- 1 -농림축산검역본부 공고 제 2015-88 호
동물용의료기기 기술문서 등 심사에 관한 규정을 개정함에 있어 국민에게  미
리 알려 의견을 듣고자 그 개정취지 및 주요내용을 행정절차법 제46조의 
규정에 의하여 다음과 같이 공고합니다 .
                           2015년 4월 16일
농림축산검역본부장
동 물 용 의 료 기 기 기 술 문 서 등심 사 에 관 한 규 정개정 (안)
행정예고
  ❍ 인체의경우에체외진단용 제품관리의 국제부조화 및이원화에
따른사용자불편해소를 위하여「약사법」및「의료기기법 시
행규칙」의개정을통하여 2014년11월10일부터체외진단용 시
약을체외진단용의료기기로 통합관리되고 있음
❍ 「약사법」개정과인체와의 동등성확보차원에서 동물용체외진
단시약을 동물용의료기기로 관리체계를 일원화하기 위하여
「동물용의료기기 허가등에관한규정」을개정하고자 함- 2 -
❍ 체외진단시약의 동물용의약품에서 동물용의료기기로의 관리전환
을위하여기술문서 등의심사를위하여제출하여야 하는제6
조(첨부자료의 조건 )에동물용체외진단 시약의특성을반영하
는내용을신설함
❍ 종전「약사법」에따라서허가관리된제품 (동물의전염병감
염여부등을판정할목적으로 사용된체외진단시약 )의동물용
의료기기로의 관리전환을 위하여부칙에경과조치를 두어업계
의혼란및민원부담을 최소화하기 위하여유예기간을 설정함
  이개정(안)에대하여의견이있는기관,단체또는개인은 2015. 6.15일까지 
다음사항을기재한의견서를 농림축산검역본부장 [참조 :동물약품관리
과장,경기도안양시만안구안양로 175,전화 :031-467-4305, 전송 :
031-467-4321] 에게제출하여 주시기바라며 ,보다자세한사항은농
림축산검역본부 홈페이지 (http://www.qia.go.kr )또는동물약품관리과 까페
(h ttp :/ / cafe.d au m .n et/ n vrqsp h arm )를참고하거나 동물약품관리과로 문의하시
기바랍니다 .
가.예고사항에 대한항목별의견 (찬․반여부와그사유 )
나.성명 (단체인경우에는 단체명과 대표자명 ),주소및전화번호
다.기타사항- 3 -현행 개정안 비고
제6조(첨부자료의 조건 )
①-②생략제6조(첨부자료의 조건 )
①-②(현행과같음 )
<신설 > ③제①항과제②항에도불구하
고동물용체외진단시약의 기술문
서등의심사를위하여제출하여
야하는자료에는 다음각호와
같다 .
1.개발경위 ,측정원리 ·방법및
국내·외사용현황에 관한자료
가.개발경위는 측정하고자 하
는대상또는질병이나 증후군의
설명과 개발배경이 포함된 논
문,문헌등자료
나.측정원리 및방법은해당
제품의측정및질병진단목적
을달성하기 위하여적용된원리
에관한자료
다.국내·외사용현황은 판매
또는허가현황 및제조품목 허가
경위와관련한자료
2.원재료 및제조방법에 관한
자료
원재료의 성분또는분량을
확인할수있는근거자료와 제조
공정의흐름도를 포함한제조공
정에관한자료
3.사용목적에 관한자료
해당제품의 검사대상 ,검체동물용체외진단
시약의 특성을
반영한 기술문서
심사자료 내용으
로추가함신․구조문 대비표- 4 -종류 ,검사항목 ,측정원리 및정
성또는정량등에관한자료
4.저장방법과 사용기간 (유효기
간)에관한자료
완제품및개봉후시약의안
정성에관한자료
5.성능시험에 관한자료
가.성능시험에 관한자료에는
분석적성능시험과 임상적성능
시험자료를포함한다 .
1)분석적 성능시험자료에는
민감도 (판정기준치 (cut-off value),
최소검출한계 ,측정범위 등)와특
이도 ,정밀도 (반복성 ,재현성등),
정확도 ,교차반응 자료를포함한
다.
2)임상적성능시험 자료에는
대상동물에대한민감도와 특이
도를포함한다 .
3)완제품의 품질관리 시험성
적서 (3배치 1회이상또는 1배치
3회이상등제품의균질성 )
4)분석적 성능시험에 사용된
표준물질에 관한자료 (국제 ,타사
또는자사의표준물질 사용관련
자료 )
5)검체보관및취급상의 조
건설정근거자료 (검체취급방법 ,
보관조건 (온도 ,습도등)및방
법,사용기한 ,주의사항 등의관
련자료 )
나.가목의 1), 2)에해당하는
자료는국내·외허가된동물용체- 5 -외진단시약과의 상관성을 확인할
수있는비교시험성적서를 포함
하여야한다 .다만 ,측정원리 및
측정항목이 새로운경우에는 동
일목적으로 사용되는 제품과비
교할수있다 .
6.시약의 취급자 안전에 관한
자료
유해물질 (독성 ,가연성등)취
급자안전및적합성을 확인한
자료
부칙
<신설 >제1조(시행일 )이규정은고시한
날로시행한다 .다만동물의전
염병감염여부 등을판정할목적
으로사용되는 동물용체외진단시
약은 2016년1월1일부터시행한
다.
제2조(경과조치 )①이규정시
행당시종전의규정에따라농
림축산검역본부에 접수된체외진
단용동물용의약품의 품목허가서
를제출한자에대한허가는종
전의규정에따라처리한다 .
②이규정시행이전에체외진
단용동물용의약품 제조·수입품
목허가를 받은자는이규정시
행후6개월이내에동물용의약
품제조·수입품목허가증을 첨부
하여농림축산검역본부장에게 제
출하고동물용의료기기업 및품
목허가증으로 바꾸어교부를받
아야한다 .종전「약사법」
에따라서 허가
관리된 제품 (동
물의전염병 감
염여부 등을판
정할 목적으로
사용되는 체외진
단시약 )의동물
용의료기기로의
관리전환을 위하
여부칙에 경과
조치를 두어업
계의혼란및민
원부담을 최소화
하기위하여 유
예기간을 둠- 6 -농림축산검역본부 고시 제2015- ○호
「동물용의약품등 취급규칙 」제5조, 제7조제4항, 제16조 및 제24조에 따
라 동물용의료기기 기술문서 심사 등에 관한 규정을 다음과 같이 개정하여 
고시합니다 .
2015년 ○월 ○일
농림축산검역본부장
동물용의료기기 기술문서 등 심사에 관한 규정  
제정 2012. 12. 28. 농림수산검역검사본부 고시 제2012-175 호
개정 2013. 3. 23. 농림축산검역본부 고시 제2013-37 호
개정 2014. 9. 2. 농림축산검역본부 고시 제2014-15 호
개정 2015. ○. ○. 농림축산검역본부 고시 제2015- ○호
제1장 총칙
제1조(목적) 이 규정은 「동물용의약품등 취급규칙 」(이하 “취급규칙 ”이라 
한다) 제5조, 제7조제4항, 제16조 및 제24조에 따라 동물용의료기기의 
제조 또는 수입품목 (변경허가를 포함한다 ) 신청서에 첨부하는 기술문서 
등 심사에 필요한 세부사항을 정함을 목적으로 한다.- 7 -제2조 (정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.
1. “부분품 ”이란 동물용의료기기의 본체를 구성하기 위하여 필요한 부분
을 말한다 .
2. “시험규격 ”이란 당해 제품의 안전성 및 성능을 검증하기 위하여 설정
하는 시험항목 , 시험기준 및 시험방법을 말한다 .
3. “신구조 ”란 이미 허가를 받거나 신고한 동물용 의료기기와 형상, 원자
재 또는 작용원리가 본질적으로 다른 것을 말한다 .
4. “신성능 ”이란 이미 허가를 받거나 신고한 동물용 의료기기와 물리적 ․기계
적 기능이 본질적으로 다른 것을 말한다 .
5. “신사용목적 ”이란 이미 허가를 받거나 신고한 동물용의료기기와 적응
증, 효능․효과 등이 본질적으로 다른 것을 말한다 .
6. “신개발 동물용 의료기기 ”란 신구조 및 신성능이 모두 적용되는 동물용 의
료기기를 말한다 .
7. “임상데이터 ”란 심사의뢰한 동물용 의료기기와 원자재 ․구조․성능 및 사용
목적 등 기술적 특성이 동등한 이미 허가를 받거나 신고된 동물용 의료기
기의 임상시험성적에 관한 자료(SCI 논문, 문헌 등)를 말한다 . 단, 전기를 
사용하는 동물용 의료기기의 경우, 원자재 , 전기회로도 및 소프트웨어 등
은 일부 다를 수 있다.
제3조(심사대상 등) ① 기술문서에 관한 자료의 심사는 취급규칙 제7조제
4항에 따라 제조 또는 수입품목허가 (변경허가를 포함한다 )를 받고자 하- 8 -는 동물용 의료기기를 대상으로 한다.
  ② 제1항 중 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 동물용 의료기기는 안전
성․유효성에 관한 자료를 포함하여 심사를 받아야 한다.
1. 신구조에 해당하는 동물용 의료기기
2. 신성능에 해당하는 동물용 의료기기
3. 신사용목적에 해당하는 동물용 의료기기
4. 신개발 동물용 의료기기
5. 이미 허가받거나 신고한 동물용 의료기기와 별표1의 “주요 기술적 특성”중 
전부 또는 일부가 상이한 것(변경의 경우도 포함)으로 제품의 안전성 ․유효성
에 중대한 영향을 미치는 동물용 의료기기
6. 수출용에서 국내 시판용으로 허가조건을 변경하는 경우 중 제1호부터 제
5호까지에 해당하는 동물용 의료기기
제4조(일반사항 ) ① 취급규칙 별지 제5호의2서식의 품목허가신청서에서 
사용하는 용어, 표기방법 및 기호 등은 한국산업규격 (KS) 또는 국제규
격(IEC․ISO 등)을 적용하는 것을 원칙으로 한다.
②품목신청서 제출 시 함께 제출된 시료는 반환하지 아니한다 . 다만, 사
용가치가 남아 있는 시료에 대해 신청자의 반환청구가 있을 때에는 이
를 반환하여야 한다.
제2장 심사자료 - 9 -제5조(기술문서 등 심사의 신청 등) 취급규칙 제5조, 제7조, 제16조 및 
제24조에 따라 동물용의료기기 제조 및 수입품목 허가(변경 허가를 포
함한다 ) 심사를 받고자 하는 자는 취급규칙 별지 제5호의2 서식에 의한 
신청서 1부(변경의 경우 별지 제20호 서식)와 취급규칙 제7조제4항의 
규정에 의한 첨부자료 등을 농림축산검역본부장 (이하 “검역본부장 ”이라 
한다)이 정한 시스템 (동물용의약품 정보관리시스템 )을 이용하여 작성하
거나 전자적 기록매체 (CD·디스켓 등)와 함께 검역본부장에게 제출하여
야 한다.
제6조 (첨부자료의 요건) ①취급규칙 제7조제4항에 따른 기술문서 등 심사 
신청을 위한 첨부자료의 요건은 다음 각호와 같다. 다만, 식품의약품안전
처에서 인체용의료기기로 허가된 제품의 경우에 기술문서 및 안전성 ․유효
성 심사에 관한 자료 제출을 아니할 수 있으며 , 첨부자료의 면제 요건은 
별표2와 같다.
  1. 기술문서 심사에 관한 자료 
    가. 사용목적에 관한 자료
당해 제품의 작용원리 , 적응증 , 효능․효과, 사용목적 등에 관한 자
료
    나. 물리․화학적 특성에 관한 자료
1) 동물에 접촉․삽입되거나 동물에 주입하는  혈액․체액 또는 약물 등- 10 -에 접촉하는 동물용 의료기기의 경우 해당 부분에 대한 물리․화학적 특
성 및 안전성 에 관한 자료
2) 치과재료 또는 고분자재료 등을 이용하는 동물용 의료기기의 경우 해
당 원자재의 화학구조 , 적외선흡수 , 자외선흡수 , 원자흡광도 , 융점, 비점, 
내구성 , 경도, 색조, 용출물 , 표면특성 등의 물리․화학적 특성 및 안전성
에 관한 자료
3) 최종제품이 동물유래성분을 함유하거나 제조과정 중 동물유래성분을 사
용하는 동물용의료기기의 경우 동물의 명칭, 원산국 , 연령, 사용부위 , 처리
공정, 성분명 등에 관한 자료
다. 전기․기계적 안전에 관한 자료
1) 전기를 사용하는 동물용의료기기의 경우 검역본부장이 인정하
는 기준 규격 및 별도 설정된 품목별 기준규격 또는 이와 동등 이
상의 국제규격 (IEC, ISO 등)에 따른 시험항목 , 시험방법 , 시험조건 , 
기준치 , 시험결과 , 시험시설 , 시험책임자 등 자료
2) 당해 제품에 소프트웨어가 내장되어 있거나 단독으로 사용되는 
소프트웨어인 경우 소프트웨어의 형명 또는 명칭, 버젼, 알고리즘 
또는 구조, 주요기능 및 기능표시화면 , 운영환경 등의 내용이 포함
된 자료
라. 생물학적 안전에 관한 자료
동물에 접촉․삽입되거나 동물에 주입하는 혈액․체액 또는 약품 등과 - 11 -접촉하는 동물용의료기기 또는 해당 부분품의 경우 검역본부장이 
인정하는 기준 규격이나 이와 동등 이상의 국제규격 (ISO, JIS, 
ASTM 등)에 따른 시험항목 , 시험방법 , 시험조건 , 기준치 , 시험결
과, 시험시설 , 시험책임자 등 자료. 다만, 검역본부장이 인정하는 
생물학적 안전성이 확보된 원자재를 사용하는 동물용의료기기는 
해당 원자재를 사용하였음을 입증하는 분석서 등과 원자재 공급 
증명서 및 단순 기계가공 만을 하였음을 알 수 있는 제조공정 관
련 자료를 첨부하는 경우 생물학적 안전에 관한 자료 제출을 아니
할 수 있다.
마. 방사선에 관한 안전성 자료
방사선을 이용하는 동물용의료기기이거나 방사선에 노출되는 등 당
해 동물용의료기기가 방사선에 관한 안전성이 요구되는 부분품의 
경우는 , 방사선 안전에 관련된 국제규격 (IEC 등)에 의하여 실시한 
시험으로서 그 시험항목 , 시험방법 , 시험조건 , 기준치 , 시험결과 , 시
험시설 , 시험책임자 등을 포함한 자료
바. 전자파장해에 관한 자료
전자파 장해에 대하여 안전성이 요구되는 당해 동물용 의료기기 또는 
동물용 의료기 기 부분품의 경우에는 검역본부장이 인정하는 기준 규
격 이나 이와 동등 이상의 국제규격 (IEC 등)에 의하여 실시한 시험
(별도의 품목별 국제규격이 있는 동물용의료기기에 대하여  추가로 - 12 -실시한 시험을 포함)자료
사. 성능에 관한 자료
당해 제품이 표방하고 있는 기능, 성능, 유효기간 (사용기간 ), 멸균 
등을 포함한 성능시험을 실시한 시험자료
아. 제품의 성능 및 안전을 확인하기 위한 시험규격 및 그 설정 근거
와 실측치에 관한 자료들은  다음 각목의 어느 하나에 해당하는  자
료 
1) 당해 제품이 표방하고 있는 성능이나 안전을 실제로 검증하기 위하
여 필요한 국내․외 규격(KS, IEC, ISO, ASTM 등). 단, 규격이 없는 
경우 제조회사에서 설정한 시험규격 및 시험방법과 그 설정 근거
2) 별표 3의 내용을 포함하는 실측치에 관한 자료
3) 제조국 및 제조소가 동일하며 이미 허가받은 제품과 동일한 원자
재이며 동등한 성능을 가진 제품에 대하여 실시된 시험규격과 이에 
대한 설정 근거 자료
2. 안전성 ․유효성 심사에 관한 자료 
 가. 기원 또는 발견 및 개발경위에 관한 자료
당해 제품을 개발하기 위하여 적용한 원리, 사용방법 , 제조방법 등에 
대한 과학적인 타당성을 입증할 수 있는 자료
   나. 안정성에 관한 자료
1) 안정성 또는 내구성 (멸균 동물용 의료기기의 경우 멸균한 재질의 - 13 -경시변화에 관한 사항 포함)에 관한 시험결과로서 개요 및 저장방법 , 
사용기한 설정 여부 등에 관한 자료
2) 각 시험(장기보존시험 , 가속시험 , 가혹시험 등)에 대한 시험조
건, 측정항목 , 보존기간에 대한 자료와 시험방법 , 시험결과 등에 관
한 자료
   다. 임상시험성적에 관한 자료
임상시험에 사용되는 동물용 의료기기의 안전성과 유효성을 증명하기 
위하여 동물을 대상으로 시험한 자료. 다만, 1․2 등급 품목의 경우 
임상데이터를 대신 제출할 수 있다.   
1) 일반사항
 동물용 의료기기의 임상시험성적에 관한 자료는 검역본부장의 
승인을 받은 임상시험계획서에 의하여  실시되고 , 임상시험실시
기관의 장이 발급한 자료로서 다음사항이 포함되어야 함. 
가) 임상시험의 목적
나) 실시기관명 및 주소
다) 관리자 , 책임자 , 담당자 및 공동연구자의  성명 및 직위
라) 의뢰자명 및 주소
마) 임상시험대상 동물용 의료기기의 제품명 , 제조번호 , 형상, 성
능, 규격등
바) 대상질환 및 적응증- 14 -사) 임상시험기간
아) 임상시험방법
        (1) 동물의 선정기준 , 제외기준 및 목표한 동물의 수
        (2) 조작방법 또는 사용방법과 그 설정사유
        (3) 비교시험용 동물용의료기기를 사용하는 경우 그 선택사유
        (4) 병용요법의 유무
        (5) 관찰항목 , 측정항목 , 임상검사항목 , 측정기준 및 검사방
법
        (6) 성능의  평가기준 , 평가방법 및 해석방법 (통계분석방법 )
        (7) 부작용을 포함한 안전성의 평가기준 및 시험방법
자) 임상시험의 성적(임상례에 대한 계획된 수, 실제 대상수 , 완
료된 수, 중도탈락 수 및 이유 등을 기재하고 , 이 경우 동물
별 부작용 등에 대한 사항이 포함되어야 함)
차) 증례기록 요약
카) 기타 임상시험성적의 확인에 필요한 자료
2) 임상시험  예수
원칙적으로 하나의 적응증마다 1개소 이상의 임상시험실시기관
에서 실시한 자료로 해당 동물용 의료기기의 특성과 임상시험방
법 등을 종합적으로 고려하여 , 통계적으로 타당하게 임상시험 
예수가 결정되었음을 입증하는 자료. 다만, 적응질환의 발생 증- 15 -례 자체가 적어 임상시험 예수의 확보가 현실적으로 곤란한 경
우에는 이를 입증할 수 있는 자료를 추가로 첨부하여야 함
(3) 유효율 평가
(가) 해당 적응증에 대한 동물용의료기기의 유효율이 수의학적 원
리에 기준하여 임상적으로 통계적 유의성이 있음을 입증하는 
자료로 그 타당성이 판단되는 경우 이를 인정할 수 있음.
(나) 검역본부장 은 유효율의 평가에 대하여  필요하다고 인정하는 
경우 동물약사심의위원회의 심의를 요구할 수 있음
     라. 외국의 사용현황 등에 관한 자료
외국의 판매 또는 허가현황 , 사용 시 보고된 부작용 , 제조품목허가 
경위 등과 관련된 자료, 제조국에서 사용되지 않는 경우는 그 사유 
마. 국내․외 유사제품과의 비교검토 및 당해 동물용 의료기기의 특성에 관
한 자료
구조․원리, 사용목적 , 사용방법 등에 관하여 유사 동물용의료기기와
의 비교․검토한 자료 및 기존 다른 동물용 의료기기와 차별되는 당해 
동물용 의료기기만의 성능 및 특성에 관한 자료
 ② 제1항제1호다목부터 아목까지 및 제1항제2호가목부터 다목까지에 기
술된 근거자료는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자료이어야 하
며, 이 중 시험자료는 기술문서 심사를 신청한 제품과 형명 및 원자재 
목록이 동일하고 별표 2에 적합하여야 한다. 다만, 제출일 현재 발급- 16 -일로부터 3년이 경과된 시험자료의 경우 발급일 이후 제품에 변경이 
없음을 확인하는 자료를 추가로 제출하여야 한다.
   1. 농림축산식품부장관이 지정한 동물용의료기기 시험검사기관에서 발
급한 시험자료
   2. 식품의약품안전청장이 지정한 의료기기 시험검사기관에서 발급한 시
험자료
   3. 국제전기기술위원회 (IEC)가 운영하는 국제전기기기인증제도 (IECEE 
CB-Scheme) 에 따라 국제공인시험기관 (NCB) 에서 발급한 시험자료
   4. 경제협력개발기구 (OECD) 의 비임상관리기준 (GLP) 에 의하여 공인받
은 GLP 시험기관에서 발급한 GLP 시험자료
   5. 과학논문인용색인 (Science Citation Index) 에 등재된 전문학회지에 
게재된 자료 
   6. 대학 또는 연구기관 등 국내․외의 전문기관에서 시험한 것으로서 해
당 전문기관의 장이 발급하고 그 내용(전문기관 등의 시험시설 개요, 
주요설비 , 연구인력 구성, 시험자의 연구경력 등이 기재)을 검토하여 
타당하다고 인정할 수 있는 자료. 다만, 국내․외적으로 공인된 시험규
격이 없는 경우에는 제조사의 품질관리시스템 하에서 실시된 제품의 
설계 및 개발에 대한 안전성 및 성능에 관한 시험자료
   7. 당해 동물용의료기기의 개발국에서 허가당시 제출되어 평가된 모든 
자료(임상시험성적자료 등)로서 개발국 정부 또는 정부가 허가 업무를 - 17 -위임한 등록기관이 제출받았거나 승인하였음을 확인한 자료 또는 이를 
공증한 자료
③ 제①항과 제②항에도 불구하고 동물용체외진단시약의 기술문서 등의 
심사를 위하여 제출하여야 하는 자료에는 다음 각 호와 같다.
1. 개발경위 , 측정원리 ·방법 및 국내·외 사용현황에 관한 자료
  가.  개발경위는 측정하고자 하는 대상 또는 질병이나 증후군의 설명과 
개발 배경이 포함된 논문, 문헌 등 자료
  나. 측정원리 및 방법은 해당제품의 측정 및 질병 진단 목적을 달성하기 
위하여 적용된 원리에 관한 자료
2. 원재료 및 제조방법에 관한 자료
 원재료의 성분 또는 분량을 확인할 수 있는 근거자료와 제조공정의 흐름
도를 포함한 제조공정에 관한 자료
3. 사용목적에 관한 자료
 해당 제품의 검사대상 , 검체종류 , 검사항목 , 측정원리 및 정성 또는 정량 
등에 관한 자료
4. 저장방법과 사용기간 (유효기간 )에 관한 자료
 완제품 및 개봉 후 시약의 안정성에 관한 자료
5. 성능시험에 관한 자료
  가. 성능시험에 관한 자료에는 분석적 성능시험과 임상적 성능시험 자료
를 포함한다 .- 18 -   1) 분석적 성능시험자료에는 민감도 (판정기준치 (cut-off value), 최소검
출한계 , 측정범위 등)와 특이도 , 정밀도 (반복성 , 재현성 등), 정확도 , 교차
반응 자료를 포함한다 .
   2) 임상적 성능시험 자료에는 대상 동물에 대한 민감도와 특이도를 포
함한다 .
   3) 완제품의 품질관리 시험성적서 (3배지 1회 이상 또는 1배치 3회 이
상 등 제품의 균질성 )
   4) 분석적 성능시험에 사용된 표준물질에 관한 자료(국제, 타사 또는 
자사의 표준물질 사용 관련 자료
   5) 검체 보관 및 취급상의 조건설정 근거 자료(검체 취급방법 , 보관조
건(온도, 습도 등) 및 방법, 사용기한 , 주의사항 등의 관련 자료)
  나. 가목의 1), 2)에 해당하는 자료는 국내·외 허가된 동물용체외진단시
약과의 상관성을 확인할 수 있는 비교시험성적서를 포함하여야 한다. 다
만, 측정원리 및 측정항목이 새로운 경우에는 동일목적으로 사용되는 제
품과 비교할 수 있다.
6. 시약의 취급자 안전에 관한 자료
 유해물질 (독성, 가연성 등) 취급자 안전 및 적합성을 확인한 자료
제4장 보 칙
제7조 (자료의 보완) ① 검역본부장은 기술문서 등 자료의 심사 중 다음 - 19 -각호의 어느 하나에 해당하는 사유가 있는 경우에는 필요한 사항을 구체
적으로 명시하여 신청인에게 보완을 요구할 수 있다. 
  1. 심사서류 작성 내용이 「동물용의료기기 허가 등에 관한 규정(농림축
산검역본부고시 )」제3장에 적합하지 아니하는 경우
  2. 첨부자료의 종류, 범위 또는 요건 등이 제5조 및 제6조의 규정에 적합
하지 아니하는 경우
  3. 제1호 또는 제2호 외에 동물용의료기기 기술문서 및 안전성 ․유효성 
심사의 적정을 기하기 위하여 특별히 추가자료 등이 필요하다고 인정
되는 경우
 ② 제1항의 규정에 의한 자료의 보완은 1회로 하며, 보완기간은 30일 이
내로 하고 이 기간 내에 자료가 제출되지 아니할 경우에는 10일 이내에 
보완하도록 독촉할 수 있다. 다만, 심사의뢰인이 기간을 명시하여 기간연
장을 요청할 경우 그 사유를 고려하여 기간을 정할 수 있다. 
 ③ 검역본부장은 자료의 심사 중 또는 심사결과 다음 각호의 어느 하나에 
해당하여 안전성 ․유효성이 인정되지 아니한 경우에는 그 사유를 명시하여 
신청자에게 반려할 수 있다. 
 1. 제2항에 따른 독촉기간 내에 자료가 제출되지 아니한 경우
 2. 제1항에 따른 보완에도 불구하고 심사의뢰 작성 내용이 「동물용의료
기기 허가 등에 관한 규정」제3장에 적합하지 아니한 경우
 3. 첨부자료의 종류, 범위 또는 요건 등이 제5조 및 제6조에 적합하지 아- 20 -니한 경우
제8조 (자문 등) ① 검역본부장은 동물용의료기기 기술문서 등 심사를 위
하여 필요한 경우에는 취급규칙 제24조의2에 따른 동물약사심의위원회
의 자문을 받을 수 있다
 ② 신기술 동물용의료기기에 대한 적정한 심사가 이루어질 수 있도록 검
역본부장은 관련 평가 기술지침서를 발간할 수 있다.
 ③ 이 지침에 규정되지 아니한 기술문서 심사 등에 대하여는 식품의약품
안전청의 유사규정을 준용할 수 있다.
부   칙 <제2012-175 호, 2012.12.28>
제1조(시행일 ) 이 규정은 2014년 1월 1일부터 시행한다 .
제2조(품목 신고자에 관한 경과조치 ) 이 규정 시행 당시 종전의 규정에 
따라 동물용의료기기 품목신고서 (변경신고를 포함한다 )를 제출한 자에 대
한 신고는 종전의 규정에 따라 처리한다 .
제3조(재검토기한 )이규정은2015년12월27일까지「훈령ㆍ예규등의발령
및관리에관한규정」(대통령훈령 제248호)에따라재검토하여야한다.
부   칙 <제2013-37 호, 2013.3.23>
제1조(시행일 ) 이 규정은 2014년 1월 1일부터 시행한다 .
제2조(품목 신고자에 관한 경과조치 ) 이 규정 시행 당시 종전의 규정에 - 21 -따라 동물용의료기기 품목신고서 (변경신고를 포함한다 )를 제출한 자에 대
한 신고는 종전의 규정에 따라 처리한다 .
제3조(재검토기한 )이규정은2016년3월22일까지「훈령ㆍ예규등의발령
및관리에관한규정」(대통령훈령 제248호)에따라재검토하여야한다.
부  칙<제2015- ○호, 2015. ○. ○>
제1조(시행일 ) 이 규정은 고시한 날로 시행한다 . 다만 동물의 전염병 감
염여부 등을 판정할 목적으로 사용되는 동물용체외진단시약은 2016년 1
월 1일부터 시행한다 .
제2조(경과조치 ) ①이 규정은 시행 당시 종전의 규정에 따라 농림축산검
역본부에 접수된 체외지단용 동물용의약품의 품목허가서를 제출한 자에 
대한 허가는 종전의 규정에 따라 처리한다 .
② 이 규정 시행 이전에 체외진단용 동물용의약품 제조·수입 품목허가를 
받은 자는 이 규정 시행 후 6개월 이내에 동물용의약품 제조·수입 품목
허가증을 첨부하여 농림축산검역본부장에게 제출하고 동물용의료기기업 
및 품목허가증으로 바꾸어 교부를 받아야 한다.
제3조 (재검토기한 ) 이 규정은 2018년 ○월 ○일까지 “훈령․예규 등의 
발령 및 관리에 관한 규정(대통령훈령 제248호)”제7조제3항제2호에 따
라 재검토하여야 한다.