REPUBLICA D E COLOMBI A 
I 
 
 
 
 
 
MINISTERIO DE COM ERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 
SUPER INTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COM ERCIO 
 
 
G/TBT/N/COL/ 
ANEXO N° 1 
ANEXO  TÉCNICO de la R esolución            del      de                de 2016  
 
PROCEDIMIENTOS DE ENSAY OS Y FORMATO DEL INFO RME DE ENSAYOS PAR A 
EFECTOS DE CERTI FICAR LA CONF ORMIDAD DE UN MODELO O TIPO DE 
DISPENSADOR DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS PAR A AUTOMOTORES1 
 
1.  Alcance  
Este docu mento se oc upa de los controles metrológicos a los que deben s er some tidos los 
surtidores  d e  combustible  líquido  para  auto motores,  para  efectos  d e  verificar  qu e  sus
características   cu mplan   con   los   reque rimientos   de   la   Resolución      del     
de            2015 .  Los  proc edim ientos  está n  dise ñado s  para  realizar  ensayos  a  surtidores 
completos, no de sus compo nentes. Sin embargo, si los compo nen tes de un surtido r de 
combustible han sido ap robados p reviamente, es posible re ducir el número de pru ebas. 
 
 
 
2.  Equipo de prue ba y condiciones de los ensayos 
Temperatu ra ambiente: excepto  en c asos en que se es pecifique de algún otro modo, l a 
temperatura amb iente no debe varia r en más de 10 °C durante la prueba. La temperatura 
ambi ente d ebe m edirse c erca al s urtidor y al equipo de p rueba. La dife rencia máxima d e 
temperatura entre e l ambiente y el líquido es 10 °C. La t emperatura del  líquido debe medirse 
en la medida de p rueba. 
 
Humedad relativa : excepto en cas os en que se es pecifiqu e de algún otro modo , debe estar 
entre 30% y 80%,  y entre 60% ± 15% para los surti dores electrónicos, en las pru ebas de 
rendimiento. 
 
Presión atmosférica: entre 86 kPa y 106 kPa. 
 
Voltaje del suministro principa l de energía: vo ltaje nom inal. 
F
recuencia del suministro principal de energía: frecuencia nom inal. 
Líquido de pr ueba: dos a lternativas, en o rden de prefe rencia: 
1) Pro bar un surtido r con un líquido c on el que se p lanea usar el surtido r. 
2) Pro bar un surtidor con un líquido apropiado que t enga una viscosidad similar a la del 
líquido con el cual se p lanea usar el surtido r. 
 
Para un surtidor destinad o a medir líquidos con dife rentes c aracterísticas, especialm ente  diesel 
y gasolina, de ser apropiado, se deben hacer los ensayos pa ra cada categoría d e producto. 
 
Equipo de p rueba: debe esta r diseñ ado pa ra permitir que el surtidor funcione dentro de s u 
rango de cau dal de líquido y de presión. 
 
 
 
 
1 Procedimien to adoptado de la  recomendación de la Organización Inte rnacion al de la Metrología Legal –OIML R-
117 parte 2 “Dynamic measuring systems for liquids other than water. Part 2: Metrological controls and 
performance test ”.Volumen del t anqu e de abastec imiento: D ebe tener una ca pacidad s uficiente pa ra que no se 
produzca esp uma en el líquido ni aumento de la temperatura durante las p ruebas de 
rendimiento. 
 
Medidas de p rueba están dares y su uso: D eben se r acordes con la Recome nda ción 
Internacional OIML R 120 “ Medidas de c apacidad est ándares para probar sistemas d e 
medició
n de líquidos distintos a l agua”.  
 
Operacio nes prelim inares: C ada ve z que el surtidor se conecta hidráulica ment e, debe se r 
opera
do a la capacidad de flu jo máxima (Q max), al menos duran te cinco (5) minutos, antes d e 
iniciar la med ición. 
 
Cada ve z que se inicie una nueva sesión de trabajo (po r ejemplo, después de haber pa rado 
durante una hora o más tiempo), se debe operar el surtidor a Q max, al menos durante u n minuto, 
antes de in iciar la med ición. 
 
3.  Procedimient os de ensayo  
Símbolos, unidades y ecuacio nes: 
 
Pu          Precio un itario (precio/L) 
t         Tiempo (s) 
Q       Tasa de flujo del líquido (L/min) 
Vi           Indicación de l volumen del surtidor (L) 
Pi           Indicación del precio (o precio i mpreso, si no está equ ipado con un indicador de  
precio) del surtidor (precio) 
Pc          Precio calculado (precio)  
Vn
          Indicación del volumen de la medida de pr ueba o vo lumen c alculado a partir de los  
pulsos si mulados (L) 
T        Temperatu ra del líquido en la medida de p rueba (°C) 
Tr           Temperatu ra de referencia de la medida de p rueba (°C) 
Tm         Temperatu ra del líquido que pasa a través del medi dor (°C) 
Ev          Error en la indicación de l volumen (%)  
Ep          Error en la indicación de l precio (precio)  
Qa  
       Tasa de flujo del aire (L/min)  
Va          Volumen del aire (L) 
α        Coeficiente de expansi ón cúbica del líquido de prueba debido a  la temperatura (°C–1) 
β         Coeficiente de expansión  cúbica  de la medida de prueba debido a la temperatura (°C– 
1) 
Vnc        Volumen de la medida de p rueba, compensado pa ra la desviación de la tempe ratura 
de refe rencia (L) 
Vmc       Volumen  que  pasa  a  través  del  med idor,  c ompensado  para  l a  desviació n  de  la 
temperatura de refe rencia (L) 
Valor med io del erro r de indicación (% o precio ) 
n        Número de p ruebas ba jo la misma cond ición 
Pc= Vi  x Pu 
Ev=
 (Vi– Vn) / Vn x 100; Vn se puede ree mplazar con Vnc, de s er aprop iado. 
Ep= Pi   x Pc 
Q = (Vi x 60) / t 
Vnc= Vn x [1 + β(T – Tr)] 
= [E(1) + E(2) + . .. + E(n)] / n 
Rango = error máximo – error mínimo (% o precio)Nota: Si se registran dife rencias significa tivas entre la temperatu ra del líquido en e l medidor y 
la medida de p rueba, se calcula una cor rección s obre el volumen de líquido que pasa a 
través del medidor, de la sigu iente ma nera: 
 
Vmc= Vnc x [1 + α (Tm– T)] 
y en este caso Vnc se va a reemp lazar con Vmc en todo e l texto . 
Si no se co noce  β, se puede n usar los siguientes valores. 
Material                             β(°C–1) 
(Incertidu mbre: 5 x 10–6°C–1) 
Vidrio de boro-sílice          10 x 10–6 
Vidrio                                 27 x 10–6 
Acero dulce                       33 x 10–6 
Acero inox idable               51 x 10–6 
Cobre, Latón                     53 x 10–6 
Aluminio                            69 x 10–6 
 
3.1. Determinación del intervalo de caudal de líquido  
El intervalo de c audal de líquido se puede obtener bajo cond iciones  de arr anque/detenció n 
enérgicas por med io del sigu iente proc edimiento: 
 
1.  Restab lecer e l  indicador  de  vo lumen  a  cero.  Ins erte  la boquilla  e n  un  recipiente  d e 
capacidad adecuada (v éase abajo el paso 3) o de n uevo en el tanque de suministro. 
 
2.  Encienda la bom ba. Cuando la indicación del volumen se encu entre en un número entero 
de litros, inicie  el cronómetro. Se debe observar la indicación del volumen en la que se inició  
el cronómetro. 
 
3.  Des pués de al menos 30 seg undos, detenga el c ronómetro cu ando la indicación del 
volumen esté en un nú mero entero de litros. 
 
4.  Calc ule la tasa de flu jo Qa partir de: 
 
Q = Vi(60 / t) 
 
donde:  Vi   = la  diferencia  entre  la  indicació n  del  vo lumen  registrad o  en  el  paso  3  y  la 
indicaci ón del volumen registrado e n el paso 2, y t = el tiempo transcurrido en seg undos en e l 
cronómetro en e l paso 3. 
 
3.2 Ensayo de Precisi ón 
 
Objeto del e nsayo 
Verificar que cad a resu ltado de m edición  en c ada intervalo del caudal del líquido de ta l 
manera que cu mpla con los requ isitos concern ientes a los  errores máxi mos permitidos. 
 
Procedimiento de la prueba  
Ajuste el interva lo de caudal de líquido con precisi ón; utilice posici ones fijas de la válvula d e 
la boquil la o inserte una  válvu la de flujo completo  que  s e  aj uste  entre  la boquilla y la 
manguera.Antes  de efect uar el ensayo de resist encia, se debe rá probar la precisión del surtidor en seis 
tasas  de ca udal de líquido desde Qmax  hasta Qmin  (para los su rtidores de mez cla en los 
grados mínimos y máxi mos más al menos un g rado intermedio). 
 
Se llevarán a c abo tres (3) p ruebas  independ ientes e id énticas en cada tasa de cau dal de 
líquido
. 
 
Nota: Para los surtidores de mezcla, las tasas de flu jo máxi mas y mínimas  alcanz ables pueden 
ser dife rentes para cada g rado. 
 
Las se is tasas de flujo se calcularán a partir  de: 
 
 
 
 
donde n F es un número de secu encia  de la p rueba de velocidad de f lujo, y 
 
 
 
 
 
 
donde N F es el nú mero de c audales. 
 
Cuando Qmax / Qmin = 10, es to da 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para contadores mecánicos, se realiza rá la prueba en no me nos de dos precios un itarios qu e 
corres ponden a los pares de torque máximos  y mínimos. Esto está g eneralmen te cercano a 
los precios unitarios máxi mos y míni mos. 
 
Para conta dores electr ónicos, se realizará la p rueba en el precio unitario máximo. 
 
Tanto para los c ontadores mecánicos c omo elect rónicos, una de las p ruebas de precis ión se 
efectuará en la tasa de intervalo de c audal de líquido y el precio un itario máximo indicado e n 
la aplicación. 
 
El volumen de la prueba debe determi narse de modo que la ince rtidumb re global no supere 
la quinta parte del error máximo permitido en la línea B de la Tab la No. 1 p revista en e l numeral 
7.4.4. de esta Resoluci ón. La m edida del ensayo no d ebe ser me nor que la cantida d mínima 
medida. 
 
1.  Ajuste e l precio unitario máximo Pu. 
2.  Ajuste y determine la tasa de flujo Q de acuerdo a l punto 3.1, los pasos 1 a 4. 
3.  Humedezca y vacíe e l exceso de la medida de p rueba. 
4.  Cambie la indicación del surtido r. 
5.  Llene la medida de pru eba a la tasa de flu jo fijada, sin dete nerse si es posible. 
6.  Lea Pu, Vi, Pi, Vn y T. 
7.  Calc ule Vnc, Pc, Ev y Ep. 
8.  Vac íe la medida de pr ueba.9.  Repita los pasos del 4 al 8 dos v eces más y calcule el valor p romedio de los errores E v y 
el rango de estos errores. 
10. Cambie el precio un itario, si es nec esario. 
11. Repita los pasos 2 a 10 en los otros cinco ca uda les. 
12. Repita los pasos 1 a 11, en los g rados menciona dos anterior mente para el surtidor d e 
mezcla 
solamente. 
13.
 Dibuja una c urva con    en función de Q para cada g rado (opciona l) 
 
Después del ensayo de resist encia, se prueba la precisión del surtidor en tres c audales: Q 
(1), Q (4) y Q (6). El precio por unidad Pu será el m ismo que en la determ inación de la curv a 
de error inicia l. 
 
3.3. Ensayo de Cantidad de medida mín ima 
 
Objeto 
del e nsayo 
Determinar el error de indicaci ón del vo lumen Ev cuando el surtidor sum inistra la can tidad d e 
medida mínima. 
 
Equipo de pruebas  
Medida de p rueba que tenga un vo lumen ig ual a la cantidad de medida mínima, como se 
indica en la solicit ud. 
 
Procedimiento del ensayo  
El surtidor se prueba en el Qmin y, si es  posible, en el nivel de interva lo de c auda l de líquido 
más alto posible de la m edida de ensayo. Se realizarán tres p ruebas i ndepend ientes e id énticas 
en cada tasa de f lujo. 
 
1.  Ajuste y determine la tasa de fluj oQ de ac uerdo con 3.1, los pasos 1 a 4. 
2.  Humedezca y vacíe e l exceso de la medida de p rueba. 
3.  Restab lezca la indicación del surtido r. 
4.  Llene la medida de pru eba en la tasa de flujo fi jada, sin detenerse si es posible. 
5.  Lea Vi, Vn y T. 
6.  Calc ular Vnc y Ev. 
7.  Vac íe la medida de pr ueba. 
8.  Repita los pasos del 4 al 7 dos veces. 
9.  Repita los pasos 2 al 8 en la otra tasa de flujo si es posibl e. 
10. Repita los pasos 1 a 9, en los g rados mencionados en el pun to 3.2 para el surtidor de 
mezcla 
solamente. 
 
3.
4. Ensayo de interrupción del flujo  
 
Objeto
 del e nsayo 
Determina r  el  efecto  d e  las  variacio nes  de  presió n  repentinas  e n  la  precis ión  de  las 
indicaci ones de volumen y precio. 
 
Procedimiento del ensayo  
Este ensayo se realiza tres (3) veces en la tasa de flu jo máxima . El vo lumen de ensayo deb e 
ser por lo menos el volumen s uministrado en un m inuto al Q max. Usa ndo la válvu la de la boquilla, 
se debe iniciar y detener abruptamen te el flujo del líquido cinco (5) veces duran te la m isma 
medición. Estas interrupciones se realizarán en varios intervalos. 
 
La 
tasa de flu jo se determinará de acuerdo con el punto 3.1, los pasos 1 a l 4. 
 
1.  Ajuste e l precio unitario máximo Pu. 
 
 
 
2.  
 
 
Ajuste el caudal hasta Qmax.  
3. Moje y escurra la medida de prueba. 
4. Restablezca la indicación del surtidor. 
5. Llene la medida de prueba hasta Qmax, con 5 paradas. 
6. Leer Pu, Vi, Pi, Vn y T. 
7. Calcule Vnc, Pc, Ev y Ep. 
8. Escurra la medida de prueba. 
9. Repita los pasos del 4 al 8 dos veces, y calcule los valores  promedios de y    . 
10. Repita los pasos 1 a 9, en los g rados menc ionados en 3 .2 solam ente para el surtidor de 
mezclas. 
 
3
.5. Ensayo pa ra disposi tivo de  eliminación de gas  
 
Este es nsayo aplica únicamente pa ra surtidores de combustibles líqu idos ya que cuenta co n 
su p ropia 
bomba y motor e léctrico para s uccio nar el c ombustib le del t anqu e de 
almacenamiento. 
 
Objeto del e nsayo 
Determinar la ef iciencia del dispositivo de elim inación de gas. 
 
Equipo de pruebas  
Medidor de gas, válvulas, medi dor de presión (cua ndo sea pertinente) y una medida d e prueba 
con una capacidad corresp ondient e a, por lo menos, e l mayor de los sigu ientes valores: 
 
-    Vo
lumen suministrado en un m inuto a l interva lo del c audal de líquido máximo, 
-    1000 veces el interva lo de esc ala, o 
-    La cantidad mínima m edida. 
 
Procedimiento del ensayo  
 
El aire es aspirado generalm ent e hacia el surtidor a través de una entrada es pecial, ya s ea 
aguas arriba de la bo mba por m edio de succión, o ag uas a bajo de la bomba bajo presión. E n 
cualquier caso, la entrada de aire d ebe estar equ ipada con una válvu la de c ontrol, un a 
válvu la de cierre y una válvu la anti-retorno para evitar que el líquido p enetre en la entrada y 
drene  hacia  af uera  del  surtidor.  Cu ando  e l  aire  sea  introducido  bajo  presión,  de berá 
proveerse  de un manómetro c omo medio para med ir la presión de l aire, c on el fin de calcula r 
el
 volumen del air e bajo presión at mosférica. En la Tabla N o. 1 de este anexo se m uestra u n 
diagrama esq uemático de una  disposic ión típica de las t uberías. 
 
La entrada de aire p uede e star abierta durante la prueba. Si no está equ ipada con una 
vál
vula de anti-retorno ag uas arriba de la bomba, debe asegurarse de que el extremo abierto 
del tubo de aire, la válvu la de c ontrol y e l medidor de gas estén ubicados por encima del nive l 
más alto del líquido en el surtido r. 
 
Se podrá p roporcionar un med idor d e gas, c umpliendo con los requisito s de las 
Recom end
aciones  Internacionales OIML R 6 y R 31 o R 32, para med ir el volumen del aire 
(Va). 
 
Lleve a cabo una pr ueba en Qmax sin suministro d e aire. Haga por lo me nos se is (6) med iciones 
con la válvu la de control abierta en c antidades cada vez mayo res hasta que el c audal del líquido 
de la bomba se dete nga. Di buje una curva de error e n funció n del s uministro de aire.El aire sum inistrado se expresa rá como un valor   relativo del vol umen del líquido medido 
(Va/Vn). El rango de valores de Va/Vn  se  especifica en la Tabla No. 1. Va  es el vo lumen de l 
aire c onvertido isotérmicamente a la presión atmosférica. 
 
 
 
 
Tabla. 1 
 
Viscosidad del 
líquido de  prueba  
Con el indicador de  gas  
Sin el indicador de gas 
≤1 mPa.s 0 ~ 20 %  
0 ~ ∞ >1 mPa.s 0 ~ 10 % 
 
El ensayo se realizará a un g rado (sin mezclar). 
 
1.  Ajuste inicialmen te la entrada de aire a 0% a una tasa de flujo máximo de líqu ido. 
2.  Humedezca y escurra la medida de pru eba. 
3.  P onga a f uncionar el surtidor duran te al me nos un minu to para asegurarse de que la s 
condic iones son est ables. 
4.  No apague el surtidor. Lea la indicación del volumen del surtidor (Vi1) y la indicación del 
medidor de gas (Va1). 
5.  Llene la medida de pru eba a una tasa de flujo máximo alcanz able. 
6.  Note si hay burbujas de aire en e l indicado r de gas si es tá instal ado. 
7.  Lea la i ndicación del volumen del surtido r (Vi2) y la indicación del med idor de gas ( Va2). 
8.  Calc ule Vi (=Vi2 - Vi1) y Va (=Va2 - Va1), y lea Vn y T. 
9.  Calc ule Vnc, Ev y Va / Vn (o Va / Vnc en su caso ). 
10. Vacíe la medida de la prueba. 
11. Repita los pasos 2 a 9 por lo menos cinco veces en el caso de sistemas con indicador de 
gas o hasta que el f lujo del líquido se det enga después de habe r aumentado la entrada d e 
aire para cada ciclo en un 4% para líqu idos con viscosid ades que no exc edan 1 mPa.s. 
 
Notas 
 
 Para los surtidores de combustible para vehículos de motor diesel, esta prueba será 
realizada con diesel. 
 
 Esta prueba en el dispositivo de eliminación de gas se lleva a cabo a la velocidad de flujo 
máxima alcanzable por el líquido en el dispositivo de eliminación de gas. Por lo tanto las 
adaptaciones   del   procedimiento   antes   mencionado   se   harán   de   acuerdo   a   la 
configuración  del surtidor. 
 
3.6. Ensayo de va riación e n el volumen interno de la ma ngue ra 
 
Objeto del e nsayo 
Determinar el aum ento del volumen interno de una man guera ba jo presión. 
 
Refere ncias 
Norma Inte rnacional ISO 6801 - 1983, Mangueras de caucho o de plástico - Determinación 
de la expansión vo lumétrica.  
 
Equipo de
 pruebas  
Una ins talación de p rueba, equipada con sum inistro de líqu ido, f uente de presión , un 
manómetro calibrado antes de la prueba, un t ubo de vidrio cilí ndrico g raduado de ca pacidad 
adec uada, válvulas y t uberías, como se ilustra en la Figura 2. 
 
Procedimiento del ensayo  
1.  Todas las válvulas deben estar cerradas antes de la prueba. 
2.  Conecte la mang uera en su posic ión en la instalaci ón de p rueba. 
3.  Abra las válvulas VA, VB y VC, y llene la fuen te de presión, la mang uera y el tubo de vidri o 
con líqu ido. Ab ra parcialmen te la válvu la VD y deje que el líquido corra desde el d epó sito 
a través del tubo de vidrio hasta que no se observe n inguna burbu ja de aire en el tubo d e 
vidrio. Luego, cierre todas las válvulas. 
4.  Abra la válvu la VD  y ajuste el nivel del líquido en la posició n adecuada. A c ontinuación , 
cierre la válvu la VD, y lea el nivel X. 
5.  Ab ra la válvu la VB. Ajuste la f uente de presión hasta que la lectu ra del manómetro d e 
presión esté estab le en la presión máxima de funcionamiento. 
6.  Cierre la válvu la VB. 
7.  Abra la válvu la VC y lea e l nivel Y. 
8.  Calc ule - X. 
9.  Cierre la válvu la VC. 
10. Repita los pasos 4 al 9 do s veces. 
11. Calcu le el valor promed io de Y - X. 
 
3.7. Ensayo de resiste ncia 
 
Objeto del e nsayo: 
Determinar la est abilidad a largo p lazo del surtido r. 
 
Procedimiento del ensayo:  
Cuando se pretende med ir diferentes líquidos con el s urtidor, la prueba d ebería llevarse a 
cabo con el líquido que p roporciona las cond iciones más severas. 
 
1.  Compru ebe que la curva de error está d entro del error máximo permitido (ver 3 .2). 
2.  Utilice el surtidor durante 1 00 horas (o 200 h en c asos  específ icos) a una  tasa de flujo entre 
0.8 x Qmax  y Qmax. Por razones  prácticas, el volu men pued e ser dividi do en u n número 
de entregas. 
3.  Realice el ensayo de precisión desp ués del ensayo de resist encia a Q (1), Q (4) y Q (6) 
de ac uerdo con 3.2. 
 
Nota: Los aditivos pueden afectar  la estabil idad a largo p lazo del surtido r. 
 
4. Procedimient os adicionales de ensayo para  surtidores el ectrónicos 
Para los surtidores de com bustible equipados con d isp ositivos elect rónicos, a demás de  los 
ensayos  especificados  e n  el nu meral  3  d e  este  anex o  técn ico,  se  d eber án  realiza r  los 
ensayos que se describen a con tinuación. Los proc edim ien tos de ensayo son relaciona do s 
de manera resumida, adaptados de las publicaci ones mencion adas de la CEI. Antes de la 
realizarlos, consulte la P ubli cación I EC que ap lique según correspo nda.  
 
Cuando el tamaño y la configuración lo perm itan, los ensayos se llevarán a cabo en e l 
surtidor comp leto. De lo contrario, (excepto en el c aso de una descarga electrostática y pruebas  
de susceptibilidad electro magnétic a) las p ruebas  pueden ser llevadas a cabo por s epa rado en 
los sigu ientes dispositivos: 
 
• Trans ducto r de medición, 
• Contador, 
• Disp ositivo i ndicador, 
• Dispositivo de sum inistro de ener gía,  y 
• Dispositivo de corrección, si es el c aso. 
 
En la medida e n que las desc argas electrostáticas y en sayos de susc eptibil idad 
electro magnética se v ean involucradas, la autoridad de ap robación puede decidir realiza r los 
ensayos, ya sea en el surtidor comple to o en el c alculador,  en función de su configuración ; 
también p uede decidir que una aprobación de m odelo  que cub re un determinado patrón del 
surtidor con un armazón dado, cubra  cualquier otro ar mazón de l mismo patrón. 
 
El  equipo  some tido  a  prueba  (si  n o  es  e l  surtido r  completo)  deberá  incluirse  e n  una 
simulación  de  la  configuración  representativ a  de  la  opera ción  norma l  del  surtidor.  Po r 
ejemplo, el movim iento del líquido puede ser si mulado m ediante la rotación del eje del 
genera dor de impulsos. 
 
Durante estos ensayos, el equipo some tid o a p rueba (ESP) debe rá estar e n funcion amiento 
(es decir, la alimentación de energía deberá estar c onectada ), excepto para el ensayo c íclico 
de calor húmedo (condensación ) (numeral 4.3. ). 
4.1. Calor s eco (sin condensación)                                    (factor de inf luencia) 
Objeto del e nsayo 
Verificar que los errores de volumen y las indicaci ones  del precio no s uperen los er rores 
máximos permi tidos ba jo el efecto de la alta temperatura. Todas las demás funcio nes debe n 
operar correcta mente. 
 
Refere ncias 
Publicación IEC 68-2-2, cuarta edición, 1 974, Proc edim ientos básicos de verif icación 
medioa mbienta l, Parte 2: ensay os, Test Bd: calor seco , par a d isipación de calor d e equipos 
sometidos aprueba ESP con un ca mbio gradual de la temperatura. 
 
La información básica sobre  los ensayos de calor seco es pro porcionada en la publicación 
IEC 68-3-1, pr imera edición, 1974 y en el pri mer suplemento 68-3-1A, 1978, Parte 3 : 
Información básica, sección uno; Pruebas de frío y de c alor seco. La infor mación básica 
general sobre  los procedimientos básicos d e verificación a mbiental se p roporciona en la 
publicación CEI 68-1, sex ta edición, 19 88. 
 
Equipo de pruebas  
Cámara de p rueba capaz de mantener las temperaturas especif icadas d entro de ± 2 ° C. 
 
Procedimiento del ensayo  
1.  Mantener el E SP a 20 ° C durante al me nos dos horas. 
2.  Ajuste el precio un itario a un valor opcional entre el precio mínimo un itario y el preci o 
máximo de la unidad y s elecci one la mezcla si procede. 
3.  Ajuste la tasa de f lujo o la tasa de flujo simulado a un valor apropiado entre 0 .5 x Q max y 
Qmax. 
4.  Restab lezca los ind icadores del surtido r. 
5.  Haga funcio nar la b omba o e l genera dor de impulsos  a una tasa equiva lente al caudal d e 
volume
n durante un minuto a la tasa de interva lo del caudal de líquido máxima. (En general, 
50 L p ueden ser el valor apropiado para el caudal de vo lumen para surtidores normales). 
6.  Lea Pu, Vi, Pi y Vn. (Lea T sólo en el caso de la prueba por el flu jo de líqu ido). 
7.  Calc ule Pc, VNC (sólo en el caso de prueba po r flujo de líqu ido), Ev y Ep. 
8.  Cambie la temperatura del E SP a 55 ° C a una velocida d no s uperior a 1 ° C / min. 
Mantener esta  temperatura  durante  al me nos  dos  (2)  horas  después  d e  que  se  h a 
alcanz ado la estabil idad. La h umedad no debe ser superior a 20 g / m3 o 19% d e 
humedad rela tiva.9.  Repita los pasos 4 a 7. 
10
. Vuelva a colocar la temperatu ra del ESP a 20 °  C a una velocidad no su perior a 1 ° C / 
min. M antener esta t emperatura duran te al menos 2 horas después de que se ha alcanz ado 
la estabilidad. 
11. Repita los pasos 4 a 7. 
4
.2. Frío                                                                                  (F actor de inf luencia ) 
Objeto del e nsayo 
Verificar que los errores de volumen y las indicaci ones de los p recios no s uperen los errores 
máximos perm isibles bajo el efecto de una baja temperatura. To das las de más funcio nes deben 
operar correcta mente. 
 
Refere ncias 
Publicación IEC 68-2-2, cuarta edición, 1 974, Proc edim ientos básicos de verif icación 
medioa mbienta l, Parte 2: Prue bas, p rueba Ad: Frío, para disipación de calor d e un ESP co n 
cambio g radual de t emperatura. 
 
La información de refe rencia sob re las p ruebas  de frío se proporciona en la publicación I EC 
68-3-1, pri mera edición, 1974  y pri mer suplemento  68-3-1 A, 1978, Parte 3: Información 
básica, pr imera sección: pru ebas de frío y de calor seco.   La información básica g eneral 
sobre los procedimientos básicos de verif ica ción a mbiental se pro porciona en la publicación 
CEI 68-1, sex ta edición , 1988. 
 
Equipo de pru ebas  
Cámara de p rueba capaz de mantener las temperaturas especif icadas de ± 2 ° C. 
 
Procedimiento del ensayo  
1.  Mantener el E SP a 20 ° C durante al me nos dos horas. 
2.  Ajuste el precio un itario a un valor opcional entre el precio mínimo un itario y el preci o 
máximo de la unidad y s elecci one la mezcla si procede. 
3.  Ajuste la tasa de cau dal de líquido y tasa de ca udal de líquido si mulado a un valor 
apropiado entre 0.5 x Qmax y Qmax.  
4.  Restab lezca las ind icaciones del surtido r. 
5.  Haga funcio nar la b omba o e l genera dor de impulsos  a una tasa equiva lente al caudal d e 
volume
n durante un mi nuto a la tasa de intervalo de c audal de líquido máxi mo. 
6.  Lea Pu, Vi, Pi y Vn. (Lea T s ólo en el caso de la prueba por el flu jo de líqu ido). 
7.  Calc ular Pc, V NC (sólo en el c aso de p rueba por flujo de líqu ido), Ev y Ep. 
8.  Cambie la temperatura del ESP a - 25 ° C a una velocidad no s uperior a 1 ° C / min. 
Mantener esta temperatu ra duran te al menos dos horas  después de que se ha alcanzad o 
la estabil idad. 
9.  Repita los pasos 4 a 7. 
10. V uelva a colocar la temperatu ra del ESP a 20 °  C a una velocidad no su perior a 1 ° C / 
min. M antener esta t emperatura duran te al menos 2 horas después de que se ha alcanz ado 
la estabilidad. 
11. Repita los pasos 4 a 7. 
4
.3. Calor húmedo, cícl ico (con densación)                       (f actor de inf luencia) 
Objeto del e nsayo 
Verificar que los errores de volumen y las indicaci ones  de precio no su peren los er rores 
máximos permitidos después de ex poner el ESP a los efec tos de una hu medad a lta, combi nada 
con cambios c íclicos de tem peratura. Todas las d emás funciones d eben operar correctam ente. 
 
Refere ncias 
Publicación IEC 68-2- 30, segunda ed ición, 1980, Procedimientos básicos de verificación 
medioa mbienta l, Parte 2: Pruebas, p rueba Db: Calor hú medo, cíclico (ciclo  de 12 h + 12 h), 
variante de la pru eba 1. 
 
La infor mación básica conce rniente a  las p ruebas de calor h úmedo se pro porciona en la 
publicación IEC 68- 2- 28, seg unda edició n, 1980: Guía para prue bas de calor húme do. 
 
Equipo de pruebas  
Cámara de p ruebas ca paz de mante ner la temperatu ra especificada de ± 2 ° C y la humedad 
relat
iva dentro de ± 3%. 
 
Procedimiento del ensayo  
1.  Mantener el E SP a 20 ° C y la humedad relat iva del 50% durante al menos dos horas. 
2.  Ajuste del precio unitario a un valor opcional entre el precio mínimo un itario y el preci o 
máximo de la unidad y s elecci one la mezcla si procede. 
3.  Ajuste el cau dal o e l cau dal si mulado a un valor aprop iado entre 0.5 x Q max y Q max.  
4.  Restab lecer las indicacio nes del surtido r. 
5.  Haga funcio nar la bomba o el g enera dor de impulsos a una tasa equiva lente al flujo de 
volumen durante un mi nuto a la tasa de flujo máximo. 
6.  Leer Pu, Vi, Pi y Vn. (Lea T s ólo en el caso de la prueba por el flu jo de líqu ido). 
7.  Calc ular Pc, VNC (sólo en e l caso de p rueba por flujo de líqu ido), Ev y Ep. 
8.  Des pués de desconectar la energía eléctrica, cambiar la temperatu ra de l  ESP de 20 ° C 
a 2
5 ° C y la hume dad  relativa por encima del 95%.  
9.  Cambie la temperatura del ESP de 25 ° C a 55 ° C duran te tres horas, manten iendo l a 
humedad relativa por encima del 95% duran te el ca mbio de t emperatura y las fases d e 
temperatura más bajas. Debería p roducirse c ondensación e n el ESP duran te el aument o 
de la temperatura. 
10. M antenga la tempe ratura de 55 °  C y la humedad rela tiva de 95% hasta 12 horas despué s 
del inicio de l aumento de tem peratura. 
11. Cambie la tempe ratura del  E SP de 55 ° C a 25 ° C durante tres a seis horas manten iendo 
la humedad relativa por encima del 95% duran te el cambio de te mperatu ra y las fases d e 
te
mperatura más bajas. En la primera mitad de ese desc enso de temperatura, la 
temperatura debe bajar de 55 ° C a 40 ° C en una  hora y media. 
12. M antener la temperatura de 25 °  C y la humedad relativa por encima de 95% hasta 2 4 
horas desde el inicio de la subida de la temperatura. 
13. Repita los pasos 9 a 12. 
14
. Vuelva a colocar la temperatura del ESP a 20 °  C y la humedad relativa al 50%, y 
encienda la energía. Mantenga es ta temperatu ra y la humedad relativa durante al meno s 
dos horas desp ués de que se haya alcanzado la estabilidad. 
15. Repita los pasos 2 a 7. 
4
.4. Vari aciones e n el suministro de e nergía                               (f actor de inf luencia) 
Objeto del e nsayo 
Verifica r que los errores de vo lumen y de las indicaci ones de precio  no exc edan los errores 
máximos permitidos ba jo el efecto de la variación del s uministro de energía. Todas las demás 
funcio nes deben operar correctam ente. 
 
Refere ncias 
No se p uede hac er referencia a alg una norma internaciona l en la actualidad.Equipo de pruebas  
Regulador de vo ltaje. 
 
Procedimi ento del ensayo  
1.  Mantener el E SP en c ondic iones de refe rencia. 
2.  Ajuste el precio un itario a un valor opcional entre el precio mínimo un itario y el preci o 
máxim
o de la unidad y s elecci one la mezcla si procede. 
3.  Ajuste el intervalo de c audal del líquido o el interva lo del c audal del líquido si mulado a u n 
valor apropiado entre 0 .5 x Q max y Q max.  
4.  Restab lecer las indicacio nes del surtido r. 
5.  Haga funcio nar la bomba o el gene rador de im pulsos a una tasa equiva lente al intervalo 
del ca udal de volumen durante un minuto en el cau dal máx i mo. 
6.  Lea P u, Vi, Pi y V n. (Lea T s ólo en el caso de la prueba por el flu jo de líqu ido). 
7.  Calc ular P c, VNC (sólo en e l caso de p rueba por flujo de líqu ido), E v y E p. 
8.  Cambie el voltaje de la red de suministro a un 110% del valor n ominal. 
9.  Repita los pasos 4 a 7. 
10
. Cambio del voltaje de la red de s uministro a un 85% del valor n ominal. 
11. Repita los pasos 4 a 7. 
4
.5. Re ducciones e n la energía por tiempos cortos                              (Alter ación) 
Objeto del e nsayo 
Verifica r, bajo el efecto de interrupcio nes y reduccio nes de corta duración del vo ltaje de red , 
que o bien no se produzcan fallas signif icativas, o que se detecten fallos signif icativos y 
poder actuar en c onsecuencia por med io de una instalación de revisión. 
 
Refere ncias 
No se p uede hac er referencia a alg una norma internaciona l en la actualidad. 
 
Equipo de pruebas  
Genera dor de pru eba adec uado para reducir la amplitud de uno o más medios ciclos (en los 
pases por cero) de la t ensión de red a lterna. 
 
Procedimiento del ensayo  
1.  Mantener el E SP en c ondic iones  de refe rencia. 
2.  Ajuste el g enera dor de p rueba a las c ondicio nes es pecif icadas y conécte lo al equip o 
sometido a prueba. 
3.  Ajuste el precio un itario a un valor opcional entre el precio mínimo un itario y el preci o 
máxim
o de la unidad y s elecci one la mezcla si procede. 
4.  Ajuste el interva lo del caudal del líquido o el intervalo del cau dal del líquido si mulado a u n 
valor apropiado entre 0 .5 x Q max y Q max.  
5.  Cambie las indicaciones del surtido r. 
6.  Ponga a f uncio nar la bomba o el gene rador de impulsos a una velocidad equiva lente a la 
del flujo de volu men durante unos dos m inutos en el ca udal máxi mo. 
7.  Lea P u, Vi, Pi y V n. (Lea T s ólo en el caso de la prueba por el flu jo de líqu ido). 
8.  Calc ule Pc, VNC (sólo en el caso de prueba po r flujo de líqu ido), E v y Ep. 
9.  Restab lezca las ind icaciones del surtido r. 
10. Encienda la bomba o e l genera dor de impulsos. 
11. Reduzca el vo ltaje de la red de suministro a 100% para med io ciclo y repita nueve veces 
con un interva lo de al menos 10 s egundos. 
12. Detenga la bomba o el g enera dor de impu lsos en el m ismo flujo de vo lumen o nú mero de 
pulsos como en el paso 6. 
13. Repita los pasos 7 y 8. 
14
. Repita los pasos 9 y 10.15. Reduzca el vo ltaje de la red de suministro en un 50% para un ciclo y repita nueve veces 
con un interva lo de al menos diez s egundos. 
16. Det enga la bomba o el g enera dor de impu lsos en el m ismo flujo de vo lumen o nú mero de 
impulsos como en e l paso  6. 
17. Repita los pasos 7 y 8. 
4
.6. Ráfagas el éctri cas                                                                   (pe rturbación) 
Objeto del e nsayo 
Verifica r, cuando las  ráfagas e léctricas se superp onen en el vo ltaje de la red, que, o bien n o 
se p roduzcan fallas significativas o que se detecten fallos significativos y actuar e n 
consec uencia por m edio de una ins talación de revisión. 
 
Refere ncias 
Publicación IEC 801-4, pri mera edición, 1 988, Compa tibilidad electro magnética para la 
medición de procesos industriales y equ ipo de control, Parte 4: Requisitos para 
transit orios/ráfagas eléctricas ráp idas. 
 
Equipo de
 prue ba 
Genera dor de pru eba que t enga una i mpedancia de salid a de 50 Ω y c apaz de superpo ner 
ráfa
gas eléctricas, de las cuales cad a espi ga tenga un valor máxim o de 1 kV, un tie mpo de 
subida de 5 ns, una long itud de ráfaga de 15 ms y un per i odo de ráfaga (interva lo de tiempo 
de repetición) de 300 ms, en la tensión de red a lterna. 
 
Procedimiento del ensayo  
1.  Mantener el E SP en c ondic iones de refe rencia. 
2.  Ajuste e l genera dor de prueba a las co ndiciones es pecif icadas y co nectarlo al ES P. 
3.  Ajuste el precio un itario a un valor opcional entre el precio mínimo un itario y el preci o 
máxim
o de la unidad y s elecci one mezclar si procede. 
4.  Ajuste el intervalo del caudal del líquido o intervalo del c audal del líquido si mulado a u n 
valor apropiado entre 0 .5 x Q max y Q max.  
5.  Cambiar las i ndicaciones del surtido r. 
6.  Haga funcio nar la bomba o el g enera dor de impulsos a una tasa equiva lente al flu jo de 
volumen durante un mi nuto en el ca udal máxi mo. 
7.  Lea P u, Vi, Pi y V n. (Lea T s ólo en el caso de la prueba por el flu jo de líqu ido). 
8.  Calc ule Pc, VNC (sólo en el caso de prueba po r flujo de líqu ido), E v y Ep. 
9.  Ajuste el g enera dor de prueba en una condición no simétrica entre el suelo  de referencia 
y un
a línea de la red eléctrica de c orriente alte rna. 
10. Restab lezca las ind icaciones del surtido r. 
11. Encienda la bomba o e l genera dor de impulsos. 
12. Apl ique diez ráfagas positivas y de fase al ea toria, c ada una de las cuales tenga una 
longitud de 15 ms y un interva lo de tiempo de repetición de 300 ms. 
13. Detenga la bomba o el g enera dor de impu lsos en el m ismo flujo de vo lumen o nú mero de 
impulsos como en e l paso  6. 
14. Repita los pasos 7 y 8. 
15
. Repita los pasos 10 y 11 . 
16. Apl ique diez (10) ráf agas positivas y de fase a leatoria de la misma ma nera como en e l 
paso 12. 
17. Detenga la bomba o el g enera dor de impu lsos en el m ismo flujo de vo lumen o nú mero de 
impulsos como en e l paso  6. 
18. Repita los pasos 7 y 8. 
19
. Ajuste el g enera dor de p rueba en una c ondición no simétrica entre el suelo  de referencia 
y la otra lí nea de la red de alimentación de corr iente alterna. 
20. Repita los pasos 10 a 18. 
 
4.7. D esca rgas el ectrostáticas                                                      (alter ación)  
 
Obje
to del e nsayo 
Verifica r, bajo el efecto de las desca rgas electrostá ticas, que, o bien no se pro duzcan fallas 
significativas o que se dete cten fallos significa tivos y act uar en consecu encia por medio de una 
instalaci ón de revisión. 
 
Refere ncias 
Publicación IEC 801-2, seg unda edición, 1991, Compatibil idad electromag nética para la 
medición de procesos in dustriales y equipo de control, Parte 2: Requ isito s para desc argas 
electrostáticas. 
 
Equipo de 
prue ba 
Equipo de p ruebas que t enga un condensa dor de 150 p F, que sea capaz de ser cargado hasta 
8 kV de t ensión de corr iente continua y luego ser descarg ado a través  del ES P, o placa de 
acoplamiento vertical u horiz ontal (PAV o PAH) al conectar un term inal a tierra (plan o de 
referencia de tierra) y el otro med iante una resistencia de 330 Ω a las superf icies del ESP, PAV 
o PAH. 
 
Procedimiento del ensayo  
Tanto las descargas directas como las indirectas se aplicarán incluy endo el método d e 
penetración de p intura. 
 
Cuando no sean posibles las descargas de contac to (tensión de pr ueba: 6 kV), se aplicará n 
las descargas de aire (tensión de pru eba: 8 kV). 
 
1.  Mantener el E SP en c ondic iones de refe rencia. 
2.  Ajuste e l equipo de pru eba en las cond iciones  especific adas. 
3.  Ajuste el precio un itario a un valor opcional entre el precio mínimo un itario y el preci o 
máximo de la unidad y s elecci one la mezcla, si procede. 
4.  Ajuste interva lo del caudal del líquido o el intervalo del cauda l del líquido si mulado a u n valor 
apropiado entre 0 .5 x Q max y Q max.  
5.  Cambiar las i ndicaciones del surtido r. 
6.  Ponga a f uncio nar la b omba o el gene rador de impulsos a una velocidad equiva lente a la 
del flujo de volu men durante unos dos m inutos en el ca udal máxi mo. 
7.  Lea P u, Vi, Pi y V n. (Lea T s ólo en el caso de la prueba por el flu jo de líqu ido). 
8.  Calc ule Pc, VNC (sólo en el caso de prueba po r flujo de líqu ido), E v y Ep. 
9.  Restab lezca las ind icaciones del surtido r. 
10. Encienda la bomba o e l genera dor de impulsos. 
11. Apl ique al menos diez descargas, a intervalos de a l menos diez seg undos,  hasta un p unto 
en el que la superficie sea de un ac ceso normal para el operador. 
12. Detenga la bomba o el g enera dor de impu lsos en el m ismo flujo de vo lumen o nú mero de 
impulsos como en e l paso  6. 
13. Repita los pasos 7 y 8. 
14
. Repita los pasos 9 a 13. Sin embargo, en el paso 11 aplique las desc argas  a otros punto s 
y superficies que son normalmen te accesibles para el o perador. El número de veces que 
se rep
ita es te paso d ependerá  del tipo y la configuración del E SP, pero con mucha s 
superf icies se pro bará lo que s ea más p ráctico. 
15. Repita los pasos 9 a l 1 3. Sin e mbargo, en el paso 11 aplique la descarga al PAV o PAH. 
 
4.8. Susceptibil idad el ectromagnética                                                    (pe rturbación)Objeto de la prue ba 
Verifica r, bajo el efecto de los campos electroma gné ticos, q ue, o bien no se p roduzcan falla s 
significativas o que se dete cten fallos significa tivos y act uar en consecu encia por med io de 
un centro de c hequeo. 
 
Refere ncias 
Publicació n  IEC  801-3,  segunda  edició n,  1991 ,  Compatibil idad  electro magnética  para 
equipos eléctricos y elect rónicos, Parte 3: Inmuni da d a cam pos rad iados, de radiofrec uencia 
y elect romagnéticos. 
 
Equipo de pruebas  
Genera dor (es) de se ñal capaz de g enerar una onda sinuso idal de 80% AM 1 kHz con el rango 
de frecu encia de 26 a 1 000 MHz, amplificador (es) de pot encia, sist ema de ant ena capaz de 
satisfacer los requisitos de f recuen cia, una celda electroma gnética transversal (TEM), sistema 
de mon itoreo de intensidad de ca mpo y una cáma ra blindada. 
 
Procedimiento del ensayo  
Con el método de la antena, la prueba se r ealiza normalmente con el ESP girando en una 
mesa a islada. La polarización  del ca mpo genera do por la antena  necesita p robar cad a 
posición dos veces, una vez con la antena en posición vertical y otra vez con la antena e n 
posición horiz ontal. 
 
Con e l método de célu la TEM, el E SP se p rueba nor malmen te en tres ejes pe rpendiculares 
entre sí. Sin embargo, la prueba se puede realizar con el ESP en la orientación más sensible , 
si es el caso. 
 
1.  Mantener el E SP en c ondic iones de refe rencia. 
2.  Ajuste el precio un itario a un valor opcional entre el precio mínimo unitario y el preci o 
máximo de la unidad y s elecci one la mezcla si procede. 
3.  Ajuste interva lo del caudal del líquido o intervalo del c auda l del líquido si mulado a un valo r 
apropiado entre 0.5 x Q max y Q max.  
4.  Restab lecer las indicacio nes del surtido r. 
5.  Poner a funcionar la bomba o el g enerador de im pulsos a una velocidad equiva lente al 
flujo de vo lumen para una duració n estimada c on tie mpo suf iciente c omo para barrer la 
frecuencia en el paso 12 (o en e l paso 19 ). 
6.  Lea P u, Vi, Pi y V n. (Lea T s ólo en el caso de la prueba por el flu jo de líqu ido). 
7.  Calc ule Pc, VNC (sólo en el caso de prueba po r flujo de líqu ido), E v y Ep. 
8.  Mantenga la cá mara blindada (o la célula TEM) en las co ndiciones de refe rencia, y ajuste 
la inte
nsidad de c ampo a 3 V / m. Cu ando se use la cámara blindada ( método de l a antena), 
ajuste la antena a 1 m de altu ra y ajuste la intensidad de cam po a 3 V / m en la distancia 
hori
zontal de 1 m de la ante na. 
9.  Ajuste el ESP en el luga r donde la intensidad de ca mpo se ajustó a 3 V / m en el c uarto 
blindado (o la célula TEM). 
10. Restab lezca las ind icaciones del surtido r. 
11. Encienda la bomba o e l genera dor de impulsos. 
12. Realice un barrido de f recuencia desde 26 MHz a 500 MHz. La velocidad de barrido n o 
excederá de 0.005 octavas / s (1.5 x 10–3 décadas/s). 
13. Detenga la bomba o el g enera dor de impu lsos en el m ismo flujo de vo lumen o nú mero de 
impulsos como en e l paso  5. 
14. Repita los pasos 6 y 7. 
15
. Retire el ESP de la cámara blindada (o cé lula TEM ). 
16.
 Ajuste la intensidad de c ampo a 1 V / m. Cua ndo se use la cá mara  blindada (método de la 
antena), ajuste la antena a 1 m de altu ra y ajuste la intensidad de c ampo a 3 V / m en la 
distancia horiz ontal de 1 m de la ante na.17. Est ablezca el ESP en el lugar d onde la intensidad de c ampo se ajustó a 1 V / m en e l 
cuarto bli ndado (o célula TEM). 
18. Repita los pasos 10 y 11 . 
19. Realice un barrido de f recuencia desde 500 MHz hasta 1 000 MHz. La velocida d de 
bar
rido no excede rá de 0. 005 octava / s (1.5 x 10–3 déca das/s). 
20. Repita los pasos 13 y 14 . 
 
Notas 
 
(1) Cuando esta prueba se lleve a c abo con un intervalo del c auda l del líquido en condic iones 
reales
 de f uncionam iento, el procedimiento que se h a detallado anteriormen te deb e 
modificarse a decua dame nte. 
 
(2) El  procedimien to anterior puede ser m odificado de ac uerdo a la c onfiguración del ESP y 
del equipo de prue ba. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1 - Instalación de la prueba de l disposi tivo de eliminación de gas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2 - Dispositivo de p rueba  para la variación en e l volumen interno de la mang uera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3 - Instalación esquemá tica de los surtidores de combustib leFORMA TO DE INFORME DE RESULTADOS DE LOS ENSAYOS EFECTUADOS  
 
El informe del ensayo tiene po r objeto presentar, en un forma to estandariz ado, los resulta dos 
de las dife rentes pruebas que se descri ben en el presen te Anexo Téc nico, y para lo cual s erá 
presentado el m odelo o tipo de un surtidor de com bustible para vehíc ulos de motor con mira s 
a su aprobación de ac uerdo con los requisitos estableci dos en la Resoluci ón            del      de 
               de 2 015. 
 
Los símbolos utiliz ados en e l presen te anexo son: 
+ =
 Aprobado 
- = R eprobado 
emp = Erro r máximo permi tido 
CMM= C antidad de m edida mínima 
DVEM = Desviación de vo lumen  específico mínimo 
DPEM = Desviación de precio específico mínimo 
 
Para c
ada p rueba, la lista de verificación se completa rá de acuerdo con este ejemplo: 
 
si el instrumento ha pasado la pru eba 
si el instrumento ha fracasado 
si la 
prueba no es aplic able 
 
 
+ - 
x  
 x 
/ / 
 
 
 
INFORMACIÓN GENERA L SOBRE EL MODELO  
 
Solicit ud No.:                                                                                     (nueva/modificación ) 
Fabricante: 
Solicit ante: 
Representante : 
Sistema de med ición 
Designación del mo delo: 
Caudal máximo:                Caudal mínimo : 
Cantidad medida míni ma: 
Precio un itario máximo (número de díg itos): 
Precio máx
imo de pago (número de díg itos): 
Rango de temperatura: 
Líquidos (o rango de viscosidad): 
Red e léc
trica: 
Voltaje:                                         Frecuen cia:                                  Consumo: 
Tipo de pantal la:                          mecánico / electromec ánico / electrónica 
 
Contador 
Fabricante: 
Designación del mo delo:             Marca de ho mologación del mo delo: 
Caudal máximo:                           Caudal mínimo: 
Cantidad medida míni ma: 
Dispositivo de eliminación de gasFabricante: 
Designación :                                           Marca de ho mologación del mo delo: 
Volumen: 
Caudal máximo:                           Caudal mínimo : 
Presión máxima:                          Presión míni ma: 
 
Transductor de med ición 
Fabricante: 
Designación :                                           Marca de ho mologación del mo delo: 
Número de impulsos po r vuelta: 
 
Se entrega rá información g eneral sobre otros dispositivos, por eje mplo, calcul adora, dispositivo 
indicado r, dispositivo de impresi ón, un idad de s uministro (man guera, boquilla), e tc., que 
hayan sido objeto de pruebas, así c omo una descripción comp leta de la configuración del 
surtidor. 
 
 
 
LISTA DE VERIFICACIÓN  
 
Nota: La numeración de los elementos se refiere a la Reco mendación Inte rnacional O IML R 
117 Sistemas de m edida de líquidos distintos del agua. 
 
 
Requ erimiento  
+  
-  
Observacione 
s 
 
DISPOSICIONES  GENERALES 
 
MARCAS 
Marcas aplicadas de manera legible e indeleble sobre 
el dial del dispositivo indicador o sobre una placa de 
datos especial: 
• Signo de aprobación del modelo 
• Marca de identificación del fabricante o marca de 
designación 
• Número de serie 
• Año de fabricación 
• Cantidad medida mínima (CMM) 
• Tasa de flujo máximo (Qmax) 
• Tasa de flujo mínimo (Qmin) 
• Presión  máxima 
• Presión  mínima 
• Líquidos 
• Rango de temperatura    
 
 
INDICACIONES  
Unidad de volumen: litro (l ó L) 
 
Diferencia  entre  las  indicaciones  de  volumen  de 
más de un dispositivo indicador≤1 escalón del 
dispositivo indicador con el mayor esc alón     
 
 
BIFU RCACIONES  Y DERIVACIONES  
Bifurcacio nes a favor de la corriente del medidor: el 
desvío  a  cualquier  contenedor  (es)  de  recepción 
que no sea la prevista es imposible    
 
 
 
 
DISPOSITIVOS  DE SE LLADO  Y P LACA DE 
ESTAMPACIÓN  
Sellos de fácil acceso y que impidan el acceso a los 
componentes que permiten la alteración del resultado 
de la medición sin dañar las ju ntas, incluyendo la 
placa de estampación    
 
REQUIS ITOS PARA LOS DISPOSITIVOS AUXIL IARES DE UN SISTEMA DE 
MEDICIÓN  
 
 
DISPOSITIVO DE AJUSTE 
Diferencia entre valores  consecutivos de la relación  
≤ 0.001 
Ajuste  por  medio  de  derivaciones  (By-pass)  del 
medidor es imposible    
 
 
 
 
DISPOSITIVO INDIC ADOR  DE VOLUMEN 
Lectura precisa,  fácil e inequívoca mediante la simple 
yuxtaposición 
Signo decimal claro  
Intervalo de escala: 1x10n, 2x10n ó 5x10n 
Dispositivo indicador continuo: 
VDEM ≥volumen   correspondiente a 2 mm en la 
escala, y ≥  1/5 del intervalo de la escala 
dispositivo indicador discontinuo: 
VDEM ≥ 2 Intervalos de escala 
Eleme nto  con  graduación  totalmente visible 
(excepto el eleme nto correspondiente al rango 
máximo del indicador): 
una revolución corresponde a 10n unidades de 
volumen autorizado 
Eleme nto con graduación totalmente visible: 
una   revolución   del   elemento   corresponde   al 
intervalo de escala del siguiente elemento 
Eleme nto  con  sólo  una  parte  de  la  graduación 
visible a través de una ventana (excepto el primer 
eleme nto): mo vimiento discontinuo 
Adelantauna cifra del siguiente elemento cuando el 
eleme nto anterior pasa de 9 a 0 
Dimensión de la ventana para el primer elemento ≥ 
1.5  x  (distancia  entre  dos  marcas  de  la  escala     
 
graduada) 
Ancho de la marca de la escala ≤ 1/4 del espaciado 
de lasa escala 
Aparente espaciado de la escala≥ 2 mm 
Dispositivo indicador electrónico: 
visualización   continua   de   volumen   durante   el 
período de medición 
El dispositivo de ajuste a cero no permite ninguna 
alteración  del resultado 
Sin  indicación  de  cualquier  resultado  cuando  se 
reajusta a cero 
Dispositivo indicador continuo: 
indicación residual después de reajustar a cero ≤ 
1/2 de DVEM 
Dispositivo indicador discontinuo: indica 
cero sin  ninguna ambigüeda d    
 
 
DISPOSITIVO INDIC ADOR  DE PRECIO  
Precio  por unidad es ajustado e indicado antes de la 
medi ción por un dispositivo de visualización; válido 
para la transacción completa 
El tiempo transcurrido entre el cambio del precio 
unitario y antes que empiece la próxima medición: al 
menos cinco segundos 
(mutatis mu tandis) 
Lectura precisa,  fácil e inequívoca 
Adelanta una cifra del siguiente elemento cuando el 
eleme nto anterior pasa de 9 a 0 
El dispositivo de ajuste a cero no permite ninguna 
alteración  del resultado 
Sin in dicación de cualquier res ultado cuando se 
reajusta a cero 
Unidad monetaria o su  símbolo en la proximidad 
inmediata del dispositivo indicador 
Dispositivos  de  ajuste  a  Cero  de  indicación  de 
precios  e indicación de volumen: 
El reajuste acero de cualquiera de ellos implica el 
reajuste a cero automáticamente el otro 
Dispositivo indicador continuo: 
DPEM ≥precio  correspondiente a 2 mm en la escala 
y   precio  correspondiente a 1/5 del intervalo de la 
escala 
Dispositivo indicador discontinua: 
DPEM≥ precio  correspondiente a 2intervalos de la 
escala 
Dispositivo indicador continuo: 
indicación residual después del reajuste a cero ≤ ½ 
de MSPD 
Dispositivo indicador discontinua: 
indica cero sin ninguna ambigüedad     
 
 
DISPOSITIVO DE IMPRESIÓN 
Intervalo de escala de volumen impreso: 
1 x 10n, 2 x 10n o 5 x 10n y ≤ DVEM y ≥intervalo de 
escala más pequeño del dispositivo indicador 
Unidad de volumen: litros  (l ó L) 
Cifras,  unidad  o  símbolo,  (y  signo  decimal)  del 
volumen impreso en el boleto 
Si  está   conectado  a   más   de   un   sist ema   de 
medición: identificación de impresión 
Si se repite la impresión: 
Las copias se marcan clara mente 
Si se determina el volumen por diferencia entre dos 
valores  impresos: retirar el tiquete durante la 
medición es imposible 
Dispositivo de  reajuste  a  c ero de  la impresora  e 
indicador de volumen: 
El ajuste a cero de uno de ellos implica ajustar a 
cero el otro 
Cifras,   unidad   monetaria   o   símbolo,   (y   signo 
decimal) del precio impreso en el tiquete 
Intervalo de escala de precios impresos: 
1 x 10n, 2 x 10n  o 5 x 10nunidad monetaria y ≤ 
DPEM    
 
 
 
 
DISPOSITIVOS  DE PREAJUSTE  
Si hay varios controles independientes: 
El intervalo de escala correspondiente a un control es 
igual al rango de control del siguiente orden más bajo 
Las cifras de la pantalla de pre-ajuste se distinguen 
clara mente de las del indicador de volumen 
La indicación de la cantidad seleccionada durante el 
suministro    se    mantiene    inalterada    o    vuelve 
progresivamen te a cero 
La diferencia entre el volumen preestablecido y el 
volumen indicado ≤ DVEM 
La unidad del volumen preestablecido es la misma 
que la del indicador de volumen 
Marcación de la unidad de volumen o de su símbolo 
sobre el mecanismo de pre-ajuste 
Intervalo de la escala del dispositivo de pre-ajuste ≥ 
intervalo de escala del indicador de volumen 
(mutatis mutandis para dispositivos de pre-ajuste 
precio)  
Si hay varios controles independientes: 
El  intervalo  de  la  escala  correspondiente  a  un 
control es igual al rango de control de la próxima 
orden inferior 
Las cifras de la pantalla de pre-ajuste se distinguen 
clara mente de las del indicador de precios      
 
La indicación de la cantidad seleccionada durante el 
suministro  se mantiene inalterada o vuelve 
progresivamen te a cero 
La  diferencia  entre  el precio  pre-establecido  y  el 
precio  indicado ≤DPEM 
La unidad de precio preestablecido es la misma que 
la del indicador de precios 
Marcado de la unidad monetaria o su símbolo en el 
mecanismo de pre-ajuste 
Intervalo de escala del dispositivo de pre-ajuste ≥ 
intervalo de escala de precio     
 
REQUIS ITOS ESPECÍFICOS  PARA SISTEMAS  DE MEDICIÓN 
EQUI PADOSCON  DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS  
 
 
 
 
INSTALACION ES           DE           REVISIÓNPARA 
TRANSDU CTOR DE  MEDICIÓN  
Cuando  cada  pulso  representa  el  volumen 
eleme ntal,  al  menos  el  nivel  de  protección  B 
definido  por ISO 6551 
Chequeo  de  Instalaciones  de  tipo  P  Intervalo  de 
comprobación  que  no  excede  la  duración  de  la 
medición de la cantidad de líquido igual a DVEM 
Posibilidad de probar la operación del chequeo de 
las    instalaciones    durante    la    aprobación    y 
verificación del modelo    
 
 
 
 
VERIFICACI ON DE LAS INST ALACIO NES PARA 
EL CÁLCULO 
Verificación de las instalaciones para la operación 
de tipo P o I 
Intervalo de comprobación para el tipo I en cada 
suministro  
Comprobación de instalaciones para la validez del 
cálculo del tipo P 
Existencia de un medio para controlar la continuidad    
 
 
 
 
COMPROBAR LAS INSTALACION ES PARA EL 
DISPOSITIVO INDIC ADOR  
Comprobar  las  Instalaciones  de  tipo  P  o  I  si  se 
puede reconstituir la indicación 
Las pruebas “todo se muestra” – “todo borrado” – 
“todo ceros” con duración de cada secuencia ≥ 0,75 
s 
Posibilidad de comprobar el funcionamiento de las 
instalaciones de chequeo durante la verificación     
 
 
 
 
SERVICIO  DE REVISIÓN PARA  EL DISPOSITIVO 
DE IMPRESI ÓN 
Servicio de revisión para tipo I o P 
La revisión incluye la presencia de papel y de 
circuitos de control electrónicos 
Posibilidad de comprobar el funcionamiento de las 
instalaciones de  revisión  durante  la aprobación  y 
verificación del modelo    
 
OTROS  REQUISITOS ESPECÍ FICOS  PARA SURTIDOR ES DE 
COMBUSTIBLE  
 
 
Relación entre la tasa de flujo máximo y mínimo: por 
lo menos diez 
Si  hay una  bomba  in tegral:  dispositivo  de 
eliminación de gas colocado inmediatamente aguas 
arriba de la entrada del medidor 
Si no hay bomba integral: compruebe que los 
esquemas de ins talación proveen los s eguros 
necesarios 
Presencia   de   dispositivo   para   restablecer   el 
indicador de volumen a cero 
Altura de cifras del indicador de volumen con 
dispositivo de ajuste a cero 10 mm 
Si hay indicador de precio, presencia de dispositivo 
de ajuste a  cero 
El siguiente suministro se detiene hasta que la 
boquilla (s) sea sustituida y el indicador llevado a cero 
Cuando la tase de flujo máximo (Qmax) ≤ 3,6 m3 / h, 
CMM ≤ 5 L 
Surtidor de combustible interrumpible 
Duración  mínima de la operación de la pantalla 
después de un apagón  15 min de forma continua 
y automática, o 5 min en uno o varios períodos 
controlada manualmente durante 1 h 
Suministro interrumpido por falta de energía: 
imposible continuar el suministro  si el apagón ha 
durado más de 15 s 
Tiempo de retardo entre el valor de medición y los 
valores  indicado s≤ 500 ms 
Volumen oculto en el comienzo del suministro≤ 2 x 
DVEM 
Precio  Ocultos en el comienzo del suministro≤ 2 x 
DVEM    + - 
X  
 x 
/ / 
 
Q(   ) 
L/min Pu 
Precio/L Vi 
L Pi 
Precio Vn 
L T 
°C Pc 
Precio Vnc 
L Ev 
% Mpe 
% Ep 
Precio MSPD 
Precio 
            
            
            
_ 
Ev  
%  
Valor  
% _ 
Ep      
  
 
 
 
CONCLUSIÓN DE LAS PRUEBAS 
 
Solicit ud No.:                                                                          Fec ha: 
Certif icado de C onform idad No.:                                            Fec ha: 
 
N° Descripción  de la prueba + - Observaciones 
1 Precis ión    
2 Cantidad medida mínima    
3 Interrupción del flujo    
4 Dispositivo de eliminación de gas    
5 Variación  en  el  volumen  interno  de  la 
manguera    
6 Prueba de resist encia    
7 Calor seco  (sin condensación)    
8 Frío    
9 Calor húmedo, cíclico (condensado)    
10 Variaciones de voltaje en el suministro  de 
energía    
11 Reducciones   de   corto   tiempo   en   el 
suministro  de energía    
12 Ráfagas eléctricas    
13 Desc argas electrostáticas    
14 Susceptibilidad electromagnética    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notas: 
 
Si el instrumento ha pasado la pru eba 
Si e
l instrumento ha fracasado 
Si la
 prueba no es aplicable  
 
Observacio nes: Página del informe      /_   
Solicitud N.: 
 
Fecha: 
Firma: 
 
 
Medidas utilizadas en l a 
prueba: 
ß: 
Temperatura de referencia: 
°C
Observador:    
 
1 Precisión Líquido: 
Viscosidad: 
                mPa.s 
Grao:
 
Condicion es ambientales 
Temperatura: °C 
Humedad: 
%HR
Presión: _ hPaQ(   ) 
L/min Pu 
Precio/L Vi 
L Pi 
Precio Vn 
L T 
°C Pc 
Precio Vnc 
L Ev 
% Mpe 
% Ep 
Precio MSPD 
Precio 
            
            
            
_ 
Ev  
%  
Valor  
% _ 
Ep      
 
Q(   ) 
L/min Pu 
Precio/L Vi 
L Pi 
Precio Vn 
L T 
°C Pc 
Precio Vnc 
L Ev 
% Mpe 
% Ep 
Precio MSPD 
Precio 
            
            
            
_ 
Ev  
%  
Valor  
% _ 
Ep      
 
Q 
L/min Vi 
L Vn 
L T 
°C Vnc 
L Ev 
% mpe 
% 
       
       
       
  
Página del informe       /_   
Solicitud N.: 
Fecha: 
Firma: 
 
Medidas utilizadas en l a 
prueba: 
ß: 
Temperatura de referencia:  
°C
Líquido: 
Viscosidad: 
Grado:  
 
mPa.s
Observaciones: 
 
2 Cantidad míni ma de medida  Condicion es ambiental es 
Temperatura: °C
Humedad:  
Presión: %HR 
_ hPa
 
 
 
 
 
Q 
L/min Vi 
L Vn 
L T 
°C Vnc 
L Ev 
% mpe 
% 
       
       
       
 
Observaciones:Grado Pu 
Precio/L Vi 
L Pi 
Precio Vn 
L T 
°C Pc 
Precio Vnc 
L Ev 
% mpe 
% Ep 
Precio MSPD 
Precio 
            
            
            
_ 
Ev  
% _ 
Ep     
 Grado Pu 
Precio/L Vi 
L Pi 
Precio Vn 
L T 
°C Pc 
Precio Vnc 
L Ev 
% mpe 
% Ep 
Precio MSPD 
Precio 
            
            
            
_ 
Ev  
% _ 
Ep     
 
Grado Pu 
Precio/L Vi 
L Pi 
Precio Vn 
L T 
°C Pc 
Precio Vnc 
L Ev 
% mpe 
% Ep 
Precio MSPD 
Precio 
            
            
            
_ 
Ev  
% _ 
Ep     
 
Va 
L Vi 
L Vn 
L T 
°C Vnc 
L Ev 
% Mpe 
% Va/Vn 
Va/Vnc 
% Burbujas 
de aire 
(sí o no) 
         
         
         
         
         
         
  
3. Interrupción de flujo Página del informe        /   
Solicitud No.: 
Fecha: 
Firma:
 
Medidas utilizadas en l a 
prueba: 
ß: 
Temperatura de referencia:  
°C
Líquido: 
Viscosidad: 
Grado:  
 
mPa.s
 
Condicion es ambiental es 
Temperatura: °C
Humedad : 
Presión: %HR 
_ hPa
 
 
 
 
 
 
 
 
Observaciones: 
 
4. Dispositiv o de eliminación de g as 
 
Página del informe        /   
Solicitud No.: 
Fecha: 
Firma: 
 
Medidor de gas usado: 
Altura de succi ón: _       m (Para e l 
líquido)
 
 
Observaciones: Diámetro: 
Longitud: _ mm 
m
 
Condicion es ambiental es 
Temperatura: °C
Humedad : 
Presión: %RH 
hPaX Y Y – X División de 
escala 
mL Variation 
mL 
     
    
    
Valor medio de la variación Con carrete portamangueras                       MSVD 
mL 
Sin carrete portamangueras                    2xMSVD 
mL 
 5. Variació n en el volumen interno de la manguera  
 
Página del informe        /   
Solicitud No.: 
Fecha: 
Firma:
 
Modelo de manguera : 
Longitud:                          m 
Diámetro interno:                   mm 
Presión máxima en funcionamie nto: 
                MPa 
Observaciones:  
Condicion es ambiental es 
Temperatura: °C
Humedad : 
Presión: %RH 
hPaQ(   ) 
L/min Pu 
Precio/L Vi 
L Pi 
Precio Vn 
L T 
°C Pc 
Precio Vnc 
L Ev 
% mpe 
% Ep 
Precio MSPD 
Precio 
            
            
            
_           _ 
Ev (A) – Ev (B) % _            _ 
Ep (A) – Ep (B)  
 Q(   ) 
L/min Pu 
Precio/L Vi 
L Pi 
Precio Vn 
L T 
°C Pc 
Precio Vnc 
L Ev 
% mpe 
% Ep 
Precio MSPD 
Precio 
            
            
            
_           _ 
Ev (A) – Ev (B) % _            _ 
Ep (A) – Ep (B)  
 
Q(   ) 
L/min Pu 
Precio/L Vi 
L Pi 
Precio Vn 
L T 
°C Pc 
Precio Vnc 
L Ev 
% mpe 
% Ep 
Precio MSPD 
Precio 
            
            
            
_           _ 
Ev (A) – Ev (B) % _            _ 
Ep (A) – Ep (B)  
 
Condición 
de prueba Q 
L/min Pu 
Precio/L Vi 
L Pi 
Precio Vn 
L T 
°C Pc 
Precio Vnc 
L Ev 
% Mpe 
% Ep 
Precio MSPD 
Precio 
20 °C             
55°C             
20°C             
 6 Prueba de resistencia (página 1) 
 
Fecha de la prueba de precisión previa a la prueba de resistenci a:    
Líquido:    
Viscosidad:                                    mP a.s 
Volumen po r entrega:                                L 
Tiempo total de la prueba de resistencia:                                 h 
Total del volumen por met ro:                           L 
Restableci miento entre entregas:                  S í/No 
Número de paradas :    
Cambio de grado:      S í/No 
Fecha de la prueba de precisión posterior a la prueba de resistenci a:     
Página del informe         /   
Solicitud No.: 
Fecha: 
Firma:
 
 
Observaciones: 
 
 
 
6 Prueba de resistencia (página 2)  
Página del informe        /   
Solicitud No.: 
Fecha: 
Firma:
 
Medidas utilizadas en l a 
prueba: 
ß: 
Temperatura de referencia:  
°C
Líquido: 
Viscosidad: 
Grado:  
 
mPa.s
 
Condicion es ambiental es 
Temperatura: °C
Humedad : 
Presión: %HR 
_ hPa
 
 
:   Error   después   de   la 
prueba de resistencia 
 
 
Observaciones: 
 
 
 
 
7 Calor seco (sin c ondensación) : Error antes de la
 
Página del informe        /   
Solicitud No.: 
Fecha: 
Firma: 
 
 
 
Observaciones: 
 
 
Nota: Normalmente, esta prueba se lleva  a cabo en un amb iente de simulación. Sin embargo, en el caso de la prueba por flujo de líqui do, 
los siguientes elementos deben completarse y se recomienda hacer las pruebas al me nos tres veces en cada condición de prueba. 
 
Medidas utilizadas en la prueba:    
ß:    
Temperatura de referencia:_                               °C 
Líquido:    
Viscosidad:                                           mPa .sCondición 
de prueba Q 
L/min Pu 
Precio/L Vi 
L Pi 
Precio Vn 
L T 
°C Pc 
Precio Vnc 
L Ev 
% Mpe 
% Ep 
Precio MSPD 
Precio 
20 °C             
-25°C             
20°C             
 
Condición 
de prueba Q 
L/min Pu 
Precio/L Hi 
% Vi 
L Pi 
Precio Vn 
L T 
°C Pc 
Precio Vnc 
L Ev 
% Mpe 
% Ep 
Precio MSPD 
Precio 
20 °C 
50 % RH              
 
Calor húmedo, cíclico (24 horas 2 ciclos) 
 
20 °C 
50 % RH              
 
Condición 
de prueba Ui 
 
V Q 
L/min Pu 
Precio/L Vi 
L Pi 
Precio Vn 
L T 
°C Pc 
Precio Vnc 
L Ev 
% Mpe 
% Ep 
Precio MSPD 
Precio 
U              
1.1 U              
0.85 U              
 8 Frío  
 
Página del informe        /   
Solicitud No.: 
Fecha: 
Firma:
 
 
 
 
Observaciones: 
 
 
 
 
 
Nota: Normalmente, esta prueba se lleva a cabo en un ambie nte de simulaci ón. Sin embargo, en el caso de la prueba por flujo d e líquido, los siguientes 
elementos deben completar se y se recomienda hacer las pruebas al menos tre s veces en cada condición de prueb a. 
 
Medidas utilizadas en la prueb a:    
:    
Temperatura de referencia:                                 ° C 
Líquido:    
Viscosidad:                                           mPa.s 
 
9 Calor húmedo (condensación ) cíclica 
 
 
 
Página del informe        /   
Solicitud No.: 
Fecha: 
 
 
 
 
 
 
Hi : Indicación de humedad relativa 
 
Observaciones: 
 
 
 
Nota: Normalment e, esta prueba se lleva a cabo en un ambiente de simul ación. Sin emb argo, en el caso de la prueba por flujo d e líquido, los siguientes elemento s 
deben completarse y se recomienda h acer las pruebas al menos tres veces en cada condic ión de prueb a. 
 
Medidas utilizadas en la prueb a:    
ß:    
Temperatura de ref erencia:                                 °C 
Líquido:    
Viscosidad:                                           m Pa.s 
 
 
 
10 Variación d el voltaje de la en ergía 
 
 
Página del informe     /   
Solicitd No.: 
Fecha:                            _ 
Firma: 
 
 
U : Voltaje de la red eléctri ca 
Ui : Voltaje de la red eléctri ca indicada 
 
 
Observaciones: 
 
 
Nota: Normalmente, esta prueba se lleva a cabo en un am biente de simulación. Sin emb argo, en el caso de la prueba por f lujo de líquido, los siguientes 
elementos deben completarse y se recomienda hac er las pruebas al menos tres veces en cada condición d e prueba.
 
Medidas utilizadas en la prueb a:    
ß:    
Temperatura de ref erencia:                                 °C 
Líquido:    
Viscosidad:                                           m Pa.s  
 
 
Página del informe    /   
Solicitud No.:
Fecha:                            _ 
Firma:Condición de prueba Q 
L/min Pu 
Precio/L Vi 
L Pi 
Precio Vn 
L T 
°C Pc 
Precio Vnc 
L Ev 
% S.F. 
% Ep 
Precio MSPD 
Precio Revisión      de 
instalaciones 
Silencioso              
Línea 1 
Positivo             Sí No 
Línea 1 
Negativo             Sí No 
Línea 2 
Positivo             Sí No 
Línea 2 
Negativo             Sí No 
 
Condición de prueba Q 
L/min Pu 
Precio/L Vi 
L Pi 
Precio Vn 
L T 
°C Pc 
Precio Vnc 
L Ev 
% S.F. 
% Ep 
Precio MSPD 
Precio Revisión     de 
instalaciones 
Sin descarga               
Punto de descarga  C/A             Sí No 
 C/A             Sí No 
 C/A             Sí No 
 C/A             Sí No 
 C/A             Sí No 
 C/A             Sí No 
 C/A             Sí No 
  
 
Condición de prueba Q 
L/min Pu 
Precio/L Vi 
L Pi 
Precio Vn 
L T 
°C Pc 
Precio Vnc 
L Ev 
% S.F. 
% Ep 
Precio MSPD 
Precio Revisión   de 
instalaciones 
No reducción              
100 % reducción 
1/2 ciclo, 10 veces             Sí No 
50 % reducción 
1 ciclo, 10 veces             Sí No 
11 Reduccione s de energía en corto tiempo 
 
 
Observaciones: 
 
 
Nota: Normalmente, esta prueba se lleva a cabo en un am biente de simulación. Sin emb argo, en el caso de la prueba por f lujo de líquido, los siguientes 
elementos deben completarse y se recomienda hac er las pruebas al menos tres veces en cada condición d e prueba. 
 
Medidas utilizadas en la prueb a:    
ß:    
Temperatura de referencia:                                 °C 
Líquido:    
Viscosidad:                                           m Pa.s 
12 Ráfagas eléctricas  
 
Línea           1 : 
Fase/Neutral 
Línea           2 : 
Fase/Neutral 
 
Observaci ones 
:
 
Nota: 
Normalmente, 
esta   prueba   se 
lleva  a  cabo  en 
un ambiente de simulación . Sin embar go, en el caso de l a prueba por flujo de líquido, los siguientes elementos deben completarse y se recomienda hac er las prueba s 
al menos tres veces en cada condic ión de prueb a.
 
Medidas utilizadas en la prueb a:    
ß:    
Temperatura de ref erencia:                                 °C 
Líquido:    
Viscosidad:                                           m Pa.s 
 
13 Descargas electrostáticas (página 1)  
Página del informe _       /      
Solicitud No.:             
Fecha:      
Firma:   
 
Página del informe 
    /   
Solicitud No.:    
Fecha:    
Firma:    
 
 
Condiciones 
ambientales 
Temperatura: °C 
Humedad:    
%RH 
Presión:                    hPa 
 
C/A: Descarga de contacto/descarga de aire 
 
Observaciones: 
 
 
Nota: Normalmente, esta prueba se lleva a cabo en un am biente de simulación. Sin emb argo, en el caso de la prueba por f lujo de líquido, los siguientes 
elementos deben completarse y se recomienda hac er las pruebas al menos tres veces en cada condición d e prueba. 
 
Medidas utilizadas en la prueb a:    
ß:    
Temperatura de ref erencia:                                 °C 
Líquido:    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
por flujo de líquido, los siguien Condición de prueba S.V. 
Década/s Q 
L/min Pu 
Precio/L Vi 
L Pi 
Precio Vn 
L T 
°C Pc 
Precio Vnc 
L Ev 
% S.F. 
% Ep 
Precio MSPD 
Precio Revisión de 
instalaciones 
Silencioso                
Método de 
antena F.S. 3 V/m 
26»500 MHz V              Sí No 
 
H              Sí No 
F.S. 1 V/m 
500»1000  
MHz  
V              Sí No 
H              Sí No  
Método 
de la 
celda F.S. 3 V/m 
26»500MHz              Sí No 
F.S. 1 V/m 
500»1000 MHz              Sí No 
  
Viscosidad: 
 
              mPa.s 
 
 
13       De scargas 
electrostáticas 
(página 2) 
 
 
han aplicado las descargas sobre la supe rficie del surtido r. 
 
14 Susceptibilidad elect romagnética 
 
S.V.: Velocidad de b arrido 
F.S.: Intensidad de camp o 
V: Vertical 
H: Horizontal 
Observaciones:  Dibujo          qu e 
muestre dó nde se 
 
 
 
 
Página del informe    /   
Solicitud No.: 
Fecha:
Firma:                          _ 
 
Condicion es ambiental es 
Temperatura: °C
 
Nota: Normalmente, esta prueba se lleva a cabo en un am biente de simulación. Sin emb argo, en el caso de la prueb a 
elementos deben completarse y se recomienda hac er las pruebas al menos tres veces en cada condición d e prueba. 
 
Medidas utilizadas en la prueb a:    
ß:    
Temperatura de ref erencia:                                 °C 
Líquido:    
Viscosidad:                                           m Pa.s Humedad : 
Presión: %RH 
hPa  
tes