguientes, de acuerdo con el procedimiento o guía de con figuración que proporcione el fabricante:  
● Marca;  
● Modelo;  
● Número de serie del sistema para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos;  
 Instrumento de medición o posición de carga;  
● Precio unitario por tipo de combustible; e  
● Indicación del  totalizador de ventas realizadas, tanto en volumen, como en dinero, para cada lado del 
sistema para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos y tipo de combustible.  
 7.3.2.5.3  Toma de lecturas  
Tomar lecturas del totalizador acumulado d el sistema para medición y despacho de gasolina y otros 
combustibles líquidos, con la finalidad de comprobar su operación y registro, respecto del totalizador 
instantáneo.  
Se debe comprobar manualmente el resultado del producto del volumen entregado por el  precio unitario 
del combustible, contra el monto mostrado por el sistema para medición y despacho de gasolina y otros 
combustibles líquidos.  
7.3.2.5.4  Verificación de las conexiones del módulo electrónico  
Realizar la revisión de los arneses eléctricos y d el cableado en general de las conexiones de tipo eléctrico, 
comunicaciones o datos; con el fin de determinar si se cumple con el prototipo, esto es, con las características 
técnicas designadas por el fabricante.  
7.3.2.5.5  Revisión del pulsador  
Abrir de ser  posible, tomando en consideración que en algunos casos viene sellado de fábrica. Para ello 
se toma en cuenta lo siguiente, basado y fundamentado en la información especificada por el fabricante:  
● El pulsador debe contar con las marcas o perforaciones esp ecificadas por el fabricante.  
● El estado físico del pulsador tenga las conexiones de alimentación, datos y tierra en la forma indicada 
en los manuales emitidos por el fabricante y sin alteraciones.  
7.3.2.5.6  Revisión de sistema electrónico  
Revisar visualm ente las conexiones, así como las tarjetas electrónicas y de comunicaciones, mismas que 
deben corresponder a las especificadas por el fabricante del sistema para medición y despacho de gasolina y 
otros combustibles líquidos en función, revisando además que  no existan cables, conexiones o dispositivos 
electrónicos ajenos al prototipo (véase el inciso 7.1.1).  
Al constatar que no existe alteración en la parte electrónica, se procede a la revisión de la configuración 
del sistema para medición y despacho de gaso lina y otros combustibles líquidos, de acuerdo con el inciso 
7.3.2.5.7.  
7.3.2.5.7  Prueba de la configuración a través de la programación del sistema para medición y 
despacho de gasolina y otros combustibles líquidos.  
Dependiendo de la marca, modelo y dispo sitivo computador contenido en el sistema para medición y 
despacho de gasolina y otros combustibles líquidos, ingresar al modo de programación del mismo (véase el 
inciso 7.1.1).  
● Tomar los datos correspondientes a la programación del dispositivo computador y cotejarlos con los 
proporcionados por el fabricante.  
● Verificar las funciones de programación del dispositivo computador, de acuerdo con la información 
proporcionada por el fabricante, respecto de:  20     (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Miércoles 10 de octubre de 2018  
a) Los despachos, tanto en volumen como en monto programados;  
b) El cambio de precios;  
c) La descarga de la bitácora de eventos;  
d) Los ajustes electrónicos;  
e) La versión del programa de cómputo que opera el sistema para medición y despacho de 
gasolina y otros combustibles líquidos; y  
f) La batería de respaldo.  
7.3.2.5.8  Prueba de retención de información en pantallas y configuración ante una falla en el 
suministro de energía  
Apegado al manual correspondiente a la marca del sistema  para medición y despacho de gasolina y otros 
combustibles líquidos, interrumpir su suministro de energía eléctrica. La prueba se da por aprobada si cumple 
las dos siguientes condiciones:  
● Al menos por cinco minutos, las carátulas indicadoras mantienen vi sibles e inalterables los datos del 
último despacho (volumen e importe), y  
● Al restablecerse el suministro de energía eléctrica, el sistema para medición y despacho de gasolina 
y otros combustibles líquidos mantiene la configuración.  
7.3.2.5.9  Prueba de v erificación de la o las versiones de los programas de cómputo que controlan el 
funcionamiento del sistema para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos 
contenidas en la o las tarjetas de control  
Apegarse al manual correspondiente del s istema para medición y despacho de gasolina y otros 
combustibles líquidos según sea la marca y dependiendo de su modelo, puede estar dotado con más de un 
programa que controla su funcionamiento.  
7.3.2.6  Procedimiento de verificación de los programas de cóm puto que controlan el 
funcionamiento del sistema para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos  
7.3.2.6.1  Para verificar los programas de cómputo:  
● De ser necesario libere la sección de comunicación;  
● De ser necesario, interrumpir el suministro de energía al sistema para medición y despacho de 
gasolina y otros combustibles líquidos desde el tablero de control eléctrico o desde su fuente  de 
alimentación independiente, siguiendo las recomendaciones del fabricante;  
● Dependiendo de la ma rca, modelo y computador contenido en el sistema para medición y despacho 
de gasolina y otros combustibles líquidos, realizar la conexión del puerto serial (RS232, USB o 
MicroUSB) a la computadora portátil y ejecutar el programa de comunicación correspondi ente. Este 
programa debe establecer y utilizar el protocolo de comunicación indicado por el fabricante del 
sistema para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos;  
● Seguir el procedimiento de descarga del programa que controla el funcionamiento del sistema para 
medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos, debiendo realizar la descarga por el 
puerto serial (RS232, USB o MicroUSB) a que hace referenc ia el inciso 7.3.1.2.3.1, de tal manera 
que se obtenga el programa en un archivo electrónico para poder realizar su autenticación de 
acuerdo con el inciso 7.3.1.2.3;  
● Si para el modelo del sistema para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos 
que se verifica es necesario interconectar una interfaz entre la sección electrónica y la computadora 
portátil para realizar el acceso al programa, considerar las recomendaciones hechas por el fabricante 
garantizando con ello su funcionalidad;  
● Para realizar la descarga del programa por el puerto serial (RS232, USB o MicroUSB), debe utilizarse 
un programa comercial para realizar la comunicación con la computadora. En caso de que el 
fabricante utilice un programa propietario para realizar la descar ga del programa de cómputo, tal 
programa propietario debe ser autenticado con el mismo procedimiento descrito en el inciso 
7.3.1.2.3; y  
● Para obtener la suma de comprobación, el programa para aplicar el algoritmo de reducción 
criptográfica MD5 debe ser comercial.  Miér coles 10 de octubre de 2018  DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)     21 
7.3.2.6.2  Verificación de la suma de comprobación  
Conocida la versión del o los programas de cómputo que operan el sistema para  medición y despacho de 
gasolina y otros combustibles líquidos, que despliega la pantalla del dispensario, se compara la suma  de 
comprobación obtenida en la computadora contra la suma de comprobación proporcionada por el fabricante, 
debiendo coincidir. El  algoritmo utilizado para el cálculo de la suma de comprobación es el conocido como 
MD5.  
7.3.2.6.3  Validación, verificación y aprobación del o los programas de cómputo  
Anotar los datos desplegados en la pantalla del dispensario y el resultado de la lectura  de la suma de 
comprobación obtenida en el inciso 7.3.2.6.2.  
7.3.2.6.4  Pistas de auditoría o bitácora de eventos  
La bitácora, debe ser descargada por medio del puerto serial (RS232, USB o MicroUSB), conforme a las 
instrucciones del fabricante, y su descarg a está condicionada a digitar una contraseña en el panel de control 
del sistema para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos, la cual debe ser entregada a 
la Procuraduría y al Centro Nacional de Metrología para poder realizar las veri ficaciones correspondientes.  
● El registro del evento debe incluir la fecha y la hora de ejecución, en el caso de que la descripción de 
los eventos esté abreviada, se debe entregar a la Procuraduría y al Centro Nacional de Metrología la 
tabla en donde se i ndique a qué evento corresponde.  
● Los eventos a verificar deben apegarse a lo indicado en la siguiente tabla:  
Descripción  Verificar  
CALI  Registro del ajuste realizado conforme 5.3.3 y 
5.3.3.1.  
CAMP  Registro del cambio de precio, realizado según el 
manua l de programación del fabricante.  
APPU  Registro de la apertura de puerta realizada 
conforme a especificaciones del fabricante.  
ACMO  Acceso al modo de programación conforme a 
especificaciones y parámetros (actividades, 
comandos y rutinas) permitidas por e l fabricante.  
CAMF  Registro del cambio de fecha y hora del sistema 
incluyendo la nueva fecha y hora, realizada 
conforme a especificaciones del fabricante.  
ACTU  Registro de actualización del o los programas del 
sistema incluyendo la versión a la que se ac tualizó, 
realizado conforme a especificaciones del 
fabricante.  
 
7.3.2.6.5  Restablecimiento del sistema para medición y despacho de gasolina y otros combustibles 
líquidos:  
● Salir del programa de comunicación del sistema para medición y despacho de gasolin a y otros 
combustibles líquidos, siguiendo las recomendaciones del fabricante;  
● Desconectar la interfaz de la sección electrónica o el conector serial del puerto de comunicación 
(RS232, USB o MicroUSB), entre el sistema para medición y despacho de gasolin a y otros 
combustibles líquidos y la computadora portátil;  
● Restablecer el sistema para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos mediante 
el tablero eléctrico de control o por su fuente de poder independiente, en caso de haberse reque rido 
suspender la energía eléctrica para su verificación;  
● Realizar prueba efectuando un despacho de combustible del sistema para medición y despacho de 
gasolina y otros combustibles líquidos para corroborar su funcionamiento; y  
● Cerrar el sistema para m edición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos analizado, 
asentando todos los datos encontrados durante la verificación.  22     (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Miércoles 10 de octubre de 2018  
8. Información comercial  
8.1 En el sistema para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos  
Los sistema s para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos deben llevar marcados 
en forma permanente y visible en la parte externa de su cuerpo, los siguientes datos como mínimo:  
● Marca o nombre del fabricante;  
● Número seriado de fabricación;  
● Tipo y modelo;  
● Alcance de medición del sistema para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos 
en gasto volumétrico para el cual está diseñado;  
● Año de fabricación;  
● Número de aprobación del modelo o prototipo;  
● La leyenda aviso al consumidor (en lugar visible)*;  
● Identificación del producto a despachar; y  
● La leyenda "HECHO EN MÉXICO" para productos de fabricación nacional o indicación del país de 
origen para los de importación.  
(*) Las leyendas o avisos al consumidor consisten en letreros con las siguientes leyendas o 
equivalentes:  
● Importante para el consumidor;  
● Asegúrese que antes de la venta los indicadores marquen ceros;  
● Verifique que el precio por litro sea el correcto; y  
● Signo de pesos en la carátula.  
Los sistemas para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos, una vez instalados en 
las estaciones de servicio deben indicar en forma clara y precisa el tipo de producto a despachar.  
8.2 En el envase, empaque o embalaje  
En el empaque o embalaje de los sistemas para medición y despacho de gasolina y otros combustibles 
líquidos, se deben marcar como mínimo los datos siguientes:  
● Marca o nombre del fabricante;  
● Modelo;  
● Número de serie;  
● La leyenda "HECHO EN MÉXICO" para productos de fabricación nacional o indicación del país de 
origen para los de importación; y  
● Nombre y domicilio del fabricante nacional o del importador.  
9. Verificación inicial, periódica y extraordinaria  
9.1 La verif icación inicial, periódica y extraordinaria de los sistemas para medición y despacho de gasolina 
y otros combustibles líquidos debe efectuarse, de conformidad con las disposiciones establecidas en la "Lista 
de instrumentos de medición cuya verificación ini cial, periódica o extraordinaria es obligatoria, así como las 
normas aplicables para efectuarla publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de abril de 2016 o la 
que la sustituya”.  
9.2 Verificación visual  
Se verifica que el sistema para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos cumpla con 
las características siguientes:  
El sistema para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos para ser usado y 
considerado, como apto, para realizar transacciones comerciales, no debe presentar en su funcionamiento, 
condiciones que generen desperfectos, es decir, se requiere que no haya piezas sueltas u otras deficiencias 
evidentes. Además, se debe verificar que cuenta con las leyendas siguientes o similares:  Miér coles 10 de octubre de 2018  DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)     23 
● Importante para el consumidor;  
● Asegúrese que antes de la venta los indicadores marquen ceros; y  
● Verifique que el precio por litro sea el correcto.  
Los sistemas para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos, una vez instalados en 
las estaciones de servicio deben indicar en forma clara y precisa el tipo de producto a despachar.  
9.2.1  Dispositivo computador  
El totalizador instantáneo del dispositivo computador debe marcar ceros y debe indicar como mínimo el 
volumen de combustible líq uido despachado, el precio por litro y el importe de la venta.  
9.2.2  Carátula indicadora  
Debe cumplir con lo establecido en el inciso 5.3.2.3.  
9.2.3  Mecanismo de ajuste  
Además de cumplir con el inciso 5.3.3, este mecanismo debe poseer los aditamentos espec iales 
necesarios para colocar los dispositivos oficiales de inviolabilidad; éstos deben permanecer en el lugar 
correspondiente.  
En la verificación periódica o extraordinaria el sistema para medición y despacho de gasolina y otros 
combustibles líquidos debe  contar con la contraseña de verificación señalada en el inciso 9.3.4 de la 
verificación inicial o periódica o extraordinaria anterior y se debe constatar que éstos no han sido violados o 
alterados por cualquier medio como aplicación de calor o acción de u na fuerza.  
9.2.4  Dispositivos de despacho  
9.2.4.1 Manguera de descarga  
Se debe verificar que las mangueras de descarga, así como las válvulas de retención y descarga, no 
presenten daños en la pared externa, ni fisuras que permitan fugas, así como adaptacio nes que afecten su 
funcionamiento según especificaciones del fabricante del sistema para medición y despacho de combustibles, 
esto se verifica visualmente (véase el inciso 5.4).  
9.3 Verificación de cualidades metrológicas  
Esta verificación debe llevarse a cabo en todas las verificaciones: inicial, periódicas y extraordinarias.  
9.3.1  Procedimiento  
Para esta verificación se debe aplicar lo indicado en todo el inciso 7.2.  
9.3.2  Elemento primario de medición  
Se debe verificar, contra la tabla contenida en el in ciso 7.2.7, fracción V, que el alcance del elemento 
primario de medición esté dentro del alcance declarado por el fabricante en el inciso 7.1.1.2.  
9.3.3 Ajustes  
En toda verificación inicial o periódica o extraordinaria, el instrumento de medición debe ser ajustado 
mediante el procedimiento indicado por el fabricante, aplicando las pruebas mencionadas anteriormente, en 
forma tal de dejar el error ajustado en el punto más próximo a cero como sea posible, de acuerdo con lo 
especificado en el inciso 5.1.1 fracc ión c). De no lograrse el ajuste del instrumento de medición en los límites 
citados, la entidad que practica la verificación debe proceder a colocar una calcomanía, en la manguera de 
despacho correspondiente, que indique que el instrumento de medición no e s apto para transacciones 
comerciales. El instrumento de medición no debe ser usado hasta que se lleve a cabo la verificación 
extraordinaria correspondiente.  
9.3.4  Contraseña de verificación  
Una vez realizada la verificación y determinado que el instrument o de medición cumple satisfactoriamente 
con las características técnicas establecidas en este procedimiento, se procede a colocar los sellos 
marchamos o precintos de inviolabilidad de verificación en el disco de ajuste y/o dispositivo de ajuste 
electrónico  y el holograma correspondiente a la altura del dispositivo computador sin obstruir el marcado ni las 
lecturas del sistema para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos, que denoten que 
éste ha sido verificado. Se expide el dictamen de  verificación correspondiente con los datos de identificación 
del sistema para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos y de la estación de servicio 
en donde se encuentra instalado.  24     (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Miércoles 10 de octubre de 2018  
10. Verificación por autoridad competente  
10.1 La ver ificación realizada por la Procuraduría a los sistemas para medición y despacho de gasolina y 
otros combustibles líquidos enajenados e instalados debe efectuarse, de conformidad con los siguientes 
numerales.  
10.1.2  Verificación visual  
Se verifica que el si stema para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos cumpla con 
las características siguientes:  
El sistema para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos para ser usado y 
considerado, como apto, para realizar transac ciones comerciales, no debe presentar en su funcionamiento, 
condiciones que generen desperfectos, es decir, de requiere que no haya piezas sueltas u otras deficiencias 
evidentes. Además, se debe verificar que cuenta con las leyendas siguientes o similares:  
● Importante para el consumidor.  
● Asegúrese que antes de la venta los indicadores marquen ceros.  
● Verifique que el precio por litro sea el correcto.  
Los sistemas para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos, una vez instalados en 
las estaciones de servicio deben indicar en forma clara y precisa el tipo de producto a despachar.  
La concordancia y el cumplimiento con los incisos 5.1 .1, 5.2 5.3.1, 5.3.2.1, 5.3.2.2,  5.3.2.3, 5.3.2.4, 5.3.2.6, 
5.3.3, 5.3.4.1, 5.3.5.1, 5.3.5.2, 5.3.5.4, 5.3 .5.5, 5.3.6, 5.4, 5.5.1 y 5.5.2.  
10.1.2.1  Dispositivo computador  
El totalizador instantáneo del dispositivo computador debe marcar ceros y debe indicar como mínimo el 
volumen de combustible líquido despachado, el precio por litro y el importe de la venta.  
10.1.2.2  Carátula indicadora  
Debe cumplir con lo establecido en el inciso 5.3.2.3.  
10.1.2.3  Mecanismo de ajuste  
Además de cumplir con el inciso 5.3.3, este mecanismo debe poseer los aditamentos especiales 
necesarios para colocar los dispositivos oficiales de inviolabilidad; éstos deben permanecer en el lugar 
correspondiente.  
El sistema para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos debe contar con la 
contraseña de verificación señalada en el inciso 9.3.4 de la verificación inicial o peri ódica o extraordinaria 
anterior y se debe constatar que éstos no han sido violados o alterados por cualquier medio como aplicación 
de calor o acción de una fuerza.  
10.1.2.4  Dispositivos de despacho  
10.1.2.4.1  Manguera de descarga  
Se debe verificar que las mangueras de descarga, así como las válvulas de retención y descarga, no 
presenten daños en la pared externa, ni fisuras que permitan fugas, así como adaptaciones que afecten su 
funcionamiento según especificaciones del fabricante del sistema para medición  y despacho de combustibles, 
esto se verifica visualmente (véase inciso 5.4).  
10.1.3  Verificación de cualidades metrológicas  
10.1.3.1  Para este inciso se debe aplicar lo indicado en los incisos 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.2.4, 7.2.4.1, 
7.2.4.2, 7.2.5.1, 7.2.5.2  y 7.2.5.3.  
10.1.3.2  La verificación de los instrumentos de medición se realiza aplicando una prueba en cada gasto 
que se fije en el selector de gasto volumétrico de la válvula de descarga:  
a) Con el selector de gasto volumétrico de la válvula de descarga en la posición de gasto máximo;  
b) Con el selector de gasto volumétrico de la válvula de descarga en la posición de gasto medio; y  
c) Con el selector de gasto volumétrico de la válvula de descarga en la posición de gasto mínimo.  
10.1.3.3 Prueba a gasto vol umétrico máximo  
Con el selector de gasto volumétrico de la válvula de descarga en la posición de gasto máximo, hacer 
pasar el combustible directamente a la medida volumétrica de acuerdo con la capacidad nominal. A 
continuación, debe registrarse la lectura tanto del indicador instantáneo, como de la medida volumétrica, 
tomando e sta última en la parte inferior del menisco. Las diferencias habidas entre ambas lecturas se 
determinan con aproximación al centilitro.  Miér coles 10 de octubre de 2018  DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)     25 
10.1.3.4  Prueba a gasto volumétrico medio.  
Con el selector de gasto volumétrico de la válvula de descarga en la posición de gasto medio, hacer pasar 
el combustible directamente a la medida volumétrica de acuerdo con la capacidad nominal. A continuación, 
debe registrarse la lectura tanto del indicador i nstantáneo, como de la medida volumétrica, tomando esta 
última en la parte inferior del menisco. Las diferencias habidas entre ambas lecturas se determinan con 
aproximación al centilitro.  
10.1.3.5 Prueba a gasto volumétrico mínimo  
Con el selector de gasto volumétrico de la válvula de descarga en la posición de gasto mínimo, hacer 
pasar el combustible directamente a la medida volumétrica de acuerdo con la capacidad nominal. A 
continuación, debe registrarse la lectura tanto del indicador instantáneo, como de la medida volumétrica, 
tomando esta última en la parte inferior del menisco. Las diferencias habidas entre ambas lecturas se 
determinan con aproximación al centilitro.  
10.1.4 Número de pruebas  
Cada una de las pruebas se realiza en cada gasto, debiendo qued ar esto registrado en la siguiente tabla:  
 Tiempo de 
llenado de 
la cuarta 
parte de la 
medida 
volumétrica 
(t) Gasto de 
la prueba 
(qV) Volumen 
registrado en 
la carátula 
indicadora 
del 
instrumento 
de medición 
seleccionado 
(I) Volumen de 
la medida 
volumétrica 
corregido a 
la 
temperatura 
de trabajo 
(Vcmv) Temperatura de 
trabajo de la 
medida 
volumétrica 
(Tmv) Error de 
Indicación  Error máximo 
tolerado 
(especificado 
en 5.1.1 
inciso b)  Diferencias 
entre las 
lecturas inicial y 
final del 
totalizador 
acumulado 
respecto del 
totalizador 
instantáneo 
(especificado en 
10.1.4)  
Unidades  min L/min  mL mL °C mL mL mL 
Gasto 
volumétrico 
mínimo          
Gasto 
volumétrico 
medio          
Gasto 
volumétrico 
máximo          
NOTA:  el error obtenido en cada gasto debe cumplir con el incis o 5.1.1 fracción b) Error máximo  tolerado 
(EMT).  
Verificar que los volúmenes entregados obtenidos a partir de las lecturas en los totalizadores sean 
idénticos en cada prueba.  
Verificar y registrar, en la tabla del inciso 10.1.4, que la diferencia entre las  lecturas inicial y final del 
totalizador acumulado sea igual a la lectura en litros redondeada al entero más cercano del totalizador 
instantáneo en cada prueba.  
NOTA:  en vista de que al estar llenando de combustible la medida volumétrica, ésta forma una c ierta 
cantidad de espuma, cuando sea necesario, es aceptable hacer una pausa hasta que la espuma 
desaparezca y se sigue vaciando el combustible, en la medida de lo posible, conforme a la 
prueba de gasto que le corresponda, hasta llegar al volumen nominal d e la medida volumétrica.  
10.1.5  Errores máximos tolerados  
Los errores obtenidos en gasto máximo, medio y mínimo del instrumento de medición seleccionado, debe 
estar por debajo, cada uno, el error máximo tolerado establecido en el inciso 5.1.1 fracción b).  
10.1.6  Para este inciso se debe aplicar lo indicado en el inciso 7.2.7 excepto la fracción V.  
10.1.7  Gastos volumétricos en las pruebas  
Los valores de gasto máximo y mínimo de las pruebas de operación no deben exceder el alcance de la 
medición del instrume nto de medición declarado por el fabricante.  26     (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Miércoles 10 de octubre de 2018  
10.1.8  Se debe verificar, contra la tabla del inciso 10.1.4, que el alcance del elemento primario de medición 
esté dentro del alcance declarado por el fabricante en el inciso 7.1.1.2.  
10.2 Verificación del siste ma electrónico y programas de cómputo  
Con la información indicada en el inciso 7.3.1, se debe efectuar una verificación para autentificar el 
sistema electrónico y programas de cómputo, los accesorios y demás componentes, equipos o sistemas 
vinculados o con ectados al sistema para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos, los 
cuales deben coincidir con la aprobación del modelo o prototipo.  
10.2.1  Procedimiento  
La verificación referente a la parte electrónica del sistema para medición y de spacho de gasolina y otros 
combustibles líquidos, debe ser determinada mediante la información proporcionada por el fabricante, la cual 
está indicada en el inciso 7.3.1, comprobando directamente que los componentes electrónicos que integran la 
parte electr ónica del sistema para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos, cumplan 
con las especificaciones y nomenclatura aprobadas.  
Se hace excepción de los componentes electrónicos originales, cuando los sustituidos cuenten con la 
aprobación de la Secretaría de Economía y siempre y cuando los programas de cómputo sean los originales 
instalados por el fabricante y la verificación de la suma de comprobación cumpla con lo establecido en el 
inciso 10.2.2.4.12.  
10.2.2  Seguridad de operación en prue bas y análisis  
10.2.2.1  Aparatos y equipo  
- Computadora portátil con puerto serial (RS232, USB o MicroUSB) y cables de conexión y, en su 
caso, la interfaz de comunicación del sistema para medición y despacho de gasolina y otros 
combustibles líquidos, la cu al debe ser proporcionada por el fabricante al Centro Nacional de 
Metrología y a la Procuraduría.  
- Multímetro.  
10.2.2.2  Características del sistema para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos  a 
analizar  
Debe contar con todos los adi tamentos propios y la verificación se debe realizar a valores de tensión 
eléctrica nominales.  
El equipo debe contar con los lineamientos de seguridad interna y externa que señala la  NOM -001-SCFI -
1993. (Véase 2 Referencias normativas).  
10.2.2.3  Preparación  del sistema para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos  
Las carátulas indicadoras no deben presentar variaciones que sean producto o no del desplazamiento 
propio del elemento primario de medición seleccionado cuando éste no se encue ntre en función, según el 
inciso 7.2.4, y este desplazamiento sea censado por el dispositivo computador.  
10.2.2.4  Procedimiento de verificación electrónica  
Durante esta prueba, los instrumentos de medición del sistema para medición y despacho de gasolina y  
otros combustibles líquidos necesitan no despachar combustible y la verificación debe realizarse en presencia 
del visitado.  
10.2.2.4.1  El sistema para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos debe estar libre 
de obstrucciones en sus s ecciones electrónica y mecánica para su evaluación.  
10.2.2.4.2  Registrar por cada sistema para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos, 
los datos siguientes, de acuerdo con el procedimiento o guía de configuración que proporcione el f abricante:  
● Marca.  
● Modelo.  
● Número de serie del sistema para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos.  
● Instrumento de medición o posición de carga.  
● Precio unitario por tipo de combustible.  
● Indicación del totalizador de ventas  realizadas, tanto en volumen, como en dinero, para cada lado del 
sistema para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos y tipo de combustible.  Miér coles 10 de octubre de 2018  DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)     27 
10.2.2.4.3  Toma de lecturas  
Tomar lecturas del totalizador acumulado del sistema para medici ón y despacho de gasolina y otros 
combustibles líquidos, con la finalidad de comprobar su operación y registro, respecto del totalizador 
instantáneo.  
Se debe comprobar manualmente el resultado del producto del volumen surtido por el precio unitario del 
combustible, contra el monto mostrado por el sistema para medición y despacho de gasolina y otros 
combustibles líquidos.  
10.2.2.4.4  Verificación de las conexiones del módulo electrónico  
Realizar la revisión de los arneses eléctricos y del cableado en general de las conexiones de tipo eléctrico, 
comunicaciones o datos; con el fin de determinar si se cumple con el prototipo, esto es, con las características 
técnicas designadas por el fabricante para el modelo aprobado.  
10.2.2.4.5  Revisión del pulsador  
Abrir de s er posible, tomando en consideración que en algunos casos viene sellado de fábrica. Para ello 
se toma en cuenta lo siguiente, basado y fundamentado en la información especificada por el fabricante y 
aprobada por la Secretaría de Economía:  
 El pulsador debe contar con las marcas o perforaciones especificadas por el fabricante.  
 El estado físico del pulsador (dispositivo electrónico mediante el cual se convierte el movimiento 
mecánico del disco e n pulsos eléctricos), tenga las conexiones de alimentación, datos y tierra en la 
forma indicada en los manuales emitidos por el fabricante y sin alteraciones.  
10.2.2.4.6  Revisión de sistema electrónico  
Revisar visualmente las conexiones, así como las tarje tas electrónicas y de comunicaciones, mismas que 
deben corresponder a las especificadas por el fabricante del sistema para medición y despacho de gasolina y 
otros combustibles líquidos en función y estar aprobadas por la Secretaría de Economía, revisando a demás 
que no existan cables, conexiones o dispositivos electrónicos ajenos al prototipo (véase el inciso 7.1.).  
Al constatar que no existe alteración en la parte electrónica, se procede a la revisión de la configuración 
del sistema para medición y despacho  de gasolina y otros combustibles líquidos, de acuerdo con el  inciso 
10.2.2.4.7.  
10.2.2.4.7  Prueba de la configuración a través de la programación del sistema para medición y despacho 
de gasolina y otros combustibles líquidos  
Dependiendo de la marca, mode lo y dispositivo computador contenido en el sistema para medición y 
despacho de gasolina y otros combustibles líquidos, ingresar al modo de programación del mismo (véase 
inciso 7.1.1).  
● Tomar los datos correspondientes a la programación del dispositivo co mputador y cotejarlos con los 
proporcionados por el fabricante.  
● Verificar las funciones de programación del dispositivo computador, de acuerdo con la información 
proporcionada por el fabricante durante el proceso de aprobación, respecto de:  
a) Los despac hos, tanto en volumen como en monto programados.  
b) El cambio de precios.  
c) La descarga de la bitácora de eventos.  
d) Los ajustes electrónicos.  
e) La versión del programa de cómputo que opera el sistema para medición y despacho de 
gasolina y otros combust ibles líquidos , y 
f) La batería de respaldo.  28     (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Miércoles 10 de octubre de 2018  
10.2.2.4.8  Prueba de retención de información en pantallas y configuración ante una falla en el suministro 
de energía  
Apegarse al manual correspondiente a la marca del sistema para medición y despacho de gasolin a y otros 
combustibles líquidos, interrumpir su suministro de energía eléctrica. La prueba se da por aprobada si cumple 
las dos siguientes condiciones:  
● Al menos por cinco minutos, las carátulas indicadoras mantienen visibles e inalterables los datos del 
último despacho (volumen e importe).  
● Al restablecerse el suministro de energía eléctrica, el sistema para medición y despacho de gasolina 
y otros combustibles líquidos mantiene la configuración.  
10.2.2.4.9  Prueba de verificación de la o las versiones de los programas de cómputo que controlan el 
funcionamiento del sistema para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos contenidas en 
la o las tarjetas de control.  
Apegarse al manual correspondiente del sistema para medición y despacho de g asolina y otros 
combustibles líquidos según sea la marca y dependiendo de su modelo puede estar dotado con más de un 
programa que controla su funcionamiento.  
10.2.2.4.10  Procedimiento de verificación de los programas de cómputo que controla el funcionamien to del 
sistema para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos  
10.2.2.4.11  Para verificar los programas de cómputo:  
● De ser necesario libere la sección de comunicación.  
● De ser necesario, interrumpir el suministro de energía al sistema  para medición y despacho de 
gasolina y otros combustibles líquidos, desde el tablero de control eléctrico o desde su fuente  de 
alimentación independiente, siguiendo las recomendaciones del fabricante.  
● Dependiendo de la marca, modelo y computador conten ido en el sistema para medición y despacho 
de gasolina y otros combustibles líquidos, realizar la conexión del puerto serial (RS232, USB o 
MicroUSB) a la computadora portátil y ejecutar el programa de comunicación correspondiente. Este 
programa debe establ ecer y utilizar el protocolo de comunicación indicado por el fabricante del 
sistema para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos.  
● Seguir el procedimiento de descarga del programa que controla el funcionamiento del sistema para 
medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos, debiendo realizar la descarga por el 
puerto serial (RS232, USB o MicroUSB) a que hace referenc ia el inciso 7.3.1.2.3.1, de tal manera 
que se obtenga el programa en un archivo electrónico para poder realizar su autenticación de 
acuerdo con el inciso 7.3.1.2.3.  
● Si para el modelo del sistema para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos 
que se verifica es necesario interconectar una interfaz entre la sección electrónica y la computadora 
portátil para realizar el acceso al programa, considerar las recomendaciones hechas por el fabricante 
garantizando con ello su funcionalidad.  
● Para realizar la descarga del programa por el puerto serial (RS232, USB o MicroUSB), debe utilizarse 
un programa comercial para realizar la comunicación con la computadora. En caso de que el 
fabricante utilice un programa propietario para realizar la descar ga del programa de cómputo, tal 
programa propietario debe ser autenticado con el mismo procedimiento descrito en el  inciso 
7.3.1.2.3.  
● Para obtener la suma de comprobación, el programa para aplicar el algoritmo de reducción 
criptográfica MD5 debe ser comercial.  
10.2.2.4.12  Verificación de la suma de comprobación  
Conocida la versión del o los programas de cómputo que operan el sistema pa ra medición y despacho de 
gasolina y otros combustibles líquidos, que despliega la pantalla del dispensario, se compara la suma  de 
comprobación obtenida en la computadora contra la suma de comprobación proporcionada por el fabricante, 
debiendo coincidir. El algoritmo utilizado para el cálculo de la suma de comprobación es MD5.  Miér coles 10 de octubre de 2018  DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)     29 
10.2.2.4.13  Validación, verificación y aprobación del o los programas de cómputo  
Anotar los datos desplegados en la pantalla del dispensario de los programas de cómputo y el resultad o 
de la lectura de la suma de comprobación obtenida en 10.2.2.4.12.  
10.2.2.4.14  Pistas de auditoría o bitácora de eventos  
La bitácora, debe ser descargada por medio del puerto serial (RS232, USB o MicroUSB), conforme a las 
instrucciones del fabricante, y s u descarga está condicionada a digitar una contraseña en el panel de control 
del sistema para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos, la cual debe ser entregada a 
la Procuraduría para poder realizar las verificaciones correspondiente s. 
● El registro del evento debe incluir la fecha y la hora de ejecución, en el caso de que la descripción de 
los eventos esté abreviada, se debe entregar a la Procuraduría la tabla en donde se indique a qué 
evento corresponde.  
● Los eventos a verificar de ben apegarse a lo indicado en la siguiente tabla:  
Descripción  Verificar  
CALI  Los registros de ajuste deben estar documentados con dictámenes 
de verificación expedidos por unidad de verificación acreditada y 
aprobada o la Procuraduría.  
CAMP  Los registros del cambio de precio deben coincidir con la 
información proporcionada a la autoridad competente.  
APPU  Los registros de la apertura de puerta deben coincidir con la 
información señalada en hojas de control que al efecto se lleven.  
ACMO  Los registros de ac ceso al modo de programación y las acciones 
realizadas (actividades, comandos y rutinas) deben coincidir con la 
información señalada en las hojas de control que al efecto  se 
lleven.  
CAMF  Registro del cambio de fecha y hora del sistema incluyendo la 
nueva fecha y hora, debe coincidir con la información señalada en 
las hojas de control que al efecto se lleven.  
ACTU  Registro de actualización del o los programas del sistema 
incluyendo la versión a la que se actualizó, debe coincidir con la 
información señalad a en las hojas de control que al efecto  se 
lleven.  
 
10.2.2.4.15  Restablecimiento del sistema para medición y despacho de gasolina y otros  combustibles 
líquidos:  
● Salir del programa de comunicación del sistema para medición y despacho de gasolina y otros 
combustibles líquidos, siguiendo las recomendaciones del fabricante.  
● Desconectar la interfaz de la sección electrónica o el conector serial del puerto de comunicación 
RS232, USB o MicroUSB, entre el sistema para medición y despacho de gasolina y otros 
combustibles líquidos y la computadora portátil.  
● Restablecer el sistema para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos mediante 
el tablero eléctrico de control o por su fuente de poder independiente, en caso de haberse requerido 
suspend er la energía eléctrica para su verificación.  
● Realizar prueba efectuando un despacho de combustible del sistema para medición y despacho de 
gasolina y otros combustibles líquidos para corroborar su funcionamiento.  
● Cerrar el o los sistemas para medición  y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos 
analizados, asentando todos los datos encontrados durante la verificación.  30     (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Miércoles 10 de octubre de 2018  
11. Medidores de alto gasto  
Los sistemas para medición para despacho de gasolina y otros combustibles líquidos que operan con 
gastos que exceden los 250 L/min, no se encuentran en el campo de aplicación de esta Norma Oficial 
Mexicana; por lo que, mientras no existan Normas Oficiales Mexicanas o Normas Mexicanas, se acepta para 
la verificación, la aplicación de normas o regulacione s técnicas extranjeras vigentes, enmiendas o las que las 
sustituyan, Disposiciones Administrativas de Carácter General en materia de medición aprobadas por el 
Centro Nacional de Metrología y la Secretaría de Economía.  
La verificación debe realizarse con ap licación de Normas Internacionales o regulaciones técnicas 
extranjeras vigentes reconocidas internacionalmente como por ejemplo las emitidas por la Organización 
Internacional de Metrología Legal (OIML), el Instituto Americano del Petróleo (API) entre otras . 
12. Evaluación de la conformidad  
La evaluación de la conformidad de los sistemas para medición y despacho de gasolina y otros 
combustibles líquidos objeto de la presente Norma Oficial Mexicana, se llevará a cabo por la Procuraduría, 
Secretaría de Economí a y las personas acreditadas y aprobadas en términos de lo dispuesto por la Ley 
Federal sobre Metrología y Normalización y su Reglamento.  
13. Vigilancia  
La vigilancia de la presente Norma Oficial Mexicana está a cargo de la Secretaría de Economía, por 
cond ucto de la Dirección General de Normas y de la Procuraduría, conforme a sus respectivas atribuciones.  
14. Concordancia con Normas Internacionales  
Esta Norma Oficial Mexicana es modificada (MOD) con respecto a la OIML -R-117-1 Edición 2007. 
Dynamic measuring  systems for liquids other than water Part 1: Metrological and technical requirements.  
15. Bibliografía  
- Ley Federal sobre Metrología y Normalización, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de 
julio de 1992 y sus reformas.  
- Reglamento de la  Ley Federal sobre Metrología y Normalización, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 14 de enero de 1999 y sus reformas.  
- Lista de Instrumentos de Medición cuya verificación inicial, periódica o extraordinaria es obligatoria, 
así como las nor mas aplicables para efectuarla, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 
de abril de 2016 . 
- International Recommendation Dynamic measuring systems for liquids other than water Part 1: 
Metrological and technical requirements, OIML -R-117-1 (200 7). 
- NIST HANDBOOK 44 -2003 Specifications, Tolerances and Other Technical Requirements for 
Weighing and Measuring Devices.  
- UL 330 Standard for gasoline hose, Fourth edition. June 29, 1973. Underwriters' Laboratories Inc.  
- SAE J285 Gasoline dispenser no zzle spouts. Jul. 81, 1985 SAE HANDBOOK.  
- BIPM 2008 International Vocabulary of Terms in Legal Metrology Basic and general concepts and 
associated terms (VIM).  
- Dynamic measuring systems for liquids other than water Part 2: Metrological controls and 
performance tests, OIML -R-117-2 
TRANSITORIOS  
PRIMERO.  La presente Norma Oficial Mexicana, entrará en vigor 180 días naturales después de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación como norma definitiva.  
SEGUNDO. La presente Norma, una vez vigente com o Norma definitiva, cancelará a la Norma Oficial 
Mexicana NOM -005-SCFI -2011, "Instrumentos de medición -Sistema para medición y despacho de gasolina y 
otros combustibles líquidos -Especificaciones, métodos de prueba y de verificación", publicada en el Diario  
Oficial de la Federación el 30 de marzo de 2012.  Miér coles 10 de octubre de 2018  DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)     31 
TERCERO.  La verificación de los incisos 8.1 (cuarta y sexta viñetas), 9.3.2 y 10.2.2.4.2 (última viñeta) de 
esta Norma Oficial Mexicana sólo aplicará a los dispensarios comercializados con aprobaciones del modelo o 
prototipo expedidas a partir del 1 de noviembre de 2012, y a la presente Norma Oficial Mexicana una vez que 
sea publicada como norma definitiva.  
CUARTO.  Los registros de calibración electrónica en bitácoras con registro CALI no aplicará para los 
sistemas para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos cuyo mecanismo de ajuste sea 
exclusivamente del tipo mecánico, aprobados antes de la entrada en vigor de la presente Norma  Oficial 
Mexicana.  
QUINTO. Las disposiciones con las que se  hayan emitido las aprobaciones del modelo o prototipo 
anteriores a la entrada en vigor de esta Norma Oficial Mexicana, permanecerán vigentes y no afectarán la 
Evaluación de la conformidad de los Sistemas para medición, siempre y cuando dichas aprobaciones  no 
contravengan las nuevas disposiciones, o que en su caso impongan la necesidad de cumplir  con requisitos 
adicionales.  
SEXTO. Para evaluar la corrida de ambientación la autoridad competente a partir de la entrada en vigor de 
la presente Norma Oficial Mex icana, y durante un período de 6 meses deberá tomar y evaluar los datos 
estadísticos de dicha corrida, con el objetivo de determinar la pertinencia de reintegrar la prueba a la 
Verificación de la presente Norma o eliminarla definitivamente.  
Ciudad de Méxic o, a 28 de agosto de 2017. - El Director General de Normas y Presidente del Comité 
Consultivo Nacional de Normalización de la Secretaría de Economía, Alberto Ulises Esteban Marina .- 
Rúbrica.