i 
 PROYECTO DE NORMA  PNMP 005-2 
METROLÓGICA PERUANA  2018 
 
Dirección  de Metrología - INACAL  
Calle La s Camelias  817, San Isidro  (Lima 27) Lima, Perú  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MEDIDORES DE AGUA PARA AGUA POTABLE FRÍA 
Y AGUA CALIENTE .  
Parte 2: Métodos de ensayo  
 
WATER METERS FOR COLD POTABLE WATER AND HOT WATER  
Part 2: Test methods   
 
(EQV. OIML R 49 -2:2013 “Water meters for cold potable water and hot water - Part 2: 
Test methods” ) 
 
2018-01-29 
3ª Edición  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este documento se encuentra en etapa de estudio, sujeto a posible cambio. No 
debe ser usado como Norma Metrológica Peruana  Basado en 172 páginas  
I.C.S.: 91.140.60   
Descriptores: Metrología, flujo, medición de flujo, medidores de agua, agua potable fría, agua caliente.  ii 
 ÍNDICE  
 
 PREFACIO  ................................ ................................ ................................ ................................ ....... v 
1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN  ................................ ................................ ..........................  1 
2 REFERENCIAS NORMATIVAS  ................................ ................................ ................................ ..... 1 
3 TÉRMINOS Y DEFINICIONES ................................ ................................ ................................ ....... 4 
4 CONDICIONES DE REFERENCIA  ................................ ................................ ................................  4 
5 SÍMBOLOS, UNIDADES Y ECUACIONES  ................................ ................................ ...................  5 
6 EXAMEN EXTERNO  ................................ ................................ ................................ ......................  5 
6.1 Generalidades  ................................ ................................ ................................ ................................ .... 5 
6.2 Objetivo del instrumento  ................................ ................................ ................................ ...................  6 
6.3 Preparación  ................................ ................................ ................................ ................................ ........  6 
6.4 Procedimientos de examen  ................................ ................................ ................................ ................  6 
7 ENSAYOS DE FUNCIONAMIENTO PARA TODOS LOS MEDIDORES DE AGUA  ...............  15 
7.1 Generalidades  ................................ ................................ ................................ ................................ .. 15 
7.2 Condiciones requeridas para todos los ensayos  ................................ ................................ ...............  15 
7.3 Ensayo de presión estática (PNMP 005 -1:2018 , 4.2.10)  ................................ ................................ .. 17 
7.4 Determinación de errores intrínsecos (de indicación) (PNMP 005 -1:2018 , 7.2.3)  ...........................  19 
7.5 Ensayo de temperatura del agua (PNMP 005 -1:2018 , 4.2.8)  ................................ ...........................  34 
7.6 Ensayo de temperatura del agua de sobrecarga (PNMP 005 -1:2018 , 7.2.5)  ................................ ..... 35 
7.7 Ensayo de presió n del agua (PNMP 005 -1:2018 , 4.2.8)  ................................ ................................ .. 37 
7.8 Ensayo de flujo inverso (PNMP 005 -1:2018 , 4.2.7)  ................................ ................................ ........  38 
7.9 Ensayo de pérdida de presión (PNMP 005 -1:2018 , 6.5)  ................................ ................................ .. 41 
7.10 Ensayos de perturbación del flujo (PNMP 005 -1:2018 , 6.3.4)  ................................ .........................  47 
7.11 Ensayos de durabilidad (PNMP 005-1:2018 , 7.2.6)  ................................ ................................ .........  49 
7.12 Ensayo de campo magnético ................................ ................................ ................................ ............  61 
7.13 Ensayos a los dispositivos auxiliares de un medidor de agua  ................................ ...........................  61 
7.14 Ensayos ambientales  ................................ ................................ ................................ ........................  63 
8 ENSAYOS DE FUNCIONAMIENTO RELACIONADOS CON LOS FACTORES DE 
INFLUENCIA Y LAS PERTURBACIONES  ................................ ................................ .................  63 
8.1 Requ isitos generales (PNMP 005 -1:2018 , A.1)  ................................ ................................ ...............  63 
8.2 Calor seco (sin condensación) (PNMP 005 -1:2018 , A.5)  ................................ ................................  69 
8.3 Frío (PNMP 005 -1:2018 , A.5)  ................................ ................................ ................................ .........  71 
8.4 Ensayo cíclico de calor húmedo (con condensación) (PNMP 005 -1:2018 , A.5)  ..............................  73 
8.5 Variación de la alimentación eléctrica (PNMP 005 -1:2018 , A.5)  ................................ ....................  75 
8.6 Vibraciones (aleatorias) (PNMP 005 -1:2018 , A.5)  ................................ ................................ ..........  81 
8.7 Sacudidas mecánicas (PNMP 005 -1:2018 , A.5)  ................................ ................................ ..............  83 
8.8 Caídas de tensión de la red de CA, interrupciones breves y variaciones de tensión (PNMP 005 -1:2018 , 
A.5) ................................ ................................ ................................ ................................ .................  85 
8.9 Transitorios eléctricos en las líneas de señales (PNMP 005 -1:2018 , A.5)  ................................ ....... 88 
8.10 Transitorios eléctricos en la red de CA y CC (PNMP 005 -1:2018 , A.5)  ................................ ..........  89 iii 
 8.11 Descargas electrostáticas (PNMP 005 -1:2018 , A.5)  ................................ ................................ ........  92 
8.12 Campos electromagnéticos radiados (PNMP 00 5-1:2018 , A.5)  ................................ .......................  95 
8.13 Campos electromagnéticos conducidos (PNMP 005 -1:2018 , A.5)  ................................ ..................  99 
8.14 Sobretensiones en las líneas de señales, datos y control (PNMP 005 -1:2018 , A.5)  .......................  102 
8.15 Sobretensiones en las líneas de la red de CA y CC (PNMP 005 -1:2018 , A.5)  ...............................  104 
8.16 Campo magnético estático (PNMP 005 -1:2018 , 7.2.8)  ................................ ................................ .. 106 
8.17 Ensayo de ausencia de flujo  ................................ ................................ ................................ ...........  109 
9 PROGRAMA DE ENSAYO PARA LA APROBACIÓN DE MODELO  ................................ ..... 110 
9.1 Número de muestras requeridas  ................................ ................................ ................................ ..... 110 
9.2 Ensayo de funcionamiento aplicable a todos los medidores de agua  ................................ .............  110 
9.3 Ensayos de funcionamiento aplicables a medidores de agua electrónicos, medidores de agua 
mecánicos equipados con dispositivos electrónicos y sus partes separables  ................................ .. 112 
9.4 Evaluación de modelo de las partes separables de un medidor de agua  ................................ .........  112 
9.5 Familias de medidores de agua  ................................ ................................ ................................ ...... 114 
10 ENSAYOS PARA LA VERIFICACIÓN INICIAL  ................................ ................................ ...... 114 
10.1 Verificación inicial de medidores de agua completos y combinados  ................................ .............  114 
10.2 Verificación inicial de las partes separables de un medidor de agua  ................................ ..............  116 
11 PRESENTACIÓN DE LOS RESU LTADOS  ................................ ................................ ................  118 
11.1 Objetivo de los informes  ................................ ................................ ................................ ................  118 
11.2 Datos de identificación y ensayo que se deben incluir en los registros  ................................ ..........  118 
 ANEXOS  
A EXAMEN DE MODELO Y ENSAYO DE SISTEMAS DE COMPROBACIÓN DE 
DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS  ................................ ................................ ..............................  120 
A.1 Generalidades  ................................ ................................ ................................ ................................  120 
A.2 Objetivo  del examen  ................................ ................................ ................................ ......................  120 
A.3 Procedimientos de examen  ................................ ................................ ................................ ............  121 
B CÁLCULO DEL ERROR RELATIVO (DE INDICACIÓN) DE UN MEDIDOR DE AGUA ..... 132 
B.1 Información general  ................................ ................................ ................................ .......................  132 
B.2 Cálculo del error (de indicación)  ................................ ................................ ................................ ... 132 
B.3 Cálculo del error relativo (de indicación)  ................................ ................................ ......................  133 
C REQUISITOS DE  INSTALACIÓN PARA ENSAYOS DE PERTURBACIÓN DEL FLUJO  .... 141 
D EVALUACIÓN DE MODELO DE UNA FAMILIA DE MEDIDORES DE AGUA  ...................  143 
D.1 Familias de medidores de agua  ................................ ................................ ................................ ...... 143 
D.2 Definición  ................................ ................................ ................................ ................................ ...... 143 
D.3 Selección del medidor  ................................ ................................ ................................ ...................  144 
E EJEMPLOS DE MÉTODOS Y COMPONENTES UTILIZADOS PARA EL ENSAYO DE 
MEDIDORES CONCÉNTRICOS DE AGUA  ................................ ................................ ..............  146 
F DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD DEL AGUA  ................................ ...............................  149 
F.1 Densidad del agua destilada libre de aire a 101,325 kPa  ................................ ................................  149 
F.2 Factor de corrección de presión  ................................ ................................ ................................ ..... 149 
F.3 Densidad del agua en el caudalímetro  ................................ ................................ ............................  150 iv 
 G INCERTID UMBRES MÁXIMAS DE LA MEDICIÓN DE FACTORES DE INFLUENCIA Y 
PERTURBACIONES  ................................ ................................ ................................ ....................  152 
G.1 Introducción  ................................ ................................ ................................ ................................ .. 152 
G.2 Entradas de señal simulada para la calculadora  ................................ ................................ .............  152 
G.3 Ensayos de calor seco, de calor húmedo (cíclico) y de frío  ................................ ............................  153 
G.4 Variación de tensión de alimentación  ................................ ................................ ............................  153 
G.5 Variación de frecuencia de la red  ................................ ................................ ................................ ... 153 
G.6 Reducción de corta duración de la alimentación  ................................ ................................ ............  153 
G.7 Transitorios eléctricos  ................................ ................................ ................................ ....................  153 
G.8 Descargas electrostáticas  ................................ ................................ ................................ ...............  154 
G.9 Interferencia electromagnética  ................................ ................................ ................................ ....... 154 
G.10  Vibraciones mecánicas  ................................ ................................ ................................ ..................  154 
H TOMAS DE PRESIÓN PARA EL ENSAYO DE PÉRDIDA DE PRESIÓN, DETALLES DE 
AGUJEROS Y RANURAS  ................................ ................................ ................................ ...........  155 
H.1 Generalidades  ................................ ................................ ................................ ................................  155 
H.2 Diseño de las tomas de presión de la sección de medición  ................................ ............................  155 
H.3 Tomas de presión, detalles de agujeros y ranuras  ................................ ................................ ..........  155 
I PERTURBADORES DE FLU JO ................................ ................................ ................................ .. 158 
I.1 Generalidades  ................................ ................................ ................................ ................................  158 
I.2 Generadores de perturbaciones del tipo roscado  ................................ ................................ ............  158 
 BIBLIOGRAFÍA  ................................ ................................ ................................ ...........................  171 
 
 
---oooOooo --- 
 
 v 
 PREFACIO  
 
 
 
A. Reseña histórica  
 
 
A.1 La Dirección  de Metrología de IN ACAL , se ha basado en  la Recomendación  
Internacional O IML R 49 -2:2013 “Water meters for cold potable water and hot water  — 
Part 2: Test methods ”, para obtene r el Proyecto de Norma Metrológica Peruana                        
PNMP 005 -2:2018 “MEDIDORES DE AGUA PARA AGUA POTABLE FRÍA Y 
AGUA CALIENTE.  Parte 2: Métodos de ensayo ”. 
 
 
A.2 El presente Proyecto de Norma Metrológica Peruana ha sido elaborado mediante 
un “Sistema de Adopción ” de elaboración de Normas Metrológicas Peruanas, de acuerdo 
a lo establecido en el literal “A)” del artículo 9 del “Procedimiento de Elabora ción y 
Aprobación de Normas Metrológicas Peruanas” - 1ra edición, aprobado mediante 
resolución N° 002 -2012/SNM -INDECOPI y publicado el 17 de mayo de 2012.  
 
 
A.3 El presente Proyecto de Norma Metrológica Peruana presenta cambios editoriales  
y estructurale s de acuerdo a las Guías Peruanas GP 001:1995 y GP 002:1995 . 
 
 
 
---oooOooo --- 
 
  
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-2 
METROLÓGICA PERUANA   1 de 172 
 
 
 MEDIDORES DE AGUA PARA AGUA POTABLE 
FRÍA Y AGUA CALIENTE.  
Parte 2: Métodos de ensayo  
1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN  
El presente Proyecto de Norma Metrológica Peruana  es aplicable a los ensayos de 
evaluación de modelo  y de verificación inicial de los medidores de agua potable fría y 
agua caliente según se define en PNMP 005 -1:201 8. Se pueden emitir certificados de 
aprobación de modelo  para los medidores de agua cubiertos por el alcance, siempre que 
esta parte del PNMP 005, PNMP 005 -1:201 8 y PNMP 005 -3:2018 se utilicen de acuerdo 
a las reglas establecidas en el presente Proyecto de Norma Metrológica Peruana . 
El prese nte Proyecto de Norma Metrológica Peruana  proporciona detalles sobre el 
programa de ensayo, los principios, los equipos y procedimientos que deben utilizarse 
para los ensayos de evaluación de modelo  y de verificación inicial de un modelo  de 
medidor.  
Las di sposiciones del presente Proyecto de Norma Metrológica Peruana  también se 
aplican a dispositivos auxiliares si lo exigen.  
Las disposiciones incluyen los requisitos de ensayo del medidor de agua completo y los 
requisitos de ensayo del transductor de medició n (incluyendo el sensor de flujo o de 
volumen) y la calculadora (incluyendo el dispositivo indicador) de un medidor de agua 
como unidades separadas.  
Los temas  relacionado a las “características técnicas (tamaño, dimensiones, conexión 
roscada, conexión embr idada,…) y a los requisitos de instalación de medidores de agua”; 
se encuentran especificadas en la ISO 4064 -4:2014 y ISO 4064 -5:2015 , respectivamente.  
2. REFERENCIAS NORMATIVAS  
Los siguientes documentos, en su totalidad o en forma parcial, se mencionan de manera 
normativa en el presente documento y son indispensables para su aplicación. Para las 
referencias con fecha, solo se aplica la edición citada. Para las referencias sin fecha, se 
aplica la última edición del documento citado (incluyendo las eventuales  modificaciones).   
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-2 
METROLÓGICA PERUANA   2 de 172 
 
 
 PNMP 005 -1:201 8, Medidores de agua para agua potable fría y agua caliente  — Parte 
1: Requisitos metrológicos y técnicos  
PNMP 005 -3:2018, Medidores de agua para agua potable fría y agua caliente  — Parte 
3: Formato del informe de ensayo.  
OIML G 1-100:2008 , Evaluación de datos de medición - Guía para la expresión de la 
incertidumbre en la medición  
IEC 60068 -2-1, Ensayos ambientales — Parte 2 -1: Ensayos. Ensayo A: Frío . 
IEC 60068 -2-2, Ensayos ambientales — Parte 2 -2: Ensayos. Ensayo B: Calor seco. 
IEC 60068 -2-30, Ensayos ambientales — Parte 2 -30: Ensayos — Ensayo Db: Ensayo 
cíclico de calor húmedo (ciclo de 12 h + 12 h) . 
IEC 60068 -2-31, Ensayos ambientales — Parte 2 -31: Ensayos — Ensayo Ec: Choques 
debidos a manejo brusco, ensayo destinado pri ncipalmente para equipos . 
IEC 60068 -2-47, Ensayos ambientales — Parte 2 -47: Ensayos — Montaje de 
especímenes para ensayos de vibración, de impacto y otros ensayos dinámicos . 
IEC 60068 -2-64, Ensayos ambientales — Parte 2 -64: Ensayos — Ensayo Fh: 
Vibraciones  aleatorias de banda ancha y guía . 
IEC 60068 -3-4, Ensayos ambientales — Parte 3 -4: Documentación de acompañamiento 
y guía — Ensayos de calor húmedo . 
IEC 60654 -2, Condiciones de funcionamiento para los equipos de medición y de control 
de los procesos indust riales — Parte 2: Alimentación . 
IEC 61000 -2-1, Compatibilidad electromagnética (CEM) — Parte 2: Entorno — Sección 
1: Descripción del entorno – Entorno electromagnético para las perturbaciones 
conducidas de baja frecuencia y la transmisión de señales en las  redes públicas de  
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-2 
METROLÓGICA PERUANA   3 de 172 
 
 
 alimentación . 
IEC 61000 -2-2, Compatibilidad electromagnética (CEM) — Parte 2 -2: Entorno — 
Niveles de compatibilidad para las perturbaciones conducidas de baja frecuencia y la 
transmisión de señales en las redes públicas de alimentación d e baja tensión . 
IEC 61000 -4-1, Compatibilidad electromagnética (CEM) — Parte 4 -1: Técnicas de 
ensayo y medición — Visión general de la serie IEC 61000 -4. 
IEC 61000 -4-2, Compatibilidad electromagnética (CEM) — Parte 4 -2: Técnicas de 
ensayo y medición — Ensa yo de inmunidad a las descargas electrostáticas  
IEC 61000 -4-3, Compatibilidad electromagnética (CEM) — Parte 4 -3: Técnicas de 
ensayo y medición — Ensayos de inmunidad a los campos electromagnéticos, radiados y 
de radiofrecuencia  
IEC 61000 -4-4, Compatibilid ad electromagnética (CEM) — Parte 4 -4: Técnicas de 
ensayo y medición — Ensayos de inmunidad a los transitorios eléctricos rápidos en 
ráfagas  
IEC 61000 -4-5, Compatibilidad electromagnética (CEM) — Parte 4 -5: Técnicas de 
ensayo y medición — Ensayos de inmuni dad a las ondas de choque  
IEC 61000 -4-6, Compatibilidad electromagnética (CEM) — Parte 4 -6: Técnicas de 
ensayo y medición — Inmunidad a las perturbaciones conducidas, inducidas por los 
campos de radiofrecuencia  
IEC 61000 -4-11, Compatibilidad electromagnéti ca (CEM) — Parte 4 -11: Técnicas de 
ensayo y medición — Ensayos de inmunidad a las caídas de tensión, interrupciones 
breves y variaciones de tensión  
IEC 61000 -6-16-1, Compatibilidad electromagnética (CEM) — Parte 6 -1: Normas 
genéricas — Inmunidad en entorno s residenciales, comerciales y de industria ligera  
IEC 61000 -6-2, Compatibilidad electromagnética (CEM) — Parte 6 -2: Normas  
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-2 
METROLÓGICA PERUANA   4 de 172 
 
 
 genéricas — Inmunidad en entornos industriales  
OIML D 11:2004, Requisitos generales para instrumentos de medición electrónicos  
OIM L G 13, Planificación de laboratorios de metrología y de ensayos  
3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES  
Para los fines de este documento, se aplican los términos y definiciones de l                                 
PNMP 005 - 1:2018 . 
4. CONDICIONES DE REFERENCIA  
Todas las magnitudes de influencia aplicables, salvo la magnitud de influencia que se está 
ensayando, deben mantenerse en los siguientes valores durante los ensayos de evaluación 
de modelo  en un medidor de agua. Sin embargo, en el caso de factores de influ encia y 
perturbaciones para medidores de agua electrónicos, se permite utilizar las condiciones 
de referencia definidas en la norma IEC aplicable.  
Caudal       0,7 × (Q 2 + Q 3) ± 0,03 × (Q 2 + Q 3) 
Temperatura del agua:    T30, T50 es 20 °C ± 5 °C  
T70 a T180 es 20 °C ± 5 °C y 50 °C ± 5 °C  
T30/70 a T30/180 es 50 °C ± 5 °C  
Presión del agua:  Dentro de las condiciones nominales de 
funcionamiento ( PNMP 005 -1:2018 , 6.4)  
Alcance de temperatura ambiente:   15 °C a 25 °C  
Alcance de humedad relativa ambiente:  45 % a 75 %  
Alcance de presión atmosférica ambiente:  86 kPa a 106 kPa (0,86 bares a 1,06 bares)   
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-2 
METROLÓGICA PERUANA   5 de 172 
 
 
 Tensión de alimentación (CA de la red):  Tensión nominal, U nom ± 5 %  
Frecuencia de alim entación:    Frecuencia nominal, f nom ± 2 %  
Tensión de alimentación (batería):   Una tensión V  
del alcance U bmin ≤ V ≤ U bmax 
Durante cada ensayo, la temperatura y la humedad relativa no deben variar en más de                  
5 °C o 10 %, respectivamente, dentro del alcance de referencia. Se permite que las 
condiciones de referencia se desvíen con respecto a los valores de tolerancia definidos 
durante los ensayos de funcionamiento si se puede proporcionar al organismo responsable 
de la aprobación de modelo  evidencia de que el modelo  de medidor en consideración no 
se ve afec tado por la desviación de la condición en cuestión. Sin embargo, se deben medir 
y documentar los valores reales de la condición que se desvía, como parte de la 
documentación de los ensayos de funcionamiento.  
5. SÍMBOLOS, UNIDADES Y ECUACIONES  
Las ecuaciones, símbolos y sus unidades, con respecto al cálculo del error (de indicación) 
de un medidor de agua, utilizados en el presente Proyecto de Norma Metrológica Peruana , 
se proporcionan en el Anexo B.  
6. EXAMEN EXTERNO  
6.1. Generalidades  
Durante el examen externo, se deb en registrar todos los valores, dimensiones y 
observaciones pertinentes.  
NOTA 1  Para la presentación de los resultados de los exámenes de modelo, ver el capítulo 11.  
NOTA 2  Los apartados pertinentes del PNMP 005 -1:201 8 aparecen entre paréntesis en lo que 
viene a continuación.   
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-2 
METROLÓGICA PERUANA   6 de 172 
 
 
 6.2. Objetivo del instrumento  
Verificar que un medidor de agua cumpla con los requisitos de l PNMP 005 -1:201 8 con 
respecto al diseño del dispositivo indicador, el marcado del medidor y la aplicación de 
dispositivos de protección.  
6.3. Preparación  
Se deben realizar las medidas lineales que tengan que tomarse a un medidor, utilizando 
dispositivos de medición calibrados y trazables.  
Las dimensiones reales o aparentes de las escalas del dispositivo indicador debe n tomarse 
sin quitar el lente del medidor o desmontar el medidor.  
NOTA : Se puede utilizar un microscopio móvil (catetómetro) para medir el ancho, la separación 
y la altura de las divisiones de escala y la altura de los números.  
6.4. Procedimientos de examen  
6.4.1.  Generalidades  
Se deben examinar los siguientes aspectos del diseño en por lo menos un medidor de la 
muestra.  
La misma muestra de medidor puede utilizarse para todos los exámenes externos, o 
diferentes medidores de las muestras presentadas pueden usarse para a lgunos de los 
exámenes.  
6.4.2.  Marcas e inscripciones ( PNMP 005 -1:201 8, 6.6)  
a) Verificar que se proporcione un lugar para colocar la marca de verificación, el cual 
sea visible sin desmontar el medidor de agua.   
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-2 
METROLÓGICA PERUANA   7 de 172 
 
 
 b) Verificar que el medidor de agua esté marcado clara e  indeleblemente con la 
información presentada en  el PNMP 005 -1:201 8, 6.6.2.  
c) Verificar  el cumplimiento  de lo referente al:  PNMP 005 -1:201 8, 6.6.1 y 6.6.2 (r)  de 
PNMP 005 -3:2018, 4.4.1 . 
6.4.3.  Dispositivo indicador ( PNMP 005 -1:201 8, 6.7)  
6.4.3.1.  Función (PNMP 005 -1:201 8, 6.7.1.1)  
a) Verificar que el dispositivo indicador proporcione una lectura fácil, confiable y una 
indicación visual del volumen de agua que no sea ambigua.  
b) Verificar que el dispositivo indicador incluya medios visuales para el ensayo y 
calibración.  
c) Si el disp ositivo indicador incluye elementos adicionales para el ensayo y 
calibración mediante otros métodos, por ejemplo, para el ensayo y calibración 
automáticos, registrar el tipo o tipos de dispositivo.  
d) Si el medidor es un medidor de combinación con dos disposi tivos indicadores, se 
aplica 6.4.3 a ambos dispositivos indicadores.  
e) Verificar  el cumplimiento  de lo referente al  PNMP 005 -1:2018 , 6.7.1.1 de   PNMP 
005-3:2018, 4.4.1 . 
6.4.3.2.  Unidad de medida, símbolo y ubicación ( PNMP 005 -1:201 8, 6.7.1.2)  
a) Verificar que el volumen de agua indicado se exprese en metros cúbicos.  
b) Verificar que el símbolo m3 aparezca en el dial o inmediatamente adyacente al 
dispositivo visualizador numerado.   
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-2 
METROLÓGICA PERUANA   8 de 172 
 
 
 c) Verificar  el cumplimiento  de lo referente al PNMP 005 -1:201 8, 6.7.1.2 de   PNMP 
005-3:2018, 4.4.1 . 
6.4.3.3.  Alcance de  indicación (PNMP 005 -1:201 8, 6.7.1.3)  
a) Verificar que el dispositivo indicador sea capaz de registrar el volumen indicado en 
metros cúbicos que se da en PNMP 005 -1:201 8, Tabla 5, correspondiente al caudal 
permanente Q3 sin pasar por cero.  
b) Verificar  el cumplimiento  de lo referente al PNMP 005 -1:201 8, 6.7.1.3 de      PNMP 
005-3:2018, 4.4.1 . 
6.4.3.4.  Codificación de colores para dispositivos indicadores                            
(PNMP 005 -1:201 8, 6.7.1.4)  
a) Verificar que:  
1) se utilice el color negro para indicar el metro cúbico  y sus múltiplos;  
2) se utilice el color rojo para indicar los submúltiplos del metro cúbico; y  
3) los colores se apliquen a los punteros, agujas, números, ruedas, discos, diales o 
ventanas;  
o se utilicen o tros medios para indicar el metro cúbico, en los cuales no hay 
ambigüedad al distinguir entre la indicación primaria y las visualizaciones 
alternativas, por ejemplo, submúltiplos para la verificación y el ensayo.  
b) Verificar  el cumplimiento  de lo referente a l PNMP 005 -1:201 8, 6.7.1.4 de         
PNMP 005 -3:2018, 4.4.1 . 
  
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-2 
METROLÓGICA PERUANA   9 de 172 
 
 
 6.4.3.5.  Tipos de dispositivo indicador ( PNMP 005 -1:201 8, 6.7.2)  
6.4.3.5.1.  Tipo 1 — Dispositivo analógico (PNMP 005 -1:201 8, 6.7.2.1)  
a) Si se ha utilizado un dispositivo indicador del tipo 1, verificar que el volumen se 
indique mediante:  
 el movimiento continuo de uno o más punteros que se desplazan en relación con 
escalas graduadas;  
 o el movimiento continuo de una o más escalas circulare s o tambores, cada uno 
de los cuales pasa por una aguja.  
b) Verificar que el valor expresado en metros cúbicos para cada división de escala sea 
de la forma 10 n, donde n es un número entero positivo o negativo o cero, por lo que 
se establece un sistema de déca das consecutivas.  
c) Verificar que cada escala esté graduada en valores expresados en metros cúbicos o 
acompañada de un factor de multiplicación (×0,001; ×0,01; ×1; ×10; ×100; ×1 000; 
etc.).  
d) Verificar que el movimiento rotativo de los punteros o las escalas c irculares sea en 
el sentido de las agujas del reloj.  
e) Verificar que el movimiento lineal de los punteros o las escalas sea de izquierda a 
derecha.  
f) Verificar que el movimiento de los indicadores de rodillos numerados sea hacia 
arriba.  
g) Verificar  el cumplimiento  de lo referente al PNMP 005 -1:201 8, 6.7.2.1 de         
PNMP 005 -3:2018, 4.4.1 . 
  
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-2 
METROLÓGICA PERUANA   10 de 172 
 
 
 6.4.3.5.2.  Tipo 2 — Dispositivo digital ( PNMP 005 -1:201 8, 6.7.2.2)  
a) Verificar que el volumen se indique mediante una línea de dígitos que aparecen en 
una o más aberturas.  
b) Verificar que el avance de un dígito se complete cuando el dígito del próximo valor 
menor está cambiando de 9 a 0.  
c) Verificar que la altura real o aparente de los dígitos sea por lo menos 4 mm  
d) Para dispositivos no electrónicos:  
1) Verificar que el movimiento de los indicadores de rodillos numerados 
(tambores) sea hacia arriba.  
2) Si la década de menor valor tiene un movimiento continuo, verificar que la 
abertura sea lo suficientemente grande que permita la lectura de un dígito sin 
ambigüedad.  
Para dispositivos elect rónicos:  
3) Verificar que, en el caso de visualizaciones no permanentes, el volumen pueda 
visualizarse en cualquier momento durante por lo menos 10 s.  
4) Comprobar visualmente todo el dispositivo visualizador en la siguiente 
secuencia:  
i) para el tipo de siete segm entos, verificar que se puedan visualizar 
correctamente todos los elementos (por ejemplo, una prueba de "ochos");  
ii) para el tipo de siete segmentos, verificar que se puedan borrar todos los 
elementos (por ejemplo, una prueba de "blancos");   
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-2 
METROLÓGICA PERUANA   11 de 172 
 
 
 iii) para visualizaciones gráficas, utilizar una prueba equivalente para verificar que 
las fallas de visualización no pueden ocasionar la mala interpretación de 
cualquier dígito;  
iv) verificar que cada etapa de la secuencia dure por lo menos 1 s.  
e) Llenar  lo referente a  la sección del  PNMP 005 -1:201 8, 6.7.2.2  de                                         
PNMP 005 -3:2018, 4.4.1 . 
6.4.3.5.3.  Tipo 3 — Combinación de dispositivos analógicos y digitales                   
(PNMP 005 -1:201 8, 6.7.2.3)  
a) Si el dispositivo indicador es una combinació n de dispositivos de los tipos 1 y 2, 
verificar que se apliquen los respectivos requisitos de cada uno (ver 6.4.3.5.1 y 
6.4.3.5.2).  
b) Llenar lo  referente a  la sección del  PNMP 005 -1:201 8, 6.7.2.3 de                              
PNMP 005 -3:2018, 4.4.1 . 
6.4.3.6.  Dispositivos de verificación — Primer elemento de un dispositivo 
indicador — Intervalo de verificación ( PNMP 005 -1:201 8, 6.7.3)  
6.4.3.6.1.  Requisitos generales (PNMP 005 -1:201 8, 6.7.3.1)  
a) Verificar que el dispositivo indicador tenga los medios que permiten una 
verific ación y calibración visuales que no sean ambiguas.  
b) Observar si el dispositivo visual de verificación tiene un movimiento continuo o 
discontinuo.  
c) Observar si, además de los medios de verificación con dispositivo visual, el 
dispositivo indicador incluye sist emas para un ensayo rápido mediante la inclusión 
de elementos complementarios (por ejemplo, ruedas o discos en estrella), que 
proporcionan señales a través de sensores conectados externamente). Observar la  
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-2 
METROLÓGICA PERUANA   12 de 172 
 
 
 relación, declarada por el fabricante, entre la in dicación visual de volumen y las 
señales emitidas por estos dispositivos complementarios.  
d) Llenar lo referente a  la sección del  PNMP 005 -1:201 8, 6.7.3.1 de                               
PNMP 005 -3:2018, 4.4.1 . 
6.4.3.6.2.  Dispositivo visual de verificación ( PNMP 005 -1:201 8, 6.7.3.2)  
6.4.3.6.2.1.  Valor del intervalo de escala de verificación (PNMP 005 -1:201 8, 
6.7.3.2.1)  
a) Verificar que el valor del intervalo de escala de verificación, expresado en metros 
cúbicos, sea de la forma 1 × 10n, 2 × 10n o 5 × 10n, donde n es un número enter o 
positivo o negativo o cero,  
b) Para los dispositivos indicadores analógicos y digitales con movimiento continuo del 
primer elemento, verificar que el intervalo de escala de verificación se forme de la 
división en 2, 5 o 10 partes iguales del intervalo entre  dos dígitos consecutivos del 
primer elemento.  
c) Para los dispositivos indicadores analógicos y digitales con movimiento continuo del 
primer elemento, verificar que la numeración no se aplique a las divisiones entre 
dígitos consecutivos del primer elemento  
d) Para los dispositivos indicadores digitales con movimiento discontinuo del primer 
elemento, el intervalo de escala de verificación es el intervalo entre dos dígitos 
consecutivos o movimientos incrementales del primer elemento.  
e) Llenar lo referente a  la sección del  PNMP 005 -1:201 8, 6.7.3.2.1  de                           
PNMP 005 -3:2018, 4.4.1 . 
 
  
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-2 
METROLÓGICA PERUANA   13 de 172 
 
 
 6.4.3.6.2.2.  Forma de la escala de verificación ( PNMP 005 -1:201 8, 6.7.3.2.2)  
a) Si el dispositivo indicador tiene un movimiento continuo del primer elemento, 
comprobar  que la div isión de escala aparente no sea menos de 1 mm ni más de     5 
mm. 
b) Verificar que la escala consista de:  
 líneas de igual grosor que no sobrepasen un cuarto de la división de escala y que 
solo difieran en longitud;  
 o bandas de contraste de un ancho constante igual a la división de escala.  
c) Verificar que el ancho aparente de la punta del puntero no sea superior a un cuarto 
de la división de escala.  
d) Verificar que el ancho aparente de la punta del puntero no sea superior a 0,5 mm.  
e) Llenar  lo referente a  la sección del PNMP 005 -1:201 8, 6.7.3.2.2  de                         
PNMP 005 -3:2018, 4.4.1 . 
6.4.3.6.2.3.  Resolución del dispositivo indicador ( PNMP 005 -1:201 8, 6.7.3.2.3)  
a) Observar el valor del intervalo de escala de verificación, δV m3.  
b) Calcular el volumen real Va en m3 que pasa durante 1 h 30 min con el caudal mínimo 
Q1, a partir de Va = Q1 × 1,5.  
c) Calcular el error de resolución εr del dispositivo indicador, expresado en porcentaje, 
a partir de:  
1)  para un movimiento continuo del primer elemento:   
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-2 
METROLÓGICA PERUANA   14 de 172 
 
 
  𝜀𝑟=0,5𝛿𝑉+0,5𝛿𝑉
𝑉𝑎×100  % 
    =𝛿𝑉
𝑉𝑎×100  % 
2)  para un movimiento discontinuo del primer elemento:  
          𝜀𝑟=𝛿𝑉+𝛿𝑉
𝑉𝑎×100  % 
    =2𝛿𝑉
𝑉𝑎×100  % 
d) Verificar que, para los medidores de la clase de exactitud 1, el valor del intervalo 
de escala de verificación sea lo suficientemente pequeño para asegurar que el error 
de resolución εr del dispositivo indicador no sea superior a 0,25 % del volumen real 
requerido durante 1 h 30 min con el caudal mínimo, Q1. 
εr ≤ 0,25 %  
e) Verificar que, para los medidores de la clase de exactitud 2, el valor del intervalo 
de escala de verificación sea lo suficientemente pequeño para asegurar que el error 
de resolución εr del d ispositivo indicador no sea superior a 0,5 % del volumen real 
requerido durante 1 h 30 min con el caudal mínimo, Q1.  
εr ≤ 0,5 %  
f) Llenar  lo referente a  la sección del  PNMP 005 -1:201 8, 6.7.3.2 de                          
PNMP 005 -3:2018, 4.4.1 . 
Cuando el dispositivo visualizador del primer elemento es continuo, se debe tomar en 
cuenta un error máximo de cada lectura que no sea más de la mitad del intervalo de escala 
de verificación.   
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-2 
METROLÓGICA PERUANA   15 de 172 
 
 
 Cuando el dispositivo visualizador del primer elemento es discontinuo, se debe tomar en 
cuenta un error máximo de cada lectura que no sea superior a un dígito de la escala de 
verificación.  
6.4.4.  Dispositivos de protección (PNMP 005 -1:201 8, 6.8)  
a) Verificar que el medidor de agua incluya los dispositivos de protección 
especificados en PNMP 005 -1:201 8, 6.8.  
b) Llenar  lo referente a  la sección del  PNMP 005 -1:201 8, 6.8.1 y 6.8.2.3  de      PNMP 
005-3:2018, 4.4.1 . 
7. ENSAYOS DE FUNCIONAMIENTO PARA TODOS LOS 
MEDIDORES DE AGUA  
7.1. Generalidades  
Durante los ensayos de funcionamiento, se deben registrar todos los valores, dimensiones 
y observaciones pertinentes.  
NOTA 1  Para la presentación de los resultados de los ensayos de evaluación de modelo , 
ver el capítulo 11.  
NOTA 2  Los apartados pertinente s de PNMP 005 -1:201 8 aparecen entre paréntesis en 
lo que viene a continuación.  
7.2. Condiciones requeridas para todos los ensayos  
7.2.1.  Calidad del agua  
Los ensayos del medidor de agua deben realizarse utilizando agua. El agua debe ser la del 
suministro público de agua potable o debe cumplir los mismos requisitos.   
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-2 
METROLÓGICA PERUANA   16 de 172 
 
 
 El agua no debe contener ninguna sustancia que pudiera dañar el medidor o afectar 
adversamente su operación. No debe contener burbujas de aire.  
Si el agua fuese reciclada, se deben tomar medidas para evita r que el agua residual del 
medidor resulte perjudicial para los seres humanos.  
7.2.2.  Reglas generales para la instalación de ensayo y ubicación  
7.2.2.1.  Inexistencia de influencias espurias  
Los bancos de ensayo deben ser diseñados, construidos y utilizados de tal manera  que su 
propio funcionamiento no contribuya significativamente al error de ensayo. Para este fin, 
se requieren altos estándares de mantenimiento de bancos, además de soportes y 
aditamentos adecuados, para evitar la vibración del medidor, el banco de ensayo  y sus 
accesorios.  
El ambiente de los bancos de ensayo debe ser tal que se cumplan las condiciones de 
referencia del ensayo (ver el capítulo 4).  
Durante los ensayos, la presión manométrica en la salida de cada medidor de agua debe 
ser por lo menos 0,03 MPa  (0,3 bares) y suficiente para evitar la cavitación.  
Debe ser posible realizar lecturas de ensayo rápidamente y con facilidad.  
7.2.2.2.  Ensayo en grupo de medidores  
Los medidores se ensayan individualmente o en grupos. En este último caso, se deben 
determinar con p recisión las características individuales. La presencia de cualquier 
medidor en el banco de ensayo no debe contribuir significativamente al error de ensayo 
de cualquier otro medidor.  
7.2.2.3.  Ubicación  
El ambiente seleccionado para los ensayos de los medidores debe  estar de acuerdo con  
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-2 
METROLÓGICA PERUANA   17 de 172 
 
 
 los principios detallados en OIML G 13 y debe estar libre de influencias perturbadoras 
(por ejemplo, la temperatura ambiente y vibraciones).  
7.3. Ensayo de presión estática ( PNMP 005 -1:201 8, 4.2.10)  
7.3.1.  Objetivo del ensayo  
Verificar que el medidor de agua pueda resistir la presión hidráulica de ensayo establecida 
durante el tiempo especificado sin que se presenten fugas o daños,  
7.3.2.  Preparación  
a) Instalar los medidores en el banco de ensayo individualmente o en grupos.  
b) Sacar el aire de la tubería del banco de ensayo y de los medidores de agua.  
c) Asegurarse de que el banco de ensayo esté libre de fugas.  
d) Asegurarse de que la presión de alimentación esté libre de pulsaciones.  
7.3.3.  Procedimiento de ensayo  
7.3.3.1.  Medidores en línea  
a) Aumentar la presión hidráulica a 1, 6 veces la presión máxima admisible (PMA) del 
medidor y mantenerla durante 15 min.  
b) Inspeccionar los medidores para determinar daños físicos, fugas externas y fugas 
hacia el dispositivo indicador.  
c) Aumentar la presión hidráulica a dos veces la PMA y mantener  este nivel de presión 
durante 1 min.   
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-2 
METROLÓGICA PERUANA   18 de 172 
 
 
 d) Inspeccionar los medidores para determinar daños físicos, fugas externas y fugas 
hacia el dispositivo indicador.  
e) Llenar el informe de ensayo del PNMP 005 -3:2018, 4.5.1 . 
Requisitos adicionales:  
1) Aumentar y disminuir la presión gradualmente sin cambios bruscos de presión.  
2) Aplicar solo las temperaturas de referencia para este ensayo.  
3) El caudal debe ser cero durante el ensayo.  
7.3.3.2.  Medidores concéntricos  
El procedimiento de ensayo establecido en 7.3.3.1 también se aplica al ensayo de presión 
de medidores concéntricos de agua  (ver Anexo E) ; sin embargo, también se deben ensayar 
los sellos ubicados en la interfaz del medidor concéntrico/ colector  (ver el ejemplo de la 
Figura E.1) para asegurarse de que no se produzcan fugas inte rnas no reveladas entre los 
conductos de entrada y de salida del medidor.  
Cuando se realiza el ensayo de presión, se deben ensayar el medidor y el colector  juntos 
Los requisitos para el ensayo de los medidores concéntricos pueden variar según el 
diseño, po r lo tanto, en las Figuras E.2 y E.3 se muestra un ejemplo de un método de 
ensayo.  
7.3.4.  Criterios de aceptación  
No debe haber fugas del medidor o fugas hacia el dispositivo indicador, o daños físicos 
que resulten de cualquiera de los ensayos de presión descrito s en 7.3.3.1 y 7.3.3.2.   
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-2 
METROLÓGICA PERUANA   19 de 172 
 
 
 7.4.  Determinación de errores intrínsecos (de indicación)                            
(PNMP 005 -1:201 8, 7.2.3)  
7.4.1.  Objetivo del ensayo  
Determinar los errores intrínsecos (de indicación) de un medidor de agua y los efectos de 
la orientación d el medidor sobre el error (de indicación).  
7.4.2.  Preparación  
7.4.2.1.  Descripción del banco de ensayo  
El método especificado aquí para determinar los errores (de indicación) del medidor es el 
denominado método de “recolección” en el cual la cantidad de agua que pasa por un 
medidor de agua, se recolecta en uno o más recipientes colectores y su cantidad se 
determina volumétricamente o por pesaje. Se pueden utilizar otros métodos siempre que 
se cumplan los requisitos de 7.4.2.2.6.1.  
La comproba ción de los errores (de indicac ión) consiste en comparar las indicaciones de 
volumen dadas por el medidor en las condiciones de referencia contra un dispositivo de 
referencia calibrado.  
Para el propósito de estos ensayos, se debería ensayar por lo menos un medidor sin que 
sus dispositiv os auxiliares temporales (si hubiera alguno) estén conectados, a menos que 
éstos sean esenciales para el ensayo del medidor.  
El banco de ensayo consta, típicamente, de:  
a) un suministro de agua (tanque no presurizado, tanque presurizado, bomba, etc.);  
b) tubería s; 
c) un dispositivo de referencia calibrado (tanque volumétrico calibrado, sistema de 
pesaje, medidor de referencia, etc.);   
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-2 
METROLÓGICA PERUANA   20 de 172 
 
 
 d) medios para medir el tiempo del ensayo;  
e) dispositivos para automatizar los ensayos (si se requiere);  
f) medios para medir la temperatura del agua;  
g) medios para medir la presión del agua;  
h) medios para determinar la densidad si fuese necesario  (Ver Anexo F) ; 
i) medios para determinar la conductividad si fuese necesario;  
7.4.2.2.  Tuberías  
7.4.2.2.1.  Descripción  
Las tuberías deben incluir:  
a) una sección de ensayo en la que se colocan el o los medidores;  
b) medios para establecer el caudal deseado;  
c) uno o dos dispositivos de aislamiento;  
d) medios para determinar el caudal;  
y si fuese necesario:  
e) medios para comproba r que las tuberías están llenas hasta un nivel de referencia 
antes y después de cada ensayo;   
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-2 
METROLÓGICA PERUANA   21 de 172 
 
 
 f) una o más tomas de aire;  
g) un dispositivo de no retorno;  
h) un separador de aire;  
i) un filtro.  
Durante el ensayo, no se debe permitir la fuga de flujo, entrada de flujo ni drenaje de flujo 
tanto entre el o los medidores y el dispositivo de referencia como en el propio dispositivo 
de referencia.  
7.4.2.2.2.  Sección de ensayo  
La sección de ensayo incluye, además del o los medidores:  
a) una o más tomas de presión para la medición de la presión, de las cuales una sola 
toma de presión se encuentra ubicada aguas arriba del primer medidor y junto a 
éste; 
b) medios para medir la temperatura del agua junto a la entrada al primer medidor.  
La presencia de cualquier componente de tubería o dispositivo ubicado en la sección de 
medición o cerca de ést a no debe originar cavitación o perturbaciones de flujo capaces de 
alterar el funcionamiento de los medidores o causar errores (de indicación).  
7.4.2.2.3.  Precauciones que se deben tomar durante los ensayos  
a) Comprobar  que el funcionamiento del banco de ensayo sea tal que, durante un 
ensayo, el volumen real de agua que circula por el o los medidores, sea igual al 
medido por el dispositivo de referencia.   
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-2 
METROLÓGICA PERUANA   22 de 172 
 
 
 b) Comprob ar que el tubo (por ejemplo, el cuello de cisne del tubo de salida) esté 
llenado hasta el mismo nivel de refere ncia tanto al comienzo como al final del ensayo.  
c) Sacar todo el aire que existe en la tubería de interconexión y el o los medidores. El 
fabricante puede recomendar un procedimiento que asegure que se saque todo el aire 
del medidor.  
d) Tomar todas las precaucio nes necesarias para evitar los efectos de las vibraciones y 
sacudidas.  
7.4.2.2.4.  Disposiciones especiales para la instalación de medidores  
7.4.2.2.4.1.  Evitación de mediciones erróneas  
El siguiente recordatorio de las causas más frecuentes de mediciones erróneas y las 
precaucio nes necesarias para la instalación de los medidores de agua en el banco de 
ensayo obedece a la necesidad de lograr una instalación de ensayo donde:  
a) las características del flujo hidrodinámico no ocasionan diferencias perceptibles en 
el funcionamiento del medidor cuando se comparan con las características del flujo 
hidrodinámico que están libres de perturbaciones; y  
b) la incertidumbre expandida del método empleado no excede el valor establecido 
(ver 7.4.2.2.6.1).  
7.4.2.2.4.2.  Necesidad de tramos rectos de tubo o enderezad ores de flujo  
La exactitud de los medidores no volumétricos de agua puede verse afectada por 
perturbaciones aguas arriba causadas, por ejemplo, por la presencia de codos, uniones en 
T, válvulas o bombas.  
Con el propósito de contrarrestar estos efectos:  
a) se debe instalar el medidor de acuerdo con las instrucciones del fabricante;   
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-2 
METROLÓGICA PERUANA   23 de 172 
 
 
 b) las tuberías de conexión deben tener un diámetro interno que se ajuste a la conexión 
pertinente del medidor; y  
c) si es necesario, se debe instalar un enderezador de flujo aguas arriba  del tramo recto 
de tubo.  
7.4.2.2.4.3.  Causas comunes de perturbación del flujo  
Un flujo puede estar sujeto a dos tipos de perturbación: la distorsión del perfil de 
velocidad y la turbulencia, los cuales pueden afectar los errores de indicación de un 
medidor de agua.  
La distorsión del perfil de velocidad es normalmente causada por una obstrucción que 
bloquea parcialmente la tubería, por ejemplo, la presencia de una válvula parcialmente 
cerrada o una junta de bridas desalineada. Esto puede eliminarse fácilmente mediante  la 
aplicación cuidadosa de los procedimientos de instalación.  
La turbulencia puede ser causada por dos o más codos en planos diferentes o por un único 
codo en combinación con un reductor excéntrico o una válvula parcialmente cerrada.  Se 
puede controlar e ste efecto asegurando un tramo adecuado de tubo recto aguas arribas del 
medidor de agua o instalando un dispositivo enderezador de flujo o una combinación de 
ambos. Sin embargo, cuando sea posible, estos tipos de configuración de tubería deberían 
evitarse.  
7.4.2.2.4.4.  Medidores volumétricos de agua  
Se considera que algunos tipos de medidor de agua, por ejemplo, medidores volumétricos 
de agua (es decir, que tengan cámaras medidoras con paredes móviles), tales como los 
medidores de pistón oscilante o de disco nutador, no  son afectados por las condiciones de 
instalación aguas arriba, por lo que no se requieren condiciones especiales.  
7.4.2.2.4.5.  Medidores que utilizan la inducción electromagnética  
Los medidores que utilizan la inducción electromagnética como principio de medición, 
pueden verse afectados por la conductividad del agua de ensayo.   
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-2 
METROLÓGICA PERUANA   24 de 172 
 
 
 La conductividad del agua utilizada para ensayar este tipo de medidor debería encontrarse 
dentro del alcance de trabajo de conductividad especificado por el fabricante del medidor.  
7.4.2.2.4.6.  Otros principi os de medición  
Otros tipos de medidor pueden requerir el acondicionamiento del flujo al medir los errores 
de indicación y, en tales casos, se deben cumplir los requisitos de instalación 
recomendados por el fabricante (ver 7.10).  
Se deberían informar estos requisitos de instalación en el certificado de aprobación de 
modelo  para un medidor de agua.  
Los medidores concéntricos que se demuestra que no son afectados por la configuración 
del colector  (ver 7.4.2.2.4.4), se pueden ensayar y utilizar con cualquier configuración 
adecuada del colector . 
7.4.2.2.5.  Errores del inicio y término del ensayo  
7.4.2.2.5.1.  Generalidades  
Se deben tomar precauciones adecuadas para reducir las incertidumbres resultantes de la 
operación de los componentes del banco de ensayo durante el ensayo.  
En 7.4.2.2.5.2 y 7.4.2.2.5.3, se dan los detalles de las precauciones que se deben tomar en 
dos casos encontrados en el “método de recolección”.  
7.4.2.2.5.2.  Ensayos con lecturas tomadas con el medidor en reposo  
Por lo general, a este método se le conoce como método de "inicio y término en posición 
detenido".  
El flujo se establece abriendo una válvula situada aguas abajo del medidor y se detiene 
cerrando esta válvula. El medidor se lee cuando el registro está deten ido.  
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-2 
METROLÓGICA PERUANA   25 de 172 
 
 
 Se mide el tiempo entre el momento del comienzo del movimiento de apertura de la 
válvula y el comienzo del movimiento de cierre. Mientras el flujo está comenzando y 
durante el período en el que se encuentra a un caudal constante especificado, el error  (de 
indicación) del medidor varía en función de los cambios en el caudal (la curva de error).  
Mientras el flujo se está deteniendo, la combinación de la inercia de las partes móviles 
del medidor y el movimiento rotativo del agua dentro del medidor puede c ausar un error 
apreciable que debe tomarse en cuenta en determinados tipos de medidor y para 
determinados caudales de ensayo.  
En este caso, no ha sido posible determinar una regla empírica simple que establezca las 
condiciones de modo que este error pueda ser siempre insignificante.  
En caso de duda, es aconsejable:  
a) incrementar el volumen y la duración del ensayo;  
b) comparar los resultados con los obtenidos mediante otros métodos y, en particular 
con el método especificado en 7.4.2.2.5.3, que elimina las causa s de la 
incertidumbre presentadas anteriormente.  
Para algunos tipos de medidores de agua electrónicos con salidas de impulsos, que se 
utilizan para los ensayos, la respuesta del medidor a los cambios en el caudal puede ser 
tal que se emitan impulsos válido s después de cerrar la válvula. En este caso, se deben 
proporcionar medios para contar estos impulsos adicionales.  
Cuando las salidas de impulsos se utilizan para el ensayo de los medidores, se debe 
comprob ar que el volumen indicado por el recuento de impu lsos corresponde al volumen 
visualizado en el dispositivo indicador.  
7.4.2.2.5.3.  Ensayos con lecturas tomadas en condiciones de flujo estable y 
derivación del flujo  
Por lo general, a este método se le conoce como método de "inicio y término en 
movimiento".   
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-2 
METROLÓGICA PERUANA   26 de 172 
 
 
 La medición  se realiza una vez que las condiciones de flujo se han estabilizado.  
Un interruptor desvía el flujo hacia un recipiente calibrado al comienzo de la medición y 
lo desvía en la dirección opuesta al final de ésta.  
El medidor se lee cuando está en funcionamie nto. 
La lectura del medidor está sincronizada con el movimiento del interruptor de flujo.  
El volumen recolectado en el recipiente es el volumen real que ha pasado.  
La incertidumbre introducida en el volumen medido puede considerarse insignificante si 
el tiempo de movimiento del interruptor de flujo en cada dirección es idéntico con un 
margen de error de 5 % y si es inferior a 1/50 del tiempo total del ensayo.  
7.4.2.2.6.  Dispositivo de referencia calibrado  
7.4.2.2.6.1.  Incertidumbre expandida del valor del volumen real medido  
Cuand o se realiza un ensayo, la incertidumbre expandida en la determinación del volumen 
real que pasa por un medidor de agua, no debe exceder de un quinto del error máximo 
permisible aplicable para la evaluación de modelo  y de un tercio del error máximo 
permisi ble aplicable para la verificación inicial.  
NOTA  La incertidumbre del volumen real medido no incluye la contribución del medidor de 
agua.  
La estimación de la incertidumbre debe realizarse de acuerdo con la OIML G  1-100 con 
un factor de cobertura, k = 2.  
7.4.2.2.6.2.   Volumen mínimo del dispositivo de referencia calibrado  
El volumen mínimo permitido depende de los requisitos determinados por los efectos del  
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-2 
METROLÓGICA PERUANA   27 de 172 
 
 
 inicio y término del ensayo (error de temporización) y el diseño del dispositivo indicador 
(valor del intervalo de  escala de verificación).  
7.4.2.2.7.  Principales factores que afectan la medición de errores de (indicación)  
7.4.2.2.7.1.  Generalidades  
Las variaciones de la presión, el caudal y la temperatura en el banco de ensayo, así como 
las incertidumbres en la precisión de la medición de estas magnitudes físicas son los 
principales factores que afectan la medición de los errores (de indicación) de un medidor 
de agua.  
7.4.2.2.7.2.  Presión de alimentación  
La presión de alimentación debe mantenerse a un valor constante a lo largo de todo el 
ensayo para el  caudal seleccionado.  
Cuando se ensayan medidores de agua que tengan caudal Q3 ≤ 16 m3/h, para caudales de 
ensayo ≤ 0,1 Q3, la constancia de la presión en la entrada del medidor (o en la entrada del 
primer medidor de un grupo que se esté ensayando) se logr a si al banco de ensayo se le 
suministra el agua a través de un tubo desde un tanque de carga constante. Esto asegura 
un flujo no perturbado.  
Se puede utilizar cualquier otro método de suministro que se demuestre que no genera 
pulsaciones de presión que excedan las de un tanque de carga constante (por ejemplo, un 
tanque presurizado).  
Para todos los demás ensayos, la presión aguas arriba del medidor no debe variar en más 
de 10 %.  La máxima incertidumbre ( k = 2) de la medición de la presión debe ser 5 % del 
valor medido.  
La estimación de la incertidumbre debe realizarse de acuerdo con la OIML G  1-100  con 
un factor de cobertura, k = 2. 
La presión en la entrada del medidor no debe exceder de la presión máxima  admisible  
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-2 
METROLÓGICA PERUANA   28 de 172 
 
 
 (PMA) del medidor.  
7.4.2.2.7.3.  Caudal  
El caudal debe mantenerse a un valor constante a lo largo de todo el ensayo para el caudal 
seleccionado.  
La variación relativa del caudal durante cada ensayo (sin incluir la puesta en marcha o la 
parada) no debe excede r de: 
± 2,5 % de Q1 a Q2 (exclusive);  
± 5,0 % de Q2 (inclusive) a Q4. 
El valor del caudal es el volumen real que pasa durante el ensayo, dividido entre el tiempo.  
Esta condición de la variación del caudal es aceptable si la variación de la presión relativa  
(en el flujo al aire libre) o la variación relativa de la pérdida de presión (en circuitos 
cerrados) no excede de:  
± 5 % de Q1 a Q2 (exclusive);  
± 10 % de Q2 (inclusive) a Q4. 
7.4.2.2.7.4.  Temperatura  
Durante un ensayo, la temperatura del agua no debe variar en más de  5 °C.  
La incertidumbre máxima en la medición de la temperatura no debe exceder de 1 °C.  
  
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-2 
METROLÓGICA PERUANA   29 de 172 
 
 
 7.4.2.2.7.5.  Orientación del o los medidores de agua  
a) Si los medidores están marcados con “H”, montar la tubería de conexión con el eje 
del flujo en el plano horizontal durante el ensayo (el dispositivo indicador colocado 
en la parte superior).  
b) Si los medidores están marcados con “V”, montar la tubería de conexión con el eje 
del flujo en el plano vertical durante el ensayo:  
1) por lo menos un medidor de la muestra debe montarse con el eje del flujo 
vertical, con la dirección del flujo de abajo hacia arriba;  
2) por lo menos un medidor de la muestra debe montarse con el eje del flujo 
vertical, con la dirección del flujo de arriba hacia abajo;  
c) Si los medidores no están marcados con “H” o con “V”:  
1) por lo menos un medidor de la muestra debe montarse con el eje del flujo 
vertical, con la dirección del flujo de abajo hacia arriba;  
2) por lo menos un medidor de la muestra debe montarse con el eje del flujo 
vertical, con la dirección del flujo de arrib a hacia abajo;  
3) por lo menos un medidor de la muestra debe montarse con el eje del flujo en un 
ángulo intermedio con la vertical y la horizontal (seleccionado a criterio del 
organismo responsable de la aprobación de modelo ); 
4) los demás medidores de la muestr a deben montarse con el eje del flujo 
horizontal.  
d) Cuando los medidores tienen un dispositivo indicador que forma parte del cuerpo 
de éstos, por lo menos uno de los medidores montados horizontalmente debe estar 
orientado con el dispositivo indicador ubicado  al costado y los demás medidores 
deben estar orientados con el dispositivo indicador ubicado en la parte superior.   
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-2 
METROLÓGICA PERUANA   30 de 172 
 
 
 e) La tolerancia de la posición del eje del flujo para todos los medidores, ya sea 
horizontal, vertical o en un ángulo intermedio, debe ser ±5° . 
Cuando se presentan al ensayo menos de cuatro medidores, se deben tomar medidores 
adicionales de la población base o se debe ensayar el mismo medidor en diferentes 
posiciones.   
7.4.3.  Medidores de combinación  
7.4.3.1.  Generalidades  
Para un medidor de combinación, el m étodo de ensayo especificado en 7.4.2.2.5.3 en el 
que se toman las lecturas del medidor de combinación con un caudal establecido, asegura 
que el dispositivo de conmutación funcione correctamente tanto para caudales crecientes 
como para caudales decreciente s. El método especificado en 7.4.2.2.5.2 en el que se 
toman las lecturas del medidor en reposo, no debería utilizarse para este ensayo puesto 
que no permite la determinación del error (de indicación) después de regular el caudal de 
ensayo para caudales dec recientes en el caso de los medidores de combinación.  
7.4.3.2.  Método de ensayo para la determinación de caudales de conmutación 
(PNMP 005 -1:201 8, 7.2.3)  
a) A partir de un caudal inferior al caudal de conmutación, Qx2, el caudal se incrementa 
en etapas sucesivas de 5 % del valor supuesto de Qx2 hasta alcanzar el caudal Qx2 
según se define en PNMP 005 -1:201 8, 3.3.6. El valor de Qx2 se toma como el 
promedio de los valores del caudal indicado justo antes y justo después d e que 
ocurre la conmutación.  
b) A partir de un caudal superior al caudal de conmutación, Qx1, el caudal disminuye 
en etapas sucesivas de 5 % del valor supuesto de Qx1 hasta alcanzar el caudal Qx1 
según se define en PNMP 005 -1:201 8, 3.3.6. El valor de Qx1 se toma como el 
promedio de los valores del caudal indicado justo antes y justo después de que 
ocurre la conmutación.  
c) Llenar el informe de ensayo del PNMP 005 -3:2018, 4.5.2 .   
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-2 
METROLÓGICA PERUANA   31 de 172 
 
 
 7.4.4.  Procedimiento de ensayo  
a) Determinar los errores intrínsecos (de indicación) de un medi dor de agua (en la 
medición del volumen real) para por lo menos los siguientes caudales, midiendo el 
error con cada caudal tres veces para 1), 2) y 5) y dos veces para los demás alcances 
de caudal:  
1) Q1 a 1,1 Q1; 
2) Q2 a 1,1 Q2; 
3) 0,33 × ( Q2 + Q3) a 0,37 × ( Q2 + Q3); 
4) 0,67 × ( Q2 + Q3) a 0,74 × ( Q2 + Q3); 
5) 0,9Q3 a Q3; 
6) 0,95Q4 a Q4;  
y para los medidores de combinación:  
7) 0,85 Qx1 a 0,95  Qx1; 
8) 1,05 Qx2 a 1,15  Qx2. 
NOTA  Se requieren siempre tres puntos para 1), 2) y 5), puesto que es con estos caudales que 
se calcula la repetibilidad.  
b) Ensayar el medidor de agua sin que sus dispositivos complementarios (si hubiera 
alguno) estén conectados.   
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-2 
METROLÓGICA PERUANA   32 de 172 
 
 
 c) Durante un ensayo, mantener todos los demás factores de influencia en las 
condiciones de referencia.  
d) Medir los errores (de indicación) con otros caudales si la forma de la curva de error 
indica que se puede sobrepasar el EMP.  
e) Calcular el error relativo (de indicación) para cada caudal de acuerdo con el Anexo 
B. 
f) Llenar el informe de ensayo PNMP 005 -3:2018, 4.5.3 .  
Cuando la curva de error inicial está próxima al error máximo permisible en un punto 
distinto a Q1, Q2 o Q3, si se demuestra que este error es típico del modelo  de medidor, el 
organismo responsable de la aprobación de modelo  puede optar por definir un caud al 
adicional para la verificación que se debe incluir en el certificado de aprobación de 
modelo . 
Se recomienda graficar la curva de error característica de cada medidor de agua en 
función del error con respecto al caudal, de manera que se pueda evaluar el desempeño 
general del medidor en su alcance de caudal.  
Se debe ensayar el medidor a la temperatura o temperaturas de referencia indicadas en el 
capítulo 4. Cuando hay dos temperaturas de referencia, los ensayos deben realizarse a 
ambas temperaturas. Debe a plicarse el EMP apropiado para la temperatura de ensayo.  
7.4.5.  Criterios de aceptación  
a) Los errores relativos (de indicación) observados para cada uno de los caudales no 
deben sobrepasar los errores máximos permisibles indicados en PNMP 005 -1:201 8, 
4.2.2 o 4.2.3.  Si el error observado en uno o más medidores es superior al error 
máximo permisible para un único caudal, y solo si se han tomado dos resultados 
con ese caudal, se debe repetir el ensayo con ese caudal; el ensayo debe declararse 
satisfactorio si dos de lo s tres resultados con ese caudal se encuentran dentro del 
error máximo permisible y la media aritmética de los resultados para los tres 
ensayos con ese caudal se encuentra dentro del error máximo permisible.   
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-2 
METROLÓGICA PERUANA   33 de 172 
 
 
 b) Si todos los errores relativos (de indicación) d e un medidor de agua tienen el mismo 
signo, por lo menos uno de los errores no debe exceder de la mitad del error máximo 
permisible. En todos los casos, este requisito debe aplicarse equitativamente con 
respecto al proveedor de agua y el consumidor (ver ta mbién PNMP 005 -1:201 8, 
4.3.3, párrafos 3 y 8).  
c) La desviación estándar para 7.4.4 a) 1), 2) y 5) no debe exceder de un tercio de los 
errores máximos permisibles indicados en PNMP 005 -1:201 8, 4.2.2 o 4.2.3.  
7.4.6.  Ensayo de intercambio en todos los tipos de medidores de cartuchos y 
medidores con módulos metrológicos intercambiables                           
(PNMP 005 -1:201 8, 7.2.7)  
7.4.6.1.  Objetivo del ensayo  
Confirmar que los medidores de cartuchos o medidores con módulos metrológicos 
intercambiables no son afectados por la influencia de las interfaces de conexión generadas 
en la producción en serie.  
7.4.6.2.  Preparación  
Se seleccionan dos medidores de cartuchos o módulos metrológicos intercambiables y 
cinco interfaces de conexión d e entre el número de medidores presentados para la 
aprobación.  
Antes del ensayo, se debe comprobar  el ajuste correcto de un medidor de cartuchos a una 
interfaz de conexión o un módulo metrológico intercambiable a una interfaz de conexión, 
respectivamente.   Además, se debe comprobar  que las marcas requeridas en un medidor 
de cartuchos o un módulo metrológico intercambiable y una interfaz de conexión 
coincidan. No se permiten adaptadores.  
7.4.6.3.  Procedimiento de ensayo  
a) Se deben ensayar dos medidores de cartuchos o módulos metrológicos 
intercambiables en cinco interfaces de conexión de cada tipo de interfaz compatible, 
teniendo como resultado diez curvas de exactitud para cada tipo de interfaz  
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-2 
METROLÓGICA PERUANA   34 de 172 
 
 
 compatible. Los caudales de ensayo deben estar de acuerdo con las especifi caciones 
de 7.4.4.  
b) Durante un ensayo, mantener todos los demás factores de influencia en las 
condiciones de referencia.  
c) Calcular el error relativo de indicación para cada caudal de acuerdo con el Anexo 
B. 
d) Llenar el informe de ensayo PNMP 005 -3:2018, 4.5.4 .  
7.4.6.4.  Criterios de aceptación  
a) Todas las curvas de exactitud deben encontrarse dentro del EMP en todo momento.  
b) La variación del error en los cinco ensayos debe encontrarse dentro de 0,5 veces el 
EMP si se utilizan interfaces de conexión estándar, y dentro de 1,0 veces el EMP si 
se utilizan interfaces de conexión idénticas con dimensiones idénticas a las interfaces 
estándar pero con formas de cuerpo y patrones de flujo diferentes (interfaces de 
conexión de medidor de válvula y de medidor de derivación).  
7.5. Ensayo de temperatura del agua ( PNMP 005 -1:201 8, 4.2.8)  
7.5.1.  Objetivo del ensayo  
Medir los efectos de la temperatura del agua sobre los errores (de indicación) de un 
medidor.  
7.5.2.  Preparación  
Aplicar los requisitos de instalación y operación especificados en 7.4.2.  
  
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-2 
METROLÓGICA PERUANA   35 de 172 
 
 
 7.5.3.  Procedimiento de ensayo  
Medir el error (de indicación) de por lo menos un medidor con un caudal Q2, manteniendo 
la temperatura de entrada en 10 °C ± 5 °C para las clases de temperatura T30 a T180 y  
30 °𝐶   0 °𝐶+5°𝐶  para las clases de temper atura T30/70 a T30/180. Todos los demás factores de 
influencia se mantienen en las condiciones de referencia.  
Medir el error (de indicación) de por lo menos un medidor con un caudal Q2, manteniendo 
la temperatura de entrada en la temperatura máxima admisib le (TMA) ( PNMP 005 -
1:201 8, Tabla 1) del medidor con una tolerancia de+5°𝐶   0°𝐶, y todos los demás factores de 
influencia en las condiciones de referencia.  
a) Calcular el error relativo (de indicación) para cada temperatura de entrada del agua 
de acuerdo con el Anexo B.  
b) Llenar el informe de ensayo PNMP 005 -3:2018, 4.5.5 .  
7.5.4.  Criterios de aceptación  
El error relativo (de indicación) del medidor no debe exceder el error máximo permisible 
aplicable.  
7.6. Ensayo de temperatura del agua de sobrecarga                                          
(PNMP 005 -1:201 8, 7.2.5)  
7.6.1.  Objetivo del ensayo  
Verificar que el funcionamiento de un medidor no sea afectado después de ser expuesto 
a una elevada temperatura del agua de sobrecarga,  según lo exige PNMP 005 -1:201 8, 
7.2.5.  
Este ensayo solo se aplica a los medidores con una TMA ≥ 50 °C.  
  
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-2 
METROLÓGICA PERUANA   36 de 172 
 
 
 7.6.2.  Preparación  
Aplicar los requisitos de instalación y operación especificados en 7.4.2.  
El ensayo debe realizarse en por lo menos un medidor.  
7.6.3.  Procedimiento de ensayo  
a) Exponer el medidor a un flujo de agua con el caudal de referencia a una temperatura 
de TMA +  10 °C ± 2,5 °C durante un período de 1 h después de que el medidor ha 
alcanzado la estabilidad respecto a la temperatura.  
b) Después de la recuperación, medir el error (de indicación) d el medidor con un 
caudal Q2 a la temperatura de referencia.  
c) Calcular el error relativo (de indicación) de acuerdo con el Anexo B.  
d) Durante el ensayo, se deben mantener las condiciones de referencia para todas las 
demás magnitudes de influencia.  
e) Llenar el in forme de ensayo PNMP 005 -3:2018, 4.5.5 .  
7.6.4.  Criterios de aceptación  
a) La funcionalidad del medidor con respecto a la totalización del volumen no debe 
verse afectada.  
b) La funcionalidad adicional, indicada por el fabricante, no debe verse afectada.  
c) El error (de i ndicación) del medidor no debe sobrepasar el EMP aplicable.   
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-2 
METROLÓGICA PERUANA   37 de 172 
 
 
 7.7. Ensayo de presión del agua ( PNMP 005 -1:201 8, 4.2.8)  
7.7.1.  Objetivo del ensayo  
Medir los efectos de la presión interna del agua sobre los errores (de indicación) de un 
medidor.  
7.7.2.  Preparación  
Deben aplicarse los requisitos de instalación y operación especificados en 7.4.2.  
7.7.3.  Procedimiento de ensayo  
a) Medir el error (de indicación) de por lo menos un medidor con un caudal de Q2, 
manteniendo la presión de entrada primero en 0,03 MPa (0,3 bares) (    0+ 5 % ) y 
luego en la presión máxima admisible (PMA) (− 10 %    0 ).    
b) Durante cada ensayo, todos los demás factores de influencia deben mantenerse en 
las condiciones de referencia.  
c) Calcular el error relativo (de indicación) para cada p resión de entrada del agua de 
acuerdo con el Anexo B.  
d) Llenar el informe de ensayo PNMP 005 -3:2018, 4.5.6 .  
7.7.4.  Criterios de aceptación  
El error relativo (de indicación) del medidor no debe sobrepasar el error máximo 
permisible aplicable.   
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-2 
METROLÓGICA PERUANA   38 de 172 
 
 
 7.8. Ensayo de flujo inver so (PNMP 005 -1:201 8, 4.2.7)  
7.8.1.  Objetivo del ensayo  
Verificar que un medidor cumpla con el requisito de PNMP 005 -1:201 8, 4.2.7, cuando se 
produce el flujo inverso.  
Un medidor diseñado para medir flujo inverso debe registrar el volumen de flujo inverso 
con exactitud.  
Un medidor que permite el flujo inverso pero que no está diseñado para medirlo, debe ser 
sometido a un flujo inverso. Posteriormente, se deben medir los  errores para el flujo 
directo con el fin de comprob ar que no haya una degradación del desempeño metrológico 
causada por el flujo inverso.  
Un medidor que está diseñado para impedir el flujo inverso (por ejemplo, mediante una 
válvula antirretorno integrada) , es sometido a su presión máxima admisible aplicada en 
la conexión de salida, y posteriormente se miden los errores de medición para el flujo 
directo con el fin de asegurar que no haya una degradación del desempeño metrológico 
causada por la presión que a ctúa sobre el medidor.  
7.8.2.  Preparación  
Deben aplicarse los requisitos de instalación y operación especificados en 7.4.2.  
7.8.3.  Procedimiento de ensayo  
7.8.3.1.  Medidores diseñados para medir el flujo inverso  
a) Medir el error (de indicación) de por lo menos un medidor en cada  uno de los 
siguientes alcances de caudal inverso:  
   
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-2 
METROLÓGICA PERUANA   39 de 172 
 
 
 1) Q1 a 1,1  Q1; 
2) Q2 a 1,1  Q2; 
3) 0,9 Q3 a Q3. 
b) Durante cada ensayo, todos los demás factores de influencia deben mantenerse en 
las condiciones de referencia.  
c) Calcular el error relativo (de indicación) para cada caudal de acuerdo con el Anexo 
B. 
d) Llenar el informe de ensayo del PNMP 005 -3:2018, 4.5.7.2 .  
e) Además, los siguientes ensayos deben realizarse aplicando flujo inverso: ensayo de 
pérdida de presión (7.9), ensayo de perturbaciones del flujo (7.10) y ensayo de 
durabilidad (7.11).  
7.8.3.2.  Medidores no diseñados para medir el flujo inverso  
a) Someter el medidor a un flujo inverso de 0,9 Q3 durante 1 min.  
b) Medir el error (de indicación) de por lo menos un medidor en los siguientes alcances 
de caudal directo:  
1) Q1 a 1,1  Q1; 
2) Q2 a 1,1 Q2; 
3) 0,9 Q3 a Q3.  
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-2 
METROLÓGICA PERUANA   40 de 172 
 
 
 c) Durante cada ensayo, todos los demás factores de influencia deben mantenerse en 
las condiciones de referencia.  
d) Calcular el error relativo (de indicación) para cada caudal de acuerdo con el Anexo 
B. 
e) Llenar el informe de ensayo del PNMP 005-3:2018, 4.5.7.3 .  
7.8.3.3.  Medidores que impiden el flujo inverso  
a) Los medidores que impiden el flujo inverso, deben ser sometidos a la presión 
máxima admisible en la dirección del flujo inverso durante 1 min.  
b) Comproba r que no haya fugas significativas después de la válvula.  
c) Medir el error (de indicación) de por lo menos un medidor en los siguientes alcances 
de caudal directo:  
1) Q1 a 1,1 Q1; 
2) Q2 a 1,1 Q2; 
3) 0,9Q3 a Q3. 
d) Durante cada ensayo, todos los demás factores de influencia deben mantenerse en 
las condiciones de re ferencia.  
e) Calcular el error relativo (de indicación) para cada caudal de acuerdo con el Anexo 
B. 
f) Llenar el informe de ensayo del PNMP 005 -3:2018, 4.5.7.4 .   
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-2 
METROLÓGICA PERUANA   41 de 172 
 
 
 7.8.4.  Criterios de aceptación  
En los ensayos especificados en 7.8.3.1, 7.8.3.2 y 7.8.3.3, el error relativo (de indicación) 
del medidor no debe exceder el error máximo permisible aplicable.  
7.9. Ensayo de pérdida de presión ( PNMP 005 -1:201 8, 6.5)  
7.9.1.  Objetivo del ensayo  
Determinar la pérdida de presión máxima en un medidor de agua con cualquier caudal 
que se en cuentre entre Q1 y Q3. Verificar que la pérdida de presión máxima sea inferior 
al valor máximo aceptable para la clase de pérdida de presión del medidor (ver PNMP 
005-1:2018 , Tabla 4). La pérdida de presión se define como la presión que pierde el fluido 
que pasa por el medidor de agua sometido a ensayo, el cual consta del medidor, los 
colector es asociados (para medidores concéntricos) y las conexiones, pero no incluye las 
tuberías que constituyen la sección de ensayo. El ensayo se exige para el flujo direct o y, 
cuando sea apropiado, para el flujo inverso (ver 7.8.3.1).  
7.9.2.  Equipo para el ensayo de pérdida de presión  
El equipo necesario para llevar a cabo los ensayos de pérdida de presión consiste de una 
sección de medición de la tubería que contiene el medidor de agua objeto de ensayo y los 
medios necesarios para producir en el medidor el caudal constante estipulado. Los 
mismos medios de producción del caudal constante que los empleados para la medición 
de los errores (de indicación), especificados en 7.4.2, se utilizan generalmente en los 
ensayos de pérdida de presión.  
La sección de medición está constituida por los tramos de tubo aguas arriba y aguas abajo, 
con sus conexiones finales y las tomas de presión, más el medidor de agua sometido a 
ensayo.  
Las tomas de presión de diseño y dimensiones similares deben instalarse en las tuberías 
de entrada y salida de la sección de medición. Las tomas de presión deberían perforarse 
en ángulo recto con la pared del tubo en el punto apropiado.  Las tomas no deber ían tener 
más de 4 mm ni menos de 2 mm de diámetro. Si el diámetro del tubo es inferior o igual a 
25 mm, las tomas deberían tener un diámetro lo más cercano posible a 2 mm. El diámetro 
de los agujeros debe mantenerse constante en una distancia no inferior a dos diámetros  
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-2 
METROLÓGICA PERUANA   42 de 172 
 
 
 de toma antes de penetrar el tubo.  Los agujeros hechos en la pared del tubo deben estar 
libres de rebabas en los bordes por donde penetran el diámetro interior del tubo de entrada 
y de salida. Los bordes deben estar afilados sin radio ni b isel   
Se puede proporcionar una única toma de presión que sea adecuada para la mayoría de 
ensayos. Para proporcionar datos más consistentes, se pueden instalar cuatro o más tomas 
de presión alrededor de la circunferencia del tubo en cada plano de medición . Éstas 
estarían interconectadas mediante conectores en forma de T para suministrar una presión 
estática media verdadera en la sección transversal del tubo. Por ejemplo, en ISO 5167 -
1:2003[11], Figura 1, se muestra el diseño de una disposición de triple T.  
En el Anexo H, se proporcionan directivas sobre el diseño de tomas de presión.  
Se debe instalar el medidor de acuerdo con las instrucciones del fabricante y las tuberías 
de conexión aguas arriba y aguas abajo en contacto con el medidor de agua deben tener  
el mismo diámetro nominal interno que se ajuste a la conexión pertinente del medidor. 
Una diferencia en el diámetro de las tuberías de conexión y el del medidor puede originar 
una medición incorrecta.  
Los tubos aguas arriba y aguas abajo deberían ser redo ndos y tener un diámetro interior 
uniforme para minimizar la pérdida de presión en la tubería. En la Figura 1, se muestran 
las dimensiones mínimas para la instalación de las tomas. La toma aguas arriba debería 
situarse a una distancia de por lo menos 10 D, donde D es el diámetro interno del tubo, 
aguas abajo de la entrada para evitar que la conexión de entrada introduzca errores, y por 
lo menos 5 D aguas arriba del medidor para evitar que la entrada del medidor introduzca 
errores. La toma aguas abajo debería encontrarse por lo menos 10 D aguas abajo del 
medidor para permitir que se recupere la presión después de cualquier restricción dentro 
del medidor, y por lo menos 5 D aguas arriba del extremo de la sección de ensayo para 
evitar cualquier efecto de los acceso rios aguas abajo.  
  
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-2 
METROLÓGICA PERUANA   43 de 172 
 
 
  
Leyenda  
1  manómetro diferencial  L1 ≥ 10D 
2  medidor de agua (más colector ,  L2 ≥ 5D 
 para medidores concéntricos)   
P1, P2  planos de las tomas de presión  L3 ≥ 10D 
a  dirección del flujo  L4 ≥ 5D 
b  sección de medición  donde D es el diámetro 
interno de las tuberías  
Figura 1 — Ensayo de pérdida de presión: disposición de la sección de medición  
Estas especificaciones proporcionan las longitudes mínimas y longitudes mayores son 
aceptables. Cada grupo de tomas de presión ubicado en  el mismo plano debe conectarse 
mediante un tubo libre de fugas a un lado de un dispositivo de medición de presión 
diferencial, por ejemplo, un manómetro o un transmisor de presión diferencial. Se debe 
sacar el aire del dispositivo de medición y los tubos de conexión. Se debe medir la pérdida 
de presión máxima con una incertidumbre expandida máxima de 5 % de la pérdida de 
presión máxima aceptable para la clase de pérdida de presión del medidor, con un factor 
de cobertura de k = 2. 
7.9.3.  Procedimiento de ensayo  
7.9.3.1.  Determinación de la pérdida de presión instalada  
El medidor debería instalarse en la sección de medición de la instalación de ensayo.  Se 
 
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-2 
METROLÓGICA PERUANA   44 de 172 
 
 
 establece el flujo y se saca todo el aire de la sección de ensayo. Se debería asegurar una 
contrapresión adecuada en l a toma de presión aguas abajo con el caudal máximo Q3. 
Como mínimo, se recomienda una presión estática aguas abajo del medidor sometido a 
ensayo de 100 kPa (1 bar) para evitar la cavitación o la liberación de aire. Se debe sacar 
todo el aire de la toma de presión y las tuberías de conexión del transmisor. Se debería 
permitir que el fluido se estabilice a la temperatura requerida. Mientras se monitorea la 
presión diferencial, el flujo debería oscilar entre Q1 y Q3. Se debería observar el caudal 
que presenta la mayor pérdida de presión, Qt, junto con la pérdida de presión medida y la 
temperatura del fluido. Normalmente, se comprobará que Qt es igual a Q3. En el caso de 
los medidores de combinación, la pérdida de pre sión máxima a menudo se produce justo 
antes de Qx2. 
7.9.3.2.  Determinación de la pérdida de presión atribuible a la sección de 
ensayo  
Como se pierde un poco de presión debido a la fricción en la tubería de la sección de 
ensayo entre las tomas de presión, se debería  determinar esto y restarlo a la pérdida de 
presión medida en el medidor. Si el diámetro, rugosidad y longitud de la tubería entre las 
tomas son conocidos, la pérdida de presión puede calcularse a partir de las fórmulas 
estándar de pérdida de presión.   Si n embargo, puede ser más eficaz medir la pérdida de 
presión en las tuberías. Se puede volver a disponer la sección de ensayo como se muestra 
en la Figura 2.  
Esto se lleva a cabo uniendo las caras de la tubería aguas arriba y aguas abajo en ausencia 
del med idor (teniendo cuidado de evitar la protrusión de la unión en el diámetro interior 
del tubo o la desalineación de las dos caras), y midiendo la pérdida de presión de la 
sección de medición de la tubería para el caudal especificado.  
NOTA  La ausencia del med idor de agua acortará la sección de medición. Si no se han 
colocado secciones telescópicas en el banco de ensayo, esto puede subsanarse introduciendo 
aguas abajo de la sección de medición un tubo temporal de la misma longitud que el medidor de 
agua, o el p ropio medidor de agua.  
Medir la pérdida de presión para los tramos de tubería con el caudal determinado 
previamente Qt.  
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-2 
METROLÓGICA PERUANA   45 de 172 
 
 
  
a) Pérdida de presión de la tubería  
 
b) Pérdida de presión (de la tubería y el medidor de agua)  
 
Leyenda  
 
1 manómetro diferencial  3 medidor de agua  
2 medidor de agua en la posición aguas abajo (o tubo temporal)  P1, P2 planos de las tomas de presión  
Δp1 pérdida de presión de los tramos de tubería aguas arriba y aguas 
abajo   ∆𝑝1= (∆𝑝𝐿2+ ∆𝑝𝐿3) 
Δp2 pérdida de presión de los tramos de  tubería aguas arriba y aguas 
abajo y el medidor de agua   ∆𝑝2= (∆𝑝𝐿2+ ∆𝑝𝐿3+ ∆𝑝𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑟 ) 
 ∆𝑝2 − ∆𝑝1= (∆𝑝𝐿2+ ∆𝑝𝐿3+ ∆𝑝𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑟 )− (∆𝑝𝐿2+ ∆𝑝𝐿3) 
 
∆𝑝2 − ∆𝑝1= ∆𝑝𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑟    
a dirección del flujo  b sección de medición  
 
Figura 2 — Ensayo de pérdida de presión  
 
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-2 
METROLÓGICA PERUANA   46 de 172 
 
 
 7.9.4.  Cálculo de la Δp real de un medidor de agua  
Calcular la pérdida de presión, Δpt, del medidor de agua con Qt haciendo la resta  
∆𝑝𝑡= (∆𝑝𝑚+𝑝− ∆𝑝𝑝) 
 donde:  
Δpm+p es la pérdida de presión medida para Qt con el medidor en su posición;  
Δpp es la pérdida de presión medida sin el medidor para Qt. 
Si el caudal medido durante el ensayo o durante la determinación de la pérdida de presión 
de la tubería no es igual al caudal de ensayo seleccionado, la pérdida de  presión medida 
puede corregirse hasta alcanzar la esperada con Qt mediante la fórmula de la ley 
cuadrática como se indica a continuación:  
∆𝑝𝑄𝑡= 𝑄𝑡2
𝑄𝑚𝑒𝑎𝑠2 ∆𝑝𝑄𝑚𝑒𝑎𝑠 
donde:  
∆𝑝𝑄𝑡 es la pérdida de presión calculada con Qt; 
  
∆𝑝𝑄𝑚𝑒𝑎𝑠  es la pérdida de presión medida con un caudal Qmeas. 
Si se está midiendo la pérdida de presión en un medidor de combinación, esta fórmula 
solo se aplica si la condición del dispositivo de conmutación es la misma con un caudal 
de Qt que con el caudal medido. Notar que la pérdida de presión de la tubería y la pérdida 
de presión del medidor y la tubería deben corregirse al mismo caudal antes de calcular la 
pérdida de presión del medidor Δpt.  
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-2 
METROLÓGICA PERUANA   47 de 172 
 
 
 Llenar el informe de ensayo del PNMP 005 -3:2018, 4.5.8 . Tomar nota de la temperatura 
del agua, Δpt, y Qt. 
7.9.5.  Criterios de aceptabilidad  
La pérdida de presión del medidor no debe sobrepasar el valor máximo aceptable para la 
clase de pérdida de presión del medidor con cualquier caudal entre Q1 y Q3, ambos 
inclusive.  
7.10. Ensayos de perturbación del flujo ( PNMP 005 -1:2018 , 6.3.4)  
7.10.1.   Objetivo del ensayo  
Verificar que un medidor cumpla con los requisitos de PNMP 005 -1:2018 , 6.3.4 para el 
flujo directo y, cuando corresponda, para el flujo inverso (ver 7.8.3.1).  
NOTA 1  Se miden los efectos de la presencia de tipos comunes especificados del flujo 
perturbado aguas arriba y aguas abajo del medidor sobre el error (de indicación) de un medidor 
de agua.  
NOTA 2  En los ensayos, se utilizan los perturbadores de flujo del tipo 1 y 2 para c rear campos 
de velocidad rotacional a la izquierda (sinistrorsa) y a la derecha (dextrorsa) (turbulencia), 
respectivamente. La perturbación del flujo es de un tipo que generalmente se encuentra aguas 
abajo de dos codos de 90° directamente conectados en áng ulos rectos. Un dispositivo perturbador 
del tipo 3 crea un perfil de velocidad asimétrico que generalmente se encuentra aguas abajo de 
una unión de tubería sobresaliente, un codo simple o una válvula de compuerta no completamente 
abierta.  
7.10.2.  Preparación  
Ademá s de los requisitos de instalación y operación especificados en 7.4.2, deben 
aplicarse las condiciones especificadas en 7.10.3.  
  
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-2 
METROLÓGICA PERUANA   48 de 172 
 
 
 7.10.3.  Procedimiento de ensayo  
a) Utilizando los perturbadores de flujo del tipo 1, 2 y 3 especificados en el Anexo I, 
determinar el erro r (de indicación) del medidor con un caudal entre 0,9 Q3 y Q3, 
para cada una de las condiciones de instalación indicadas en el Anexo C.  
b) Durante cada ensayo, todos los demás factores de influencia deben mantenerse en 
las condiciones de referencia.  
c) Llenar el  informe de ensayo PNMP 005 -3:2018, 4.5.9 . 
Los siguientes son requisitos adicionales.  
1) En el caso de medidores en los que el fabricante ha especificado la instalación de 
tramos de tubería recta de por lo menos 15 veces DN aguas arriba y 5 veces DN 
aguas abajo del medidor, donde DN es el diámetro nominal, no se permiten 
enderezadores de flujo externos.  
2) Cuando el fabricante ha especificado un tramo mínimo de tubería recta de 5 veces 
DN aguas abajo del medidor, solo deben realizarse los ensayos 1, 3 y 5 que se 
muestra en el Anexo C.  
3) Cuando se deben utilizar las instalaciones del medidor con enderezadores de flujo 
externos, el fabricante debe especificar el modelo de enderezador, sus 
características técnicas y su ubicación en la instalación en relación con el medidor 
de agua.  
4) Los dispositivos dentro del medidor de agua que tienen funciones de 
enderezamiento del flujo, no deben ser considerados un “enderezador” en el 
contexto de estos ensayos.  
5) Algunos tipos de medidor de agua que se ha demostrado que no son afec tados por 
las perturbaciones del flujo aguas arriba y aguas abajo del medidor, pueden ser 
eximidos de este ensayo por el organismo responsable de la aprobación de modelo .  
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-2 
METROLÓGICA PERUANA   49 de 172 
 
 
 6) Los tramos rectos aguas arriba y aguas abajo dependen de la clase de sensibilidad 
del perfil de flujo del medidor y deben estar  de acuerdo con PNMP 005 -1:2018 , 
Tablas 2 y 3, respectivamente.  
7.10.4.  Criterios de aceptación  
El error relativo (de indicación) del medidor no debe sobrepasar el error máximo 
permisible aplicable para cualquiera de los ensayos de perturbaciones del flujo.  
7.11. Ensayos de durabilidad ( PNMP 005 -1:2018 , 7.2.6)  
7.11.1.  Generalidades  
Durante los ensayos de durabilidad, se deben cumplir las condiciones nominales de 
funcionamiento. Cuando un medidor de combinación está compuesto de medidor es 
individuales que han sido aprobados previamente, solo se requiere los medidores de 
combinación discontinuos (ensayo adicional) (Tabla 1). El ensayo se exige para el flujo 
directo y, cuando sea apropiado, para el flujo inverso (ver 7.8.3.1).  
La orientaci ón u orientaciones de los medidores sometidos a ensayo deben establecerse 
con referencia a la orientación u orientaciones del medidor declaradas por el fabricante.  
Los mismos medidores deben ser sometidos a los ensayos discontinuos y continuos.   
7.11.2.  Ensayo de  flujo discontinuo  
7.11.2.1.  Objetivo del ensayo  
Verificar que un medidor de agua sea durable cuando es sometido a condiciones de flujo 
cíclico.  
Este ensayo se aplica solo a medidores con Q3 ≤ 16 m3/h y medidores de combinación.   
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-2 
METROLÓGICA PERUANA   50 de 172 
 
 
 El ensayo consiste en someter el med idor al número especificado de ciclos de corta 
duración de inicio y parada de caudal, manteniendo la fase de caudal constante de ensayo 
de cada ciclo en el caudal establecido durante todo el ensayo (ver 7.11.2.3.2). Para 
comodidad de los laboratorios, el e nsayo puede dividirse en períodos de por lo menos 6 
h. 
7.11.2.2.  Preparación  
7.11.2.2.1.  Descripción de la instalación  
La instalación consta de:  
a) un suministro de agua (tanque no presurizado, tanque presurizado, bomba, etc.);  
b) tuberías.  
7.11.2.2.2.  Tuberías  
Los medidores pueden disponerse en serie o en paralelo, o los dos sistemas pueden 
combinarse.  
Además del medidor o los medidores, el sistema de tuberías consta de lo siguiente:  
a) un dispositivo regulador de flujo (si es necesario, por cada línea de medidore s en 
serie)  
b) uno o más válvulas de aislamiento;  
c) un dispositivo para medir la temperatura del agua aguas arriba de los medidores;  
d) dispositivos para comprob ar el caudal, la duración de ciclos y el número de ciclos;   
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-2 
METROLÓGICA PERUANA   51 de 172 
 
 
 e) un dispositivo de interrupción de flujo para  cada línea de medidores en serie;  
f) dispositivos para medir la presión en la entrada y la salida.  
Los diferentes dispositivos no deben originar fenómenos de cavitación u otros tipos de 
desgaste parásito del medidor o los medidores.  
7.11.2.2.3.  Precauciones que se debe n tomar  
Al medidor y a las tuberías de conexión se les debe extraer adecuadamente el aire.  
La variación del flujo durante las operaciones repetidas de apertura y cierre debe ser 
progresiva, de tal manera que se evite el golpe de ariete.  
7.11.2.2.4.  Ciclo de caudal  
Un ciclo completo está compuesto de las cuatro fases siguientes:  
a) un período comprendido entre cero y el caudal de ensayo;  
b) un período a un caudal constante de ensayo;  
c) un período comprendido entre el caudal de ensayo y cero;  
d) un período de caudal cero.  
 
  
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-2 
METROLÓGICA PERUANA   52 de 172 
 
 
 7.11.2.3.  Procedimiento de ensayo  
7.11.2.3.1.  Generalidades  
a) Antes de comenzar el ensayo de durabilidad discontinuo, medir los errores (de 
indicación) del medidor o los medidores como se especifica en 7.4 y con los mismos 
caudales que en 7.4.4.  
b) Montar los medidores individualmen te o en grupos en el banco de ensayo en las 
mismas orientaciones que las utilizadas en la determinación de los errores 
intrínsecos (de indicación) (7.4.2.2.7.5).  
c) Durante los ensayos, mantener los medidores dentro de sus condiciones nominales 
de funcionamie nto y con la presión aguas abajo de los medidores lo suficientemente 
alta para evitar la cavitación en los medidores.  
d) Ajustar el caudal dentro de las tolerancias especificadas.  
e) Hacer funcionar el medidor o los medidores en las condiciones indicadas en la 
Tabla 1.  
f) Después del ensayo de durabilidad discontinuo, medir los errores finales (de 
indicación) de los medidores según se especifica en 7.4 y con los mismos caudales 
que en 7.4.4.  
g) Calcular el error relativo final (de indicación) para cada caudal de acuerd o con el 
Anexo B.  
h) Para cada caudal, restar el valor del error intrínseco (de indicación) obtenido en el 
paso a) al error (de indicación) obtenido en el paso g).  
i) Llenar el informe de ensayo del PNMP 005 -3:2018, 4.5.10.1  para medidores con 
Q3 ≤ 16 m3/h y PNM P 005 -3:2018, 4.5.10.3 para medidores de combinación.   
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-2 
METROLÓGICA PERUANA   53 de 172 
 
 
 7.11.2.3.2.  Tolerancia en el caudal  
La variación relativa de los valores de flujo no debe exceder de ±10 % fuera de los 
períodos de apertura, cierre e interrupción. Se pueden utilizar el medidor o los medidores 
sometidos a ensayo para comprob ar el caudal.  
7.11.2.3.3.  Tolerancia en el tiempo de ensayo  
La tolerancia relacionada con la duración especificada de cada una de las fases del ciclo 
de flujo no debe exceder de ±10 %.  
La tolerancia relacionada con la duración total del ensayo no debe exceder de ±5 %.  
7.11.2.3.4.  Tolerancia en el número de ciclos  
El número de ciclos no debe ser inferior al estipulado, pero no debe exceder este número 
en más del 1 %.  
7.11.2.3.5.  Tolerancia en el volumen descargado  
El volumen descargado durante el ensayo debe ser igual a la mitad del producto del caudal 
de ensayo especificado multiplicado po r la duración teórica total del ensayo (períodos de 
operación más los períodos transitorios y de interrupción) con una tolerancia de ±5 %.  
Esta precisión puede obtenerse mediante correcciones lo suficientemente frecuentes de 
los flujos instantáneos y perío dos de operación.  
7.11.2.3.6.  Lecturas de ensayo  
Durante el ensayo, se deben registrar las siguientes lecturas tomadas del banco de ensayo 
por lo menos una vez cada 24 horas o una vez cada período más corto si el ensayo está 
subdividido así:   
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-2 
METROLÓGICA PERUANA   54 de 172 
 
 
 a) presión de la línea aguas arriba del medidor o los medidores sometidos a ensayo;  
b) presión de la línea aguas abajo del medidor o los medidores sometidos a ensayo;  
c) temperatura de la línea aguas arriba del medidor o los medidores sometidos a 
ensayo;  
d) caudal que pasa por el medidor o los  medidores sometidos a ensayo;  
e) duración de las cuatro fases del ciclo del ensayo de flujo discontinuo;  
f) número de ciclos;  
g) volúmenes indicados del medidor o los medidores sometidos a ensayo.  
 
   
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-2 
METROLÓGICA PERUANA   55 de 172 
 
 
 Tabla 1 — Ensayos de durabilidad  
 
Clase de 
temperatura  Caudal 
permanente 
Q3 
(m3/h) Caudal de 
ensayo  Temperatura 
del agua de 
ensayo  
ttest ºC ± 5 ºC  Tipo de 
ensayo  Número de 
interrupciones  Tiempo 
de 
pausas  Tiempo 
de 
ensayo 
con el 
caudal 
de 
ensayo  Duración de 
puesta en 
marcha y 
parada  
T30 y T50  ≤ 16 Q3 20 Discontinuo  100 000  15 s 15 s 0,15 [ Q3]a s 
con un 
mínimo de 
1 s 
Q4 20 Continuo  – – 100 h  – 
> 16 Q3 20 Continuo  – – 800 h  – 
Q4 20 Continuo  – – 200 h  – 
 
 
 
Todas las 
demás clases 
de 
temperatura  
 
 
 
Medidores 
de 
combinación 
(ensayo 
adicional)b 
  
≤ 16 
 
 
 
> 16 Q3 50 Discontinuo  100 000  15 s 15 s 0,15 [ Q3]a s 
con un 
mínimo de 
1 s 
Q4 0,9 veces 
TMA  Continuo  – – 100 h  – 
Q3 50 Continuo  – – 800 h  – 
Q4 0,9 veces 
TMA  Continuo  – – 200 h  – 
> 16 Q≥2 Q x2 20 Discontinuo  50 000  15 s 15 s 3 s a 6 s  
Medidores  
de 
combinación 
(cuando un 
medidor 
pequeño no 
ha sido 
aprobado 
previamente)  > 16 0,9 Qx1 20 Continuo  – – 200 h  – 
a [Q3] Es el número igual al valor de Q3 expresado en m3/h. 
 
b  Cuando un medidor de combinación está compuesto de medidores que han sido aprobados previamente, 
solo se requiere el ensayo discontinuo de los medidores de combinación (ensayo adicional). La temperatura 
especificada para los ensayos de los medidores de combinación supone que el medidor es de la clase T30 o 
T50. Si fuera de otras  clases, la temperatura de referencia sería 50 °C.   
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-2 
METROLÓGICA PERUANA   56 de 172 
 
 
 7.11.2.4.  Criterios de aceptación después del ensayo de durabilidad discontinuo  
7.11.2.4.1.  Para medidores de agua de la clase de exactitud 1  
a) La variación de la curva de error no debe sobrepasar el 2 % para caudales de la zona  
inferior ( Q1 ≤ Q < Q2), y el 1 % para caudales de la zona superior ( Q2 ≤ Q ≤ Q4). 
Para el propósito de determinar estos requisitos, deben aplicarse los valores medios 
de los errores (de indicación) para cada caudal.  
b) Las curvas no deben exceder un límite de error máximo de:  
± 4 % para caudales de la zona inferior ( Q1 ≤ Q < Q2); y  
± 1,5 % para caudales de la zona superior ( Q2 ≤ Q ≤ Q4) para medidores T30; o  
± 2,5 % para caudales de la zona superior ( Q2 ≤ Q ≤ Q4) para medidores distintos a 
T30.  
7.11.2.4.2.  Para medidores de agua de la clase de exactitud 2  
a) La variación de la curva de error no debe sobrepasar el 3 % para caudales de la zona 
inferior ( Q1 ≤ Q < Q2), y el 1,5 % para caudales de la zona superior ( Q2 ≤ Q ≤ Q4). 
Para el propósito de determinar estos requ isitos, deben aplicarse los valores medios 
de los errores (de indicación) para cada caudal.  
b) Las curvas no deben exceder un límite de error máximo de:  
± 6 % para caudales de la zona inferior ( Q1 ≤ Q < Q2); y 
± 2,5 % para caudales de la zona superior ( Q2 ≤ Q ≤ Q4) para medidores T30; o  
± 3,5 % para caudales de la zona superior ( Q2 ≤ Q ≤ Q4) para medidores distintos a 
T30.   
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-2 
METROLÓGICA PERUANA   57 de 172 
 
 
 7.11.3.  Ensayo de flujo continuo  
7.11.3.1.  Objetivo del ensayo  
Verificar la durabilidad de un medidor de agua cuando es sometido a condiciones de flujo 
continuo, permanente o de sobrecarga.  
El ensayo consiste en someter el medidor a un caudal constante de Q3 o Q4 por un tiempo 
especificado. Además, cuando el medidor pequeño de un medidor de combinación no ha 
sido aprobado previamente, el medidor de combinació n debe ser sometido a un ensayo 
de flujo continuo según se indica en la Tabla 1. Para comodidad de los laboratorios, el 
ensayo puede dividirse en períodos de por lo menos 6 h.  
7.11.3.2.  Preparación  
7.11.3.2.1.  Descripción de la instalación  
La instalación consta de lo siguiente:  
a) un suministro de agua (tanque no presurizado, tanque presurizado, bomba, etc.);  
b) tuberías.  
7.11.3.2.2.  Tuberías  
Además del medidor o los medidores que han de someterse al ensayo, las tuberías deben 
comprender lo siguiente:  
a) un dispositivo regulador de flujo;  
b) una o más válvulas de aislamiento;   
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-2 
METROLÓGICA PERUANA   58 de 172 
 
 
 c) un dispositivo para la medición de la temperatura del agua en la entrada del 
medidor;  
d) medios para comprob ar el caudal y la duración del ensayo;  
e) dispositivos para medir la presión en la entrada y la salida.  
Los diferentes dispositiv os no deben originar fenómenos de cavitación u otros tipos de 
desgaste parásito del medidor o los medidores.  
7.11.3.2.3.  Precauciones que se deben tomar  
Al medidor y a las tuberías de conexión se les debe extraer adecuadamente el aire.  
7.11.3.3.  Procedimiento de ensayo  
7.11.3.3.1.   Genera lidades  
a) Antes de comenzar el ensayo de durabilidad continuo, medir los errores (de 
indicación) del medidor o los medidores según se especifica en 7.4 y con los 
mismos caudales que en 7.4.4.  
b) Montar el medidor o los medidores individualmente o en grupos en el banco de 
ensayo en las mismas orientaciones que las utilizadas en los ensayos de 
determinación del error intrínseco (de indicación) (7.4.2.2.7.5).  
c) Hacer funcionar el medidor o los medidores en las condiciones indicadas en la 
Tabla 1.  
d) Durante los ensayos  de durabilidad, el medidor o los medidores deben mantenerse 
dentro de sus condiciones nominales de funcionamiento  y la presión en la entrada 
de cada medidor debe ser lo suficientemente alta para evitar la cavitación.   
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-2 
METROLÓGICA PERUANA   59 de 172 
 
 
 e) Después del ensayo o los ensayos de d urabilidad continuos, medir los errores (de 
indicación) del medidor o los medidores según se especifica en 7.4 y con los 
mismos caudales.  
f) Calcular el error relativo (de indicación) para cada caudal de acuerdo con el Anexo 
B. 
g) Para cada caudal, restar el err or (de indicación) obtenido en el paso a) de 7.11.2.3.1 
al error (de indicación) obtenido en el paso f).  
h) Llenar el informe de ensayo del PNMP 005 -3:2018, 4.5.10.2 .  
7.11.3.3.2.  Tolerancia en el caudal  
El caudal debe mantenerse constante durante el ensayo a un nivel pr edeterminado.  
La variación relativa de los valores de caudal durante cada ensayo no debe exceder de 
±10 % (excepto al inicio y en la parada).  
7.11.3.3.3.  Tolerancia en el tiempo de ensayo  
La duración especificada del ensayo es un valor mínimo.  
7.11.3.3.4.  Tolerancia en el volume n descargado  
El volumen indicado al término del ensayo no debe ser inferior al determinado a partir 
del producto del caudal de ensayo especificado y la duración especificada del ensayo.  
Para cumplir con esta condición, deben realizarse correcciones lo suficientemente 
frecuentes al caudal. Se pueden utilizar el medidor o los medidores sometidos a ensayo 
para comprob ar el caudal.  
  
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-2 
METROLÓGICA PERUANA   60 de 172 
 
 
 7.11.3.3.5.  Lecturas de ensayo  
Durante el ensayo, se deben registrar las  siguientes lecturas tomadas del banco de ensayo 
por lo menos una vez cada 24 horas o una vez cada período más corto si el ensayo está 
subdividido así:  
a) presión del agua aguas arriba del medidor o los medidores sometidos a ensayo;  
b) presión del agua aguas abajo del medidor o los medidores sometidos a ensayo;  
c) temperatura del agua aguas arriba del medidor o los medidores sometidos a ensayo;  
d) caudal que pasa por el medidor o los medidores sometidos a ensayo;  
e) volumen indicado del medidor o los medidores sometido s a ensayo.  
7.11.3.4.  Criterios de aceptación después del ensayo de durabilidad continuo   
7.11.3.4.1.  Para medidores de agua de la clase de exactitud 1  
a) La variación de la curva de error no debe sobrepasar el 2 % para caudales de la zona 
inferior ( Q1 ≤ Q < Q2), y el 1 % para cau dales de la zona superior ( Q2 ≤ Q ≤ Q4). 
Para el propósito de determinar estos requisitos, deben aplicarse los valores medios 
de los errores (de indicación) para cada caudal.  
b) Las curvas no deben exceder un límite de error máximo de:  
± 4 % para caudales de la zona inferior ( Q1 ≤ Q < Q2); y 
± 1,5 % para caudales de la zona superior ( Q2 ≤ Q ≤ Q4) para medidores T30; o  
± 2,5 % para caudales de la zona superior ( Q2 ≤ Q ≤ Q4) para medidores distintos  
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-2 
METROLÓGICA PERUANA   61 de 172 
 
 
 a T30.  
7.11.3.4.2.  Para medidores de agua de la clase de exactitud 2  
a) La variación de la curva de error no debe sobrepasar el 3 % para caudales de la zona 
inferior ( Q1 ≤ Q < Q2), y el 1,5 % para caudales de la zona superior ( Q2 ≤ Q ≤ Q4). 
Para el propósito de determinar estos requisitos, deben aplicarse los valores medios 
de lo s errores (de indicación) para cada caudal.  
b) Las curvas no deben exceder un límite de error máximo de:  
± 6 % para caudales de la zona inferior ( Q1 ≤ Q < Q2); y 
± 2,5 % para caudales de la zona superior ( Q2 ≤ Q ≤ Q4) para medidores T30; o  
± 3,5 % para caudales de la zona superior ( Q2 ≤ Q ≤ Q4) para medidores distintos 
a T30.  
7.12. Ensayo de campo magnético  
Se deben ensayar todos los medidores de agua cuando los componentes mecánicos 
pueden verse influenciados por un campo magnético estático (por ejemplo, equi pados con 
un acoplamiento magnético del impulsor al dispositivo de lectura o con una salida de 
impulsos accionada por imán), y todos los medidores con componentes electrónicos para 
demostrar que son capaces de soportar la influencia de un campo magnético e stático.  
Se debe ensayar esto de acuerdo con las disposiciones de 8.16.  
7.13. Ensayos a los dispositivos auxiliares de un medidor de agua  
7.13.1.  Objetivo del ensayo  
Verificar que un medidor cumpla con lo s requisitos de PNMP 005 -1:2018 , 4.3.6.   
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-2 
METROLÓGICA PERUANA   62 de 172 
 
 
 Se requieren los dos sigui entes tipos de ensayo:  
a) Cuando dispositivos auxiliares pueden conectarse temporalmente al medidor, por 
ejemplo, para fines de ensayo o transmisión de datos, se debe medir el error de 
indicación del medidor con el dispositivo o los dispositivos auxiliares in stalados 
para asegurarse de que los errores de indicación no sobrepasen los EMP.  
b) En el caso de dispositivos auxiliares instalados de forma permanente o temporal, se 
deben comprob ar las indicaciones de volumen del dispositivo o los dispositivos 
auxiliares p ara asegurarse de que las lecturas no difieran de las del dispositivo 
indicador primario.  
7.13.2.  Preparación  
a) Aplicar los requisitos de instalación y operación especificados en 7.4.2.  
b) Los dispositivos auxiliares temporales deben ser instalados por el fabricante o de 
acuerdo con sus instrucciones.  
c) Cuando la salida de un dispositivo auxiliar es una señal eléctrica compuesta de un  
tren de impulsos en el cual un impulso único corresponde a un volumen finito, los 
impulsos pueden sumarse en un totalizador electrónico que, cuando está conectado, 
no tiene ninguna influencia significativa sobre la señal eléctrica.  
7.13.3.  Procedimiento de ensayo  
a) Determinar el error de indicación del medidor con el dispositivo auxiliar temporal 
instalado, de acuerdo con 7.4.4.  
b) Comparar las lecturas provenientes del dispositivo auxiliar instalado de forma 
temporal o permanente con las del dispositivo indicador primario  
c) Llenar el informe de ensayo del PNMP 005 -3:2018, 4.5.12 .   
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-2 
METROLÓGICA PERUANA   63 de 172 
 
 
 7.13.4.  Criterios de aceptación  
a) El error (de indicación) del medidor con el dispositivo auxiliar temporal instalado no 
debe exceder el error máximo permisible aplicable.  
b) Para los dispositivos auxiliares instalados tanto de forma permanente como temporal, 
las indicaciones de volumen del dispositivo o los dispositivos auxiliares no deben 
diferir de las del dispositivo visualizador en más del valor del intervalo de escala de 
verificación.  
7.14. Ensayos ambientales  
Dependiendo de la tecnología y construcción del medidor, existen niveles apropiados de 
ensayo para cumplir con las condiciones ambientales. Los ensayos pertinentes 
especificados en el capítulo 8 e PNMP 005 -1:2018 , Anexo A, deben aplicarse según 
corresponda . En 8.1.8, se especifica que estos ensayos no se aplican a medidores 
puramente mecánicos.  
8. ENSAYOS DE FUNCIONAMIENTO RELACIONADOS CON LOS 
FACTORES DE INFLUENCIA Y LAS PERTURBACIONES  
8.1. Requisitos generales ( PNMP 005 -1:2018 , A.1)  
8.1.1.  Introducción  
Este capítulo define los ensayos de funcionamiento destinados a verificar que los 
medidores de agua funcionan según lo previsto en un ambiente y condiciones 
especificados. Cada ensayo indica, cuando sea apropiado, las condiciones de referencia 
para determinar el error i ntrínseco.  
Estos ensayos de funcionamiento son adicionales a los ensayos especificados en el 
capítulo 7 y se aplican a medidores completos, a partes separables de un medidor de agua 
y, si es necesario, a dispositivos auxiliares. Los ensayos se requieren de pendiendo de la 
clase ambiental o electromagnética del medidor según se especifica en 8.1.2 y 8.1.3, y el 
tipo de construcción o diseño del medidor según se especifica en 8.1.8.   
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-2 
METROLÓGICA PERUANA   64 de 172 
 
 
 Cuando se está evaluando el efecto de una magnitud de influencia, todas las de más 
magnitudes de influencia deben mantenerse en las condiciones de referencia (ver capítulo 
4). 
Los ensayos de evaluación de modelo  especificados en este capítulo pueden realizarse 
paralelamente con los ensayos especificados en el capítulo 7, utilizando m uestras del 
mismo modelo del medidor de agua, o sus partes separables.  
8.1.2.  Clasificación ambiental  
Para cada ensayo de funcionamiento, se indican las condiciones de ensayo típicas; éstas 
corresponden a las condiciones ambientales climáticas y mecánicas a las c uales los 
medidores de agua están expuestos: ver PNMP 005 -1:2018 , A.2.  
8.1.3.  Clasificación electromagnética  
Los medidores de agua con dispositivos electrónicos se dividen en dos clases ambientales 
electromagnéticas: E1 para instrumentos que funcionan en áreas pr otegidas; y E2 para 
instrumentos que funcionan en áreas sin ninguna protección especial Ver PNMP 005 -
1:2018 , A.3.  
8.1.4.  Condiciones de referencia (PNMP 005 -1:2018 , 7.1)  
Las condiciones de referencia se mencionan en el capítulo 4.  
Estas condiciones de referencia  solo deberían aplicarse si no se especifican las 
condiciones de referencia en una norma regional o nacional pertinente diseñada para 
cumplir condiciones específicas. Si se especifican en dicha norma, entonces deberían 
aplicarse los criterios contenidos en  ésta. 
8.1.5.  Volúmenes de ensayo para medir el error de indicación de un medidor 
de agua  
Algunas magnitudes de influencia deberían tener un efecto constante sobre el error de 
indicación de un medidor de agua y no un efecto proporcional relacionado con el volumen  
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-2 
METROLÓGICA PERUANA   65 de 172 
 
 
 medido.  
En otros ensayos, el efecto de la magnitud de influencia aplicado a un med idor de agua 
está relacionado con el volumen medido. En estos casos, para poder comparar los 
resultados obtenidos en laboratorios diferentes, el volumen de ensayo para medir el error 
de indicación del medidor debe corresponder al suministrado en un minuto con el caudal 
de sobrecarga Q4. 
Sin embargo, algunos ensayos pueden requerir más de un minuto; en este caso, deben 
realizarse en el tiempo más corto posible considerando la incertidumbre de medición.  
8.1.6.  Influencia de la temperatura del agua (PNMP 005 -1:2018 , A.5) 
Los ensayos de calor seco, de frío y de calor húmedo están relacionados con la medición 
de los efectos de la temperatura ambiente sobre el funcionamiento del medidor. Sin 
embargo, la presencia del transductor de medición, lleno de agua, también puede influir 
en la disipación de calor en los componentes electrónicos.  
Hay dos opciones para el ensayo.  
a) El medidor tiene agua que pasa por éste al caudal de referencia, y se mide el error 
(de indicación) del medidor con las partes electrónicas y el transductor  de medición 
sometidos a las condiciones de referencia.  
b) Se utiliza una simulación del transductor de medición para el ensayo de todos los 
componentes electrónicos. Estos ensayos simulados deben reproducir los efectos 
causados por la presencia de agua en aq uellos dispositivos electrónicos que están 
conectados normalmente al sensor de flujo, y las condiciones de referencia deben 
aplicarse durante los ensayos.  
Es preferible la opción a).  
8.1.7.  Requisitos para ensayos ambientales  
Los siguientes requisitos están relac ionados con los ensayos ambientales, y las normas  
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-2 
METROLÓGICA PERUANA   66 de 172 
 
 
 IEC pertinentes que deben aplicarse, se mencionan en los apartados correspondientes al 
presente Proyecto de Norma Metrológica Peruana : 
a) Pre-acondicionamiento del equipo sometido a ensayo (ESE);  
b) cualquier des viación del procedimiento con respecto a la norma IEC pertinente;  
c) mediciones iniciales;  
d) estado del ESE durante el acondicionamiento;  
e) niveles de severidad, valores del factor de influencia y duración de la exposición;  
f) mediciones requeridas y/o la carga dura nte el acondicionamiento;  
g) recuperación del ESE;  
h) mediciones finales;  
i) criterios de aceptación para el ESE que supera un ensayo.  
Cuando no existe una norma IEC para un ensayo específico, se dan los requisitos 
esenciales para el ensayo en esta parte de l presente Proyecto de Norma Metrológica 
Peruana . 
8.1.8.  Equipo sometido a ensayo (PNMP 005 -1:2018 , 7.2.12.3)  
8.1.8.1.  Generalidades  
Para los fines de ensayos, el ESE debe clasificarse en una de las categorías A a  E, de 
acuerdo con la tecnología especificada en 8.1.8.2 a 8.1.8.5, y deben aplicarse los 
siguientes requisitos:   
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-2 
METROLÓGICA PERUANA   67 de 172 
 
 
 Categoría A  No se requiere ningún ensayo de funcionamiento (descrito en este 
apartado).  
Categoría B  El ESE está constituido por el medidor comp leto o un medidor combinado: 
el ensayo debe realizarse con el agua circulando por el sensor de volumen 
o flujo, y el medidor funcionando según lo previsto.  
Categoría C  El ESE está constituido por el transductor de medición (incluyendo el 
sensor de flujo o volumen): el ensayo debe realizarse con el agua 
circulando por el sensor de volumen o flujo, y el medidor funcionando 
según lo previsto.  
Categoría D  El ESE está constituido por la calculadora electrónica (incluyendo el 
dispositivo indicador) o el dispositi vo auxiliar: el ensayo debe realizarse 
con el agua circulando por el sensor de volumen o flujo, y el medidor 
funcionando según lo previsto.  
Categoría E  El ESE está constituido por la calculadora electrónica (incluyendo el 
dispositivo indicador) o el dispos itivo auxiliar: el ensayo puede realizarse 
con señales de medición simuladas sin que el agua circule por el sensor de 
volumen o flujo.  
El organismo responsable de la aprobación de modelo  puede aplicar una categoría 
apropiada, de A ha E, para los ensayos de  aprobación de medidores con una tecnología 
que no está incluida en 8.1.8.2 a 8.1.8.5  
8.1.8.2.  Medidores de desplazamiento positivo y medidores de agua tipo turbina  
a) El medidor no está equipado con dispositivos electrónicos:  Categoría A  
b) El transductor de medición y  la calculadora electrónica, incluyendo 
el dispositivo indicador, se encuentran en la misma cubierta:  Categoría B  
c) El transductor de medición está separado de la calculadora 
electrónica, pero no equipado con dispositivos electrónicos:  Categoría A  
d) El transductor de medición está separado de la calculadora 
electrónica y equipado con dispositivos electrónicos:  Categoría C   
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-2 
METROLÓGICA PERUANA   68 de 172 
 
 
 e) La calculadora electrónica, incluyendo el dispositivo indicador, está 
separada del transductor de medición y la simulación de las señ ales 
de medición no es posible:  Categoría D  
f) La calculadora electrónica, incluyendo el dispositivo indicador, está 
separada del transductor de medición y la simulación de las señales 
de medición es posible.  Categoría E  
 
8.1.8.3.  Medidores de agua electromagnéticos  
a) El transductor de medición y la calculadora electrónica, incluyendo 
el dispositivo indicador, se encuentran en la misma cubierta:  Categoría B  
b) El sensor de flujo, compuesto solo de la tubería, la bobina y los dos 
electrodos del medidor, no tiene dispositi vos electrónicos 
adicionales:  Categoría A  
c) El transductor de medición, incluyendo el sensor de flujo, está 
separado de la calculadora electrónica y se encuentra en una sola 
cubierta:  Categoría C  
d) La calculadora electrónica, incluyendo el dispositivo indicador, está 
separada del transductor de medición y la simulación de las señales 
de medición no es posible:  Categoría D  
 
8.1.8.4.  Medidores de agua ultrasónicos, medidores de agua Coriolis, medidores 
de agua fluídicos  
a) El transductor de medición y la calculadora  electrónica, incluyendo el 
dispositivo indicador, se encuentran en la misma cubierta:  Categoría B  
b) El transductor de medición está separado de la calculadora electrónica 
y equipado con dispositivos electrónicos:  Categoría C  
c) La calculadora electrónica, incluyendo el dispositivo indicador, está 
separada del transductor de medición y la simulación de las señales 
de medición no es posible:  Categoría D  
 
8.1.8.5.  Dispositivos auxiliares  
a) El dispositivo auxiliar forma parte del medidor de agua, del 
transductor de medic ión o de la calculadora electrónica:  Categorías  
A ha E  
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-2 
METROLÓGICA PERUANA   69 de 172 
 
 
 b) El dispositivo auxiliar está separado del medidor, pero no equipado 
con dispositivos electrónicos:  Categoría A  
c) El dispositivo auxiliar está separado del medidor, y la simulación 
de las señales de entrada no es posible:  Categoría D  
d) El dispositivo auxiliar está separado del medidor, y la simulación 
de las señales de entrada es posible:  Categoría E  
 
8.2. Calor seco (sin condensación) ( PNMP 005 -1:2018 , A.5)  
8.2.1.  Objetivo del ensayo  
Verificar que un medidor de agua cumpla con las disposiciones de PNMP 005 -1:2018 , 
4.2, durante la aplicación de temperaturas ambiente elevadas según se indica en PNMP 
005-1:2018 , Tabla A.1.  
8.2.2.  Preparación  
Seguir las disposiciones de ensayo especificadas en IE C 60068 -2-2. 
En IEC 60068 -3-1[5] e IEC 60068 -1[12], se proporcionan directivas sobre disposiciones 
de ensayo.  
8.2.3.  Procedimiento de ensayo (en resumen)  
a) No se requiere pre -acondicionamiento.  
b) Medir el error (de indicación) del ESE con el caudal de referencia y e n las siguientes 
condiciones de ensayo:  
1) a la temperatura del aire de referencia de 20 °C ± 5 °C, antes de acondicionar el 
ESE;   
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-2 
METROLÓGICA PERUANA   70 de 172 
 
 
 2) a una temperatura del aire de 55 °C ± 2°C, después de que el ESE se ha 
estabilizado a esta temperatura durante un período de 2 h;  
3) a la temperatura del aire de referencia de 20 °C ± 5 °C, después de que el ESE 
se recupere.  
c) Calcular el error relativo (de indicación) para cada condición de ensayo de acuerdo 
con el Anexo B.  
d) Durante la aplicación de las condiciones de ensayo, comprob ar que el ESE esté 
funcionando correctamente.  
e) Llenar el informe de ensayo del PNMP 005 -3:2018, 4.6.1 . 
Los siguientes son requisitos adicionales.  
i) Si el transductor de medición está incluido en el ESE y es necesario tener agua en el 
sensor de flujo, la temperatura del agua debe mantenerse en la temperatura de 
referencia.  
ii) Al medir los errores (de indicación), deben cumplirse las condiciones de instalación 
y operación especificadas en 7.4.2 y deben aplicarse las condiciones de referencia, 
salvo indicación contraria. Los medidores de ensayo no marcados con “V” deben 
montarse con el eje del flujo en orientación horizontal. Los medidores con dos 
temperaturas de referencia solo se ensayan a la temperatura de referencia más baja.  
8.2.4.  Criterios de aceptación  
Durante la aplicación de las condiciones de ensayo:  
a) todas las funciones del ESE deben operar según lo diseñado; y   
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-2 
METROLÓGICA PERUANA   71 de 172 
 
 
 b) el error relativo (de indicación) del ESE, en las condiciones de ensayo, no debe 
sobrepasar el error máximo permisible de la zona superior de caudal ( ver PNMP 005 -
1:2018 , 4.2).  
8.3. Frío (PNMP 005 -1:2018 , A.5)  
8.3.1.  Objetivo del ensayo  
Verificar que un medidor de agua cumpla con las disposiciones de PNMP 005 -1:2018 , 
4.2, durante la aplicación de temperaturas ambiente bajas según se indica en PNMP 005 -
1:2018 , Tabla A.1.  
8.3.2.  Preparación  
Seguir las disposiciones de ensayo especificadas en IEC 60068 -2-1. 
En IEC 60068 -3-1[5] e IEC 60068 -1[12], se proporcionan directivas sobre disposiciones 
de ensayo.  
8.3.3.  Procedimiento de ensayo (en resumen)  
a) No pre -acondicionar el ESE.  
b) Medir el error (de indicación) del ESE con el caudal de referencia y a la temperatura 
del aire de referencia.  
c) Estabilizar la temperatura del aire a −25 °C ± 3 °C (clases ambientales O y M) o                  
+5 °C  ± 3 °C (clase ambiental B) durante un perí odo de 2 h.  
d) Medir el error (de indicación) del ESE con el caudal de referencia a una temperatura 
del aire de −25 °C ± 3 °C (clases ambientales O y M) o +5 °C ± 3 °C (clase ambiental 
B).  
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-2 
METROLÓGICA PERUANA   72 de 172 
 
 
 e) Después de la recuperación del ESE, medir el error (de indicación) de éste con el 
caudal de referencia y a la temperatura del aire de referencia.  
f) Calcular el error relativo (de indicación) para cada condición de ensayo de acuerdo 
con el Anexo B.  
g) Durante la aplicación de las condiciones de ensayo, comprob ar que el ESE esté 
funcionando correctamente.  
h) Llenar el informe de ensayo del PNMP 005 -3:2018, 4.6.2 .  
Los siguientes son requisitos adicionales.  
i) Si es necesario tener agua en el sensor de flujo, la temperatura del agua debe 
mantenerse en la temperatura de referencia.  
ii) Al medir  los errores (de indicación), deben cumplirse las condiciones de instalación 
y operación especificadas en 7.4.2 y deben aplicarse las condiciones de referencia, 
salvo indicación contraria. Los medidores de ensayo no marcados con “V” deben 
montarse con el e je del flujo en orientación horizontal. Los medidores con dos 
temperaturas de referencia solo se ensayan a la temperatura de referencia más baja.  
8.3.4.  Criterios de aceptación  
Durante la aplicación de las condiciones de ensayo estabilizadas:  
a) todas las funciones del ESE deben operar según lo diseñado; y  
b) el error relativo (de indicación) del ESE, en las condiciones de ensayo, no debe 
sobrepasar el error máximo permisible de la zona superior  de caudal (ver PNMP 005 -
1:2018 , 4.2).   
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-2 
METROLÓGICA PERUANA   73 de 172 
 
 
 8.4. Ensayo cíclico de calor húmedo (con  condensación) (PNMP 005 -1:2018 , 
A.5)  
8.4.1.  Objetivo del ensayo  
Verificar que un medidor de agua cumpla con las d isposiciones de PNMP 005 -1:2018 , 
5.1.1), después de aplicar condiciones de humedad alta combinada con variaciones 
cíclicas de temperatura seg ún se i ndica en PNMP 005 -1:2018 , Tabla A.5.  
8.4.2.  Preparación  
Seguir las disposiciones de ensayo especificadas en IEC 60068 -2-30.  
En IEC 60068 -3-4, se proporcionan directivas sobre disposiciones de ensayo.  
8.4.3.  Procedimiento de ensayo (en resumen)  
Cumplir con los requisit os para el funcionamiento del equipo de ensayo, 
acondicionamiento y recuperación del ESE, y exposición del ESE a variaciones cíclicas 
de temperatura en condiciones de calor húmedo especificadas en IEC 60068 -2-30 e IEC 
60068 -3-4.   
El programa de ensayo con sta de los pasos a) a g).  
a) Pre-acondicionar el ESE.  
b) Exponer el ESE a variaciones cíclicas de temperatura entre la temperatura inferior 
de 25 °C ± 3 °C y la temperatura superior de 55 °C ± 2 °C (clases ambientales O y 
M) o 40 °C ± 2 °C (clase ambiental B). M antener la humedad relativa por encima 
de 95 % durante las variaciones de temperatura y durante las fases a baja 
temperatura, y en 93 % ± 3 % en las fases de temperatura superior. La condensación 
debería producirse en el ESE durante el aumento de temperatu ra. 
El ciclo de 24 h consiste en:   
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-2 
METROLÓGICA PERUANA   74 de 172 
 
 
 1) el aumento de temperatura durante 3 h;  
2) el mantenimiento de la temperatura en el valor superior hasta 12 h desde el inicio 
del ciclo;  
3) la disminución de la temperatura al valor inferior en un período de 3 a 6 h, siendo 
la velocidad de caída durante la primera hora y media tal que se alcance el valor 
inferior en 3 h;  
4) el mantenimiento de la temperatura en el valor inferior hasta que termine el ciclo 
de 24 h.  
c) Dejar que el ESE se recupere.  
d) Después de la recuperación, comprob ar que el ESE esté funcionando 
correctamente.  
e) Medir el error (de indicación) del ESE con el caudal de referencia.  
f) Calcular el error relativo (de indicación) de acuerdo con el Anexo B.  
g) Llenar el informe de ensayo PNMP 005 -3:2018, 4.6.3 .  
Los siguientes son requisitos adicionales.  
i) Se debe desconectar el suministro de energía al ESE durante los pasos a) a c).  
ii) El período de estabilización antes de la exposición cíclica y la recuperación después 
de ésta deben ser tales que todas las partes del ESE tengan un marg en de error de    
3 ºC de su temperatura final.  
iii) Al medir el error (de indicación), deben cumplirse las condiciones de instalación y 
operación especificadas en 7.4.2 y deben aplicarse las condiciones de referencia,  
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-2 
METROLÓGICA PERUANA   75 de 172 
 
 
 salvo indicación contraria. Los medidores de ensayo no marcados con “V” deben 
montarse con el eje del flujo en orientación horizontal. Los medidores con dos 
temperaturas de referencia solo se ensayan a la temperatura de referencia más baja.  
8.4.4.  Criterios de aceptación  
Después de la aplicación de la pe rturbación y la recuperación:  
a) todas las funciones del ESE deben operar según lo diseñado; y  
b) la diferencia entre cualquier indicación antes del ensayo y la indicación después del 
ensayo no debe exceder de la mitad del error máximo permisible de la zona supe rior 
de caudal, o el ESE debe detectar y poner en evidencia una falla significativa, de 
acuerdo con PNMP  005-1:2018 , Anexo B.  
8.5. Variación de la alimentación eléctrica ( PNMP 005 -1:2018 , A.5)  
8.5.1.  Generalidades  
Aplicar el diagrama de flujo de la Figura 3 para determinar los ensayos que se requieren.  
8.5.2.  Medidores de agua alimentados por convertidores de CA o CA/CC 
directos ( PNMP 005 -1:2018 , A.5)  
8.5.2.1.  Objetivo del ensayo  
Verificar que los dispositivos electrónicos que funcionan a un valor nominal de tensión 
de la red, Unom, a una frecuencia nominal, fnom, cumplan con las disposiciones de PNMP 
005-1:2018 , 4.2, durante las desviaciones estáticas de la alimentación de la red de CA 
(monofásica), aplicadas de acuerdo con los requisitos de PNMP 005 -1:2018 , A.5.  
  
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-2 
METROLÓGICA PERUANA   76 de 172 
 
 
 8.5.2.2.  Preparación  
Seguir las disposiciones de ensayo especificadas en IEC 61000 -4-11, IEC 61000 -2-1, IEC 
61000 -2-2, IEC 61000 - 4-1 e IEC 60654 -2. 
8.5.2.3.  Procedimiento de ensayo (en resumen)  
a) Exponer el ESE a variaciones de tensión de alimentación y posteriormente a 
variaciones de frecuencia de alimentación, mientras está operando en las 
condiciones de referencia.  
b) Medir el error (de indicación) del ESE durante la aplicación del límite superior de 
la tensión de la red, Unom + 10 % (tensión simple).  
c) Medir el error (de indicación) del ESE durante la aplicación del límite superior de 
la frecuencia de la red, fnom + 2 %.  
d) Medir el error (de indicación) del ESE durante la aplicación del límite inferior de 
la tensión de la red, Unom − 15 % (tensión simple).  
e) Medir el error (de indicación) del ESE durante la aplicación del límite inferior de 
la frecuencia de la red, fnom − 2 %.  
f) Calcular el error relativo (de indicación) para cada condición de ensayo de acuerdo 
con el Anexo B.  
g) Comprob ar que el ESE esté funciona ndo correctamente durante la aplicación de 
cada variación de la alimentación.  
h) Llenar el informe de ensayo PNMP 005 -3:2018, 4.6.4.2 .  
  
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-2 
METROLÓGICA PERUANA   77 de 172 
 
 
 Los siguientes son requisitos adicionales.  
i) Durante la medición del error (de indicación), el ESE debe ser sometido al cau dal 
de referencia ( PNMP 005 -1:2018 , 7.1).  
ii) Al medir los errores (de indicación), deben cumplirse las condiciones de instalación 
y operación especificadas en 7.4.2 y deben aplicarse las condiciones de referencia, 
salvo indicación contraria. Los medidores de  ensayo no marcados con “V” deben 
montarse con el eje del flujo en orientación horizontal. Los medidores con dos 
temperaturas de referencia solo se ensayan a la temperatura de referencia más baja.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3 — Diagrama de flujo para determinar los ensayos exigidos en 8.5 y 8.8 a 
8.15 
 
 
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-2 
METROLÓGICA PERUANA   78 de 172 
 
 
 8.5.2.4.  Criterios de aceptación  
Durante la aplicación del factor de influencia:  
a) todas las funciones del ESE deben operar según lo diseñado; y  
b) el error relativo de indicación del ESE, en las condiciones de ensayo, no debe 
sobre pasar el error máximo permisible de la zona superior de caudal (ver PNMP 
005-1:2018 , 4.2).  
8.5.3.  Medidores de agua alimentados por tensión continua externa o por 
baterías de CC primarias (PNMP 005 -1:2018 , A.5)  
8.5.3.1.  Objetivo del ensayo  
Verificar que un medidor de agua cumpla con las disposiciones de PNMP 005 -1:2018 , 
4.2 durante las desviaciones estáticas de la tensión de alimentación de CC, aplicadas de 
acuerdo con los requisitos de PNMP 005 -1:2018 , A.5.  
8.5.3.2.  Preparación  
Al momento de la publ icación, no se podían hacer referencias a normas IEC para métodos 
de ensayo.  
8.5.3.3.  Procedimiento de ensayo  
a) Exponer el ESE a variaciones de la tensión de alimentación mientras está 
funcionando en las condiciones de referencia.  
b) Medir el error (de indicación) del E SE, durante la aplicación de la tensión de trabajo 
máxima de la batería, según lo especifique el proveedor del medidor de agua para 
una batería, o la tensión continua a la cual el ESE ha sido fabricado para detectar 
automáticamente condiciones de alto nive l de una fuente de alimentación de CC 
externa.   
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-2 
METROLÓGICA PERUANA   79 de 172 
 
 
 c) Medir el error (de indicación) del ESE, durante la aplicación de la tensión de trabajo 
mínima de la batería, según lo especifique el proveedor del medidor de agua para 
una batería, o la tensión continua a la c ual el ESE ha sido fabricado para detectar 
automáticamente condiciones de bajo nivel de una fuente de alimentación de CC 
externa.  
d) Calcular el error relativo (de indicación) para cada condición de ensayo de acuerdo 
con el Anexo B.  
e) Comprob ar que el ESE esté funcionando correctamente durante la aplicación de 
cada variación de la alimentación.  
f) Llenar el informe de ensayo PNMP 005 -3:2018, 4.6.4.3 .  
Los siguientes son requisitos adicionales.  
i) Durante la medición del error (de indicación), el ESE debe ser sometido al caudal 
de referencia.  
ii) Al medir los errores (de indicación), deben cumplirse las condiciones de instalación 
y operación especificadas en 7.4.2 y deben aplicarse las condiciones de referencia, 
salvo indicación contraria. Los medidores de ensayo no marcado s con “V” deben 
montarse con el eje del flujo en orientación horizontal. Los medidores con dos 
temperaturas de referencia solo se ensayan a la temperatura de referencia más baja.  
8.5.3.4.  Criterios de aceptación  
Durante la aplicación de las variaciones de la tensió n: 
a) todas las funciones del ESE deben operar según lo diseñado; y  
b) el error relativo (de indicación) del ESE, en las condiciones de ensayo, no debe 
sobrepasar el error máximo permisible de la zona superior de caudal                                  
(ver PNMP  005-1:2018 , 4.2).   
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-2 
METROLÓGICA PERUANA   80 de 172 
 
 
 8.5.4.  Interrupción de la alimentación por batería  
8.5.4.1.  Objetivo del ensayo  
Verificar que un medidor de agua cumpla con los requisitos de PNMP 005 -1:2018 , 
5.2.4.3, durante el cambio de la batería de alimentación.  
Este ensayo solo se aplica a los med idores que utilizan una alimentación por batería 
cambiable.  
8.5.4.2.  Procedimiento de ensayo  
a) Asegurarse que el medidor esté operativo.  
b) Sacar la batería durante un período de 1 h y luego volver a conectarla.  
c) Interrogar a las funciones del medidor.  
d) Registrar los resultados a la sección  PNMP 005 -1:2018 , 5.2.4  del                                  
PNMP 005 -3:2018, 4.4.2.2 . 
8.5.4.3.  Criterios de aceptación  
Después de la aplicación de las condiciones de ensayo:  
a) todas las funciones del ESE deben operar según lo diseñado; y  
b) el valor de la totalización y los valores almacenados no deben cambiar.   
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-2 
METROLÓGICA PERUANA   81 de 172 
 
 
 8.6. Vibraciones (aleatorias) ( PNMP 005 -1:2018 , A.5)  
8.6.1.  Objetivo del ensayo  
Verificar que un medidor de agua cumpla con las disposiciones de PNMP 005 -1:2018 , 
5.1.1, después de la aplicación de vibraciones aleatorias (ver PNMP 005 -1:2018 , Tabla 
A.1).  
Este ensayo es aplicable únicamente a medidores para instalaciones móviles (clase 
ambiental M).  
8.6.2.  Preparación  
Seguir las disposiciones de ensayo especificadas en I EC 60068 -2-64 e IEC 60068 -2-47.  
8.6.3.  Procedimiento de ensayo (en resumen)  
a) Montar el ESE en un dispositivo de sujeción rígido con sus medios de montaje 
normales, de tal manera que la fuerza de gravedad actúe en la misma dirección que 
actuaría en uso normal. Sin  embargo, si el efecto gravitacional es insignificante y 
el medidor no está marcado con “H“ o “V”, el ESE puede montarse en cualquier 
posición.  
b) Aplicar vibraciones aleatorias, dentro del alcance de frecuencia de 10 HZ a 150 Hz, 
al ESE en tres ejes mutuamen te perpendiculares por turnos, durante un período de 
por lo menos 2 min por eje.  
c) Dejar que el ESE se recupere.  
d) Inspeccionar que el ESE funcione correctamente.  
e) Medir el error (de indicación) del ESE con el caudal de referencia.   
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-2 
METROLÓGICA PERUANA   82 de 172 
 
 
 f) Calcular el error relativo (d e indicación) de acuerdo con el Anexo B.  
g) Llenar el informe de ensayo PNMP 005 -3:2018, 4.6.5 . 
Los siguientes son requisitos adicionales.  
i) Cuando el sensor de flujo está incluido en el ESE, no debe estar lleno de agua 
durante la aplicación de la perturbación.  
ii) Se desconecta el suministro de energía al ESE durante los pasos a), b) y c).  
iii) Durante la aplicación de las vibraciones, las siguientes condiciones deben 
cumplirse:  
Nivel de RMS total:  7 m/s2; 
Nivel de densidad espectral de aceleración (ASD) 10 Hz a 20 Hz:  1 m2/s3; 
Nivel de ASD 20 Hz a 150 Hz:  −3 dB/octava  
iv) Al medir los errores (de indicación) del ESE, deben cumplirse las condiciones de 
instalación y operación especificadas en 7.4.2 y deben aplicarse las condiciones de 
referencia, salvo indicac ión contraria. Los medidores de ensayo no marcados con 
“V” deben montarse con el eje del flujo en orientación horizontal. Los medidores 
con dos temperaturas de referencia solo se ensayan a la temperatura de referencia 
más baja.  
8.6.4.  Criterios de aceptación  
Desp ués de la aplicación de las vibraciones y la recuperación:  
a) todas las funciones del ESE deben operar según lo diseñado; y   
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-2 
METROLÓGICA PERUANA   83 de 172 
 
 
 b) la diferencia entre cualquier indicación antes del ensayo y la indicación después del 
ensayo no debe exceder de la mitad del error máximo permisible de la zona superior 
de caudal, o  el ESE debe detectar y poner en evidencia una falla significativa, de 
acuerdo con PNMP 005 -1:2018 , Anexo B.  
8.7. Sacudidas mecánicas ( PNMP 005 -1:2018 , A.5)  
8.7.1.  Objetivo del ensayo  
Verificar que un medidor de agua cumpla con las disposiciones de PNMP 005 -1:2018 , 
5.1.1, después de la aplicación del ensayo de sacudida mecánica (dejar caer sobre una 
superficie) según se indica en PNMP 005 -1:2018 , Tabla A.1.  
Este ensayo es aplicable únicamente a medidores para instalaciones móviles (clase 
ambiental M).  
8.7.2.  Preparación  
Seguir las disposiciones de ensayo especificadas en IEC 60068 -2-31 e IEC 60068 -2-47.  
8.7.3.  Procedimiento de ensayo (en resumen)  
a) Se debe colocar el ESE sobre una superficie plana rígida en su posición normal de 
uso e inclinarlo en un borde inferior hasta que el borde opuesto de éste se encuentre 
50 mm por encima de la superficie rígida. Sin embargo, el ángulo formado por la 
parte inferior del ESE y la superficie de ensayo no debe exceder de 30°.  
b) Dejar que el ESE caiga libremente sobre la superficie de ensayo.  
c) Repetir los pasos a) y b) para cada borde inferior.  
d) Dejar que el ESE se recupere.   
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-2 
METROLÓGICA PERUANA   84 de 172 
 
 
 e) Inspeccionar que el ESE funcione correctamente.  
f) Medir el error (de indicación) del ESE con el caudal de referencia.  
g) Calcular el error relativo (de indicación) de acuerdo con el Anexo B.  
h) Llenar el informe de ensayo PNMP 005 -3:2018, 4.6.6 . 
Los siguientes son requisitos adicionales.  
i) Cuando el sensor de flujo forma parte del ESE, no debe estar lleno de agua durante 
la aplicación de la perturbación.  
ii) Se debe desconectar el suministro de energía al ESE durante los pasos a), b) y c).  
iii) Al medir los errores (de indicación) del ESE, deben cumplirse las condiciones de 
instalación y operación especificadas en 7.4.2 y deben aplicarse las condiciones de 
referenc ia. Los medidores de ensayo no marcados con “V” deben montarse con el 
eje del flujo en orientación horizontal. Los medidores con dos temperaturas de 
referencia solo se ensayan a la temperatura de referencia más baja,  
8.7.4.  Criterios de aceptación  
Después de la a plicación de la perturbación y la recuperación:  
a) todas las funciones del ESE deben operar según lo diseñado; y  
b) la diferencia entre cualquier indicación antes del ensayo y la indicación después del 
ensayo no debe exceder de la mitad del error máximo permisible de la zona superior 
de caudal, o  el ESE debe detectar y poner en evidencia una falla significativa, de 
acuerdo con PNMP 005 -1:2018 , Anexo B.   
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-2 
METROLÓGICA PERUANA   85 de 172 
 
 
 8.8. Caídas de tensión de la red de CA, interrupciones breves y variaciones 
de tensión ( PNMP 005 -1:2018 , A.5)  
8.8.1.  Objetivo del ensayo  
Verificar que un medidor de agua alimentado por la red cumpla con las disposiciones de 
PNMP 005 -1:2018 , 5.1.1, durante la aplicación de interrupciones y reducciones de corta 
duración de la tensión de la red según se indica en PNMP 005 -1:2018 , Tabla A.1.  
8.8.2.  Preparación  
Seguir las disposiciones de ensayo especificadas en IEC 61000 -4-11, IEC 61000 -6-1 e 
IEC 61000 -6-2.  
8.8.3.  Procedimiento de ensayo (en resumen)  
a) Medir el error (de indicación) del ESE antes de aplicar el ensayo de reducción de la 
alimentación eléctrica.  
b) Medir el e rror (de indicación) del ESE durante la aplicación de por lo menos 10 
interrupciones de la tensión y 10 reducciones de la tensión con un intervalo de por 
lo menos 10 s.  
c) Calcular el error relativo (de indicación) para cada condición de ensayo de acuerdo 
con el Anexo B.  
d) Restar el error (de indicación) del medidor medido antes de aplicar las reducciones 
de la alimentación eléctrica al medido durante la aplicación de las reducciones de 
la alimentación eléctrica.  
e) Inspeccionar que el ESE funcione correctamente.  
f) Llenar el informe de ensayo PNMP 005 -3:2018, 4.6.7 .  
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-2 
METROLÓGICA PERUANA   86 de 172 
 
 
 Los siguientes son requisitos adicionales.  
i) Se utiliza un generador de ensayo adecuado para reducir la amplitud de la tensión 
de la red de CA por un período definido.  
ii) Se debe verificar el desempeño del generador de ensayo antes de conectar el ESE.  
iii) Las interrupciones y reducciones de tensión se aplican durante todo el período 
requerido para medir el error (de indicación) del ESE.  
iv) Interrupciones de tensión: la tensión de alimentación se reduce de su valor nominal, 
Unom, a la tensión cero por el período indicado en la Tabla 2.  
Tabla 2 — Interrupciones de tensión  
Reducción a  0 % 
Duración  250 ciclos (50 Hz)  
 
300 ciclos (60 Hz)  
 
v) Las interrupciones de tensión se aplican en grupos de 10.  
vi) Reducciones de tensión:  la tensión de alimentación se reduce de la tensión nominal 
al porcentaje establecido de la tensión nominal por el período indicado en la Tabla 
3. 
 
 
  
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-2 
METROLÓGICA PERUANA   87 de 172 
 
 
 Tabla 3 — Reducciones de tensión  
Ensayo  Ensayo a  Ensayo b  Ensayo c  
Reducción a  0 % 0 % 70 %  
Duración  0,5 ciclos  1 ciclo  25 ciclos (50 Hz)  
30 ciclos (60 Hz)  
 
vii) Las reducciones de tensión se aplican en grupos de 10.  
viii) Cada interrupción o reducción de tensión se inicia, termina y repite en los cruces 
del eje de cero de la tensión de alimentación.  
ix) Las interrupciones y reducciones de la tensión de la red se repiten como mínimo 10 
veces con un intervalo de tiempo de por lo menos 10 s entre cada grupo de 
interrupciones y reducciones. Esta secuencia se repite durante toda la medición del 
error (de indicació n) del ESE.  
x) Durante la medición del error (de indicación), el ESE debe ser sometido al caudal 
de referencia.  
xi) Al medir los errores (de indicación), deben cumplirse las condiciones de instalación 
y operación especificadas en 7.4.2 y deben aplicarse las condi ciones de referencia, 
salvo indicación contraria. Los medidores de ensayo no marcados con “V” deben 
montarse con el eje del flujo en orientación horizontal. Los medidores con dos 
temperaturas de referencia solo se ensayan a la temperatura de referencia más  baja.  
xii) Cuando el ESE está diseñado para operar dentro de un alcance de tensión de 
alimentación, las reducciones e interrupciones de tensión deben iniciarse desde la 
tensión media del alcance.  
8.8.4.  Criterios de aceptación  
a) Después de la aplicación de las reduccio nes de corta duración de la alimentación, 
todas las funciones del ESE deben operar según lo diseñado.   
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-2 
METROLÓGICA PERUANA   88 de 172 
 
 
 b) La diferencia entre el error relativo (de indicación) obtenido durante la aplicación 
de las reducciones de corta duración de la alimentación y el obtenido con el mismo 
caudal antes del ensayo, en las condiciones de referencia, no debe exceder de la 
mitad d el error máximo permisible de la zona superior de caudal (ver PNMP 005 -
1:2018 , 4.2), o el ESE debe detectar y poner en evidencia una falla significativa de 
acuerdo con PNMP 005 -1:2018 , Anexo B.  
8.9. Transitorios eléctricos en las líneas de señales ( PNMP 005 -1:2018, A.5)  
8.9.1.  Objetivo del ensayo  
Verificar que un medidor de agua que tenga elementos electrónicos y esté equipado con 
puertos de entrada/salida (E/S) y de comunicación (incluyendo sus cables externos), 
cumpla con las disposiciones de PNMP 005 -1:2018 , 5.1.1, en condiciones en las que los 
transitorios eléctricos se superponen en las señales de entrada o salida y en los puertos de 
comunicación, según se indica en PNMP 005 -1:2018 , Tabla A.1.  
8.9.2.  Preparación  
Seguir las disposiciones de ensayo especificadas e n IEC 61000 -4-4 e IEC 61000 -4-1.  
8.9.3.  Procedimiento de ensayo (en resumen)  
a) Medir el error (de indicación) del ESE antes de aplicar los transitorios eléctricos.  
b) Medir el error (de indicación) del ESE durante la aplicación de los transitorios 
eléctricos de picos  de tensión de la forma de onda exponencial doble.  
c) Calcular el error relativo (de indicación) para cada condición de ensayo de acuerdo 
con el Anexo B.  
d) Restar el error (de indicación) del medidor medido antes de aplicar los transitorios 
eléctricos al medido  durante la aplicación de los transitorios eléctricos.   
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-2 
METROLÓGICA PERUANA   89 de 172 
 
 
 e) Inspeccionar que el ESE funcione correctamente.  
f) Llenar el informe de ensayo PNMP 005 -3:2018, 4.6.8 . 
Los siguientes son requisitos adicionales.  
i) Se debe utilizar un generador de transitorios eléctricos con las características de 
funcionamiento especificadas en la norma citada.  
ii) Se deben verificar las características del generador antes de conectarlo al ESE.  
iii) Cada pico de tensión debe tener una amplitud (positiva o negativa) de 0,5 kV para 
los instrumentos de la clase ambiental E1 o 1 kV para los instrumentos de la clase 
ambiental E2 (ver 8.1.3), en fase aleatoria, con un tiempo de subida de 5 ns y una 
duración de semiamplitud de 50 ns.  
iv) La longitud del transitorio eléctrico debe ser 15 ms, y la frecuencia de  repetición de 
los transitorios eléctricos debe ser 5 kHz.  
v) El sistema de inyección de la red debe tener filtros bloqueadores para impedir que 
la energía de transitorios eléctricos se disipe en la red.  
vi) Para el acoplamiento de los transitorios eléctricos a l as líneas de entrada/salida y de 
comunicación, se debe utilizar una abrazadera de acoplamiento capacitivo según se 
define en la norma.  
vii) La duración del ensayo no debe ser menos de un minuto para cada amplitud y 
polaridad.  
viii) Durante la medición del error (de i ndicación), se debe operar el ESE con el caudal 
de referencia.  
ix) Al medir el error (de indicación), deben cumplirse las condiciones de instalación y 
operación del ESE especificadas en 7.4.2 y deben aplicarse las condiciones de  
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-2 
METROLÓGICA PERUANA   90 de 172 
 
 
 referencia, salvo indicación co ntraria. Los medidores de ensayo no marcados con 
“V” deben montarse con el eje del flujo en orientación horizontal. Los medidores 
con dos temperaturas de referencia solo se ensayan a la temperatura de referencia 
más baja.  
8.9.4.  Criterios de aceptación  
a) Después de  la aplicación de la perturbación, todas las funciones del ESE deben 
operar según lo diseñado.  
b) La diferencia entre el error relativo de indicación obtenido durante la aplicación de 
los transitorios eléctricos y el obtenido con el mismo caudal antes del ens ayo, en 
las condiciones de referencia, no debe exceder de la mitad del error máximo 
permisible de la zona superior de caudal (ver PNMP 005 -1:2018 , 4.2), o el ESE 
debe detectar y poner en evidencia una falla significativa de acuerdo con PNMP 
005-1:2018 , Anexo B.  
8.10. Transitorios eléctricos en la red de CA y CC ( PNMP 005 -1:2018 , A.5)  
8.10.1.  Objetivo del ensayo  
Verificar que el ESE que tenga elementos electrónicos y sea alimentado por la tensión de 
la red de CA o CC, cumpla con las disposiciones de PNMP 005 -1:2018 , 5.1.1, en 
condiciones en las que los transitorios eléctricos se superponen en la tensión de la red, 
según se indica en PNMP 005 -1:2018 , Tabla A.1.  
8.10.2.  Preparación  
Seguir las disposiciones de ensayo especificadas en IEC 61000 -4-4 e IEC 61000 -4-1.  
8.10.3.  Procedimiento de ensayo (en resumen)  
a) Medir el error (de indicación) del ESE antes de aplicar los transitorios eléctricos.   
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-2 
METROLÓGICA PERUANA   91 de 172 
 
 
 b) Medir el error (de indicación) del ESE durante la aplicación de los transitorios 
eléctricos de picos de tensión de la forma de onda exponencial dobl e. 
c) Calcular el error relativo (de indicación) para cada condición de ensayo de acuerdo 
con el Anexo B.  
d) Restar el error (de indicación) del medidor medido antes de aplicar los transitorios 
eléctricos al medido durante la aplicación de los transitorios eléct ricos.  
e) Inspeccionar que el ESE funcione correctamente.  
f) Llenar el informe de ensayo PNMP 005 -3:2018, 4.6.9 .  
Los siguientes son requisitos adicionales.  
i) Se debe utilizar un generador de transitorios eléctricos con las características de 
funcionamiento especificadas en la norma citada.  
ii) Se deben verificar las características del generador antes de conectarlo al ESE.  
iii) Cada pico de tensión debe tener una amplitud (positiva o negativa) de 1 kV para los 
instrumentos de la clase ambiental E1 o 2 kV para los ins trumentos de la clase 
ambiental E2 (ver 8.1.3), en fase aleatoria, con un tiempo de subida de 5 ns y una 
duración de semiamplitud de 50 ns.  
iv) La longitud del transitorio eléctrico debe ser 15 ms, y la frecuencia de repetición de 
los transitorios eléctricos d ebe ser 5 kHz.  
v) Todos los transitorios eléctricos deben aplicarse asíncronamente en modo común 
(tensión asimétrica) durante la medición del error (de indicación) del ESE.  
vi) La duración del ensayo no debe ser menos de un minuto para cada amplitud y 
polaridad.   
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-2 
METROLÓGICA PERUANA   92 de 172 
 
 
 vii) Durante la medición del error (de indicación), se debe operar el ESE con el caudal 
de referencia.  
viii) Al medir el error (de indicación), deben cumplirse las condiciones de instalación y 
operación del ESE especificadas en 7.4.2 y deben aplicarse las condiciones  de 
referencia, salvo indicación contraria. Los medidores de ensayo no marcados con 
“V” deben montarse con el eje del flujo en orientación horizontal. Los medidores 
con dos temperaturas de referencia solo se ensayan a la temperatura de referencia 
más baja.  
8.10.4.  Criterios de aceptación  
a) Después de la aplicación de la perturbación, todas las funciones del ESE deben 
operar según lo diseñado.  
b) La diferencia entre el error relativo de indicación obtenido durante la aplicación de 
los transitorios eléctricos y el obtenido con el mismo caudal antes del ensayo, en 
las condiciones de referencia, no debe exceder de la mitad del error máximo 
permisible de la zona superior de caudal (ver PNMP 005 -1:2018 , 4.2), o el ESE 
debe detectar y poner en evidencia una falla significativa de acuerdo con PNMP 
005-1:2018 , Anexo B.  
8.11. Descargas electrostáticas ( PNMP 005 -1:2018 , A.5)  
8.11.1.  Objetivo del ensayo  
Verificar que un medidor de agua cumpla con las disposiciones de PNMP 005 -1:2018 , 
5.1.1, durante la aplicación de descargas electrostáticas directas e indirectas según se 
indica en PNMP 005 -1:2018 , Tabla A.1.  
8.11.2.  Preparación  
Seguir las disposiciones de ensayo especificadas en IEC 61000 -4-2. 
  
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-2 
METROLÓGICA PERUANA   93 de 172 
 
 
 8.11.3.  Procedimiento de ensayo (en resumen)  
a) Medir el error (de indicación) del ESE antes de aplicar las descargas electrostáticas.  
b) Cargar un capacitor de 150 pF mediante una fuente de tensión continua adecuada, 
luego descargar el capacitor a través del ESE conectando un terminal del chasis de 
soporte a la puesta a tierra y el otro, mediante un resistor de 330 Ω, a superficies 
del ESE a las que el operador normalmente tiene acceso.  
Deben aplicarse las siguientes condiciones:  
1) inclui r el método de penetración de pintura si es apropiado.  
2) para cada descarga por contacto, debe aplicarse una tensión de 6 kV;  
3) para cada descarga en el aire, debe aplicarse una tensión de 8 kV;  
4) para descargas directas, se debe utilizar el método de descarga en el aire cuando 
el fabricante ha declarado que un revestimiento es aislante;  
5) en cada punto de ensayo, deben aplicarse por lo menos 10 descargas directas con 
intervalos de por lo menos 10 s entre descargas, durante la misma medición o 
medición simulada;  
6) para descargas indirectas, deben aplicarse un total de 10 descargas en el plano 
de acoplamiento horizontal y un total de 10 descargas para cada una de las 
diferentes posiciones del plano de acoplamiento vertical.  
c) Medir el error (de indicación) del ESE duran te la aplicación de las descargas 
electrostáticas.  
d) Calcular el error relativo (de indicación) para cada condición de ensayo de acuerdo 
con el Anexo B.   
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-2 
METROLÓGICA PERUANA   94 de 172 
 
 
 e) Determinar si se ha excedido la falla significativa restando el error (de indicación) 
del medidor medido antes de aplicar las descargas electrostáticas al medido después 
de aplicar las descargas electrostáticas.  
f) Inspeccionar que el ESE funcione correctamente.  
g) Llenar el informe de ensayo PNMP 005 -3:2018, 4.6.10 .  
Los siguientes son requisitos adicionales.  
i) Al medir el error (de indicación), el ESE debe ser sometido al caudal de referencia.  
ii) Al medir el error (de indicación), deben cumplirse las condiciones de instalación y 
operación especificadas en 7.4.2 y deben aplicarse las condiciones de referencia, 
salvo in dicación contraria. Los medidores de ensayo no marcados con “V” deben 
montarse con el eje del flujo en orientación horizontal. Los medidores con dos 
temperaturas de referencia solo se ensayan a la temperatura de referencia más baja.  
iii) En casos en los que se espera que el diseño de un medidor específico no sea menos 
susceptible a las perturbaciones con el caudal cero que si se opera en las condiciones 
de referencia para el caudal, el organismo responsable de la aprobación de modelo  
debe sentirse libre de optar  por un caudal cero durante el ensayo de descargas 
electrostáticas.  
iv) En el caso de ESE no equipados con un terminal de puesta a tierra, éstos deben ser 
completamente descargados entre las descargas.  
v) La descarga por contacto es el método de ensayo preferido.  Las descargas en el aire 
deben utilizarse cuando no puede aplicarse la descarga por contacto.  
1) Aplicación directa  
En el modo de descarga por contacto, que debe realizarse en superficies conductivas, 
el electrodo debe estar en contacto con el ESE.   
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-2 
METROLÓGICA PERUANA   95 de 172 
 
 
 En el modo de descarga en el aire sobre superficies aisladas, se mueve el electrodo 
hacia el ESE y la descarga se produce por chispa.  
2) Aplicación indirecta  
Las descargas se aplican en el modo de descarga por contacto a los planos de 
acoplamiento montados en los a lrededores del ESE.  
8.11.4.  Criterios de aceptación  
a) Después de la aplicación de la perturbación, todas las funciones del ESE deben 
operar según lo diseñado.  
b) La diferencia entre el error relativo (de indicación) obtenido durante la aplicación 
de las descargas elect rostáticas y el obtenido antes del ensayo con el mismo caudal, 
en las condiciones de referencia, no debe exceder de la mitad del error máximo 
permisible de la zona superior  de caudal (ver PNMP 005 -1:2018 , 4.2), o el ESE 
debe detectar y poner en evidencia u na falla significativa de acuerdo con PNMP 
005-1:2018 , Anexo B.  
c) Para ensayos con el caudal cero, la totalización del medidor de agua no debe variar 
en más del valor del intervalo de verificación.  
8.12. Campos electromagnéticos radiados ( PNMP 005 -1:2018 , A.5)  
8.12.1.  Objetivo del ensayo  
Verificar que un medidor de agua cumpla con las disposiciones de PNMP 005 -1:2018 , 
5.1.1, durante la aplicación de campos electromagnéticos radiados según se indica en 
PNMP 005 -1:2018 , Tabla A.1.  
8.12.2.  Preparación  
Seguir las disposiciones de e nsayo especificadas en IEC 61000 -4-3. Sin embargo, el  
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-2 
METROLÓGICA PERUANA   96 de 172 
 
 
 procedimiento de ensayo especificado en 8.12.3 es un procedimiento modificado 
aplicable a instrumentos integradores que totalizan el mensurando.  
8.12.3.   Procedimiento de ensayo (en resumen)  
a) Medir el error intrínseco (de indicación) del ESE en las condiciones de referencia 
antes de aplicar el campo electromagnético.  
b) Aplicar el campo electromagnético de acuerdo con los requisitos de i) a iv) 
indicados más abajo.  
c) Iniciar una nueva medición del error (de indica ción) del ESE.  
d) Incrementar la frecuencia portadora hasta alcanzar la siguiente frecuencia portadora 
(ver la Tabla 4) de acuerdo con los requisitos de iv) indicados más abajo.  
e) Detener la medición del error (de indicación) del ESE.  
f) Calcular el error relativo  (de indicación) del ESE de acuerdo con el Anexo B.  
g) Calcular la falla restando el error intrínseco (de indicación) del paso a) al error (de 
indicación) del paso f). Determinar si la falla es una falla significativa.  
h) Cambiar la polarización de la antena.  
i) Inspeccionar que el ESE funcione correctamente.  
j) Repetir los pasos b) a i).  
k) Llenar el informe de ensayo PNMP 005 -3:2018, 4.6.11 . 
Los siguientes son requisitos adicionales.   
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-2 
METROLÓGICA PERUANA   97 de 172 
 
 
 i) El ESE y sus cables externos de por lo menos 1,2 m de longitud deben ser sometidos 
a campos electromagnéticos radiados a intensidades de campo de 3 V/m para los 
instrumentos de la clase ambiental E1 o 10 V/m para los instrumentos de la clase 
ambiental E2 ( ver 8.1.3).  
De acuerdo con IEC 61000 -4-3, el alcance de frecuencia para este ensayo de 
campos electromagnéticos radiados es 26 MHz a 2 GHz, o 80 MHz a 2 GHz cuando 
es aplicable el ensayo para frecuencias del alcance inferior de 8.13.  
ii) El ensayo se realiza como varios barridos parciales con una antena vertical y varios 
barridos parciales con una antena horizontal. Las frecuencias recomendadas de 
inicio y parada para cada barrido se mencionan en la Tabla 4.  
iii) Cada error intrínseco (de indicación) se determina c omenzando en una frecuencia 
de inicio y terminando cuando se alcanza la siguiente frecuencia más alta de la 
Tabla 4.  
iv) Durante cada barrido, se debe cambiar la frecuencia en etapas de 1 % de la 
frecuencia real hasta alcanzar la siguiente frecuencia de la Tab la 4. El tiempo de 
parada en cada etapa de 1 % debe ser idéntico. Sin embargo, el tiempo de parada 
debe ser igual para todas las frecuencias portadoras del barrido y debe ser suficiente 
para que el ESE sea estimulado y responda en cada frecuencia.  
v) Las medi ciones del error (de indicación) deben realizarse con todos los barridos 
mencionados en la Tabla 4.  
vi) Al medir el error (de indicación), el ESE debe ser sometido al caudal de referencia.  
vii) Al medir el error (de indicación), deben cumplirse las condiciones de instalación y 
operación especificadas en 7.4.2 y deben aplicarse las condiciones de referencia, 
salvo indicación contraria. Los medidores de ensayo no marcados con “V” deben 
montarse con el eje del flujo en orientación horizontal. Los medidores con dos 
temperaturas de referencia solo se ensayan a la temperatura de referencia más baja.  
viii) Si se espera que el diseño de un medidor específico no sea menos susceptible a los 
campos electromagnéticos radiados especificados en 8.12 con el caudal cero que si 
se opera e n las condiciones de referencia para el caudal, el organismo responsable  
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-2 
METROLÓGICA PERUANA   98 de 172 
 
 
 de la aprobación de modelo  debe sentirse libre de optar por un caudal cero durante 
el ensayo de susceptibilidad electromagnética.  
Tabla 4 — Frecuencias portadoras de inicio y parada ( Campos electromagnéticos 
radiados)  
MHz  MHz  MHz  
26 160 600 
40 180 700 
60 200 800 
80 250 934 
100 350 1 000  
120 400 1 400  
144 435 2 000  
150 500  
NOTA : Los puntos de interrupción son aproximados.  
 
8.12.4.  Criterios de aceptación  
a) Después de la aplicación de la perturbación, todas las funciones del ESE deben 
operar según lo diseñado.  
b) La diferencia entre el error relativo (de indicación) medido durante la aplicación de 
cada banda de frecuencia portadora y el obtenido con el mismo caudal antes del 
ensayo, en las  condiciones de referencia, no debe exceder de la mitad del error 
máximo permisible de la zona superior de caudal (ver PNMP 005 -1:2018 , 4.2), o el 
ESE debe detectar y poner en evidencia una falla significativa de acuerdo con 
PNMP 005 -1:2018 , Anexo B.  
c) Duran te los ensayos aplicados con el caudal cero, la totalización del medidor de 
agua no debe variar en más del valor del intervalo de verificación.  
 
  
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-2 
METROLÓGICA PERUANA   99 de 172 
 
 
 8.13. Campos electromagnéticos conducidos ( PNMP 005 -1:2018 , A.5)  
8.13.1.  Objetivo del ensayo  
Verificar el cumplimiento de las disposiciones de PNMP 005 -1:2018 , 5.1.1, durante la 
aplicación de campos electromagnéticos conducidos según se indica en PNMP 005 -
1:2018 , Tabla A.1.  
8.13.2.  Preparación  
Seguir las disposiciones de ensayo especificadas en IEC 61000 -4-6. Sin embargo, el 
procedimiento de ensayo especificado en 8.13.3 es un procedimiento modificado 
aplicable a instrumentos integradores que totalizan el mensurando.  
8.13.3.  Procedimiento de ensayo (en resumen)  
a) Medir el error intrínseco (de indicación) del ESE en las condiciones de referencia 
antes de aplicar el campo electromagnético.  
b) Aplicar el campo electromagnético de acuerdo con los requisitos de i) a v) indicados 
más abajo.  
c) Iniciar una nueva medición del error (de indicación) del ESE.  
d) Incrementar la frecuencia portadora hasta alcanzar la siguiente frecuencia portadora 
(ver la Tabla 5) de acuerdo con los requisitos de v) indicados más abajo.  
e) Detener la medición del error (de indicación) del ESE.  
f) Calcular el error relativo (de indicación) del ESE de acu erdo con el Anexo B.  
g) Calcular la falla restando el error intrínseco (de indicación) del paso a) al error (de 
indicación) del paso f). Determinar si la falla es una falla significativa.   
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-2 
METROLÓGICA PERUANA   100 de 172 
 
 
 h) Inspeccionar que el ESE funcione correctamente.  
i) Llenare el informe de e nsayo PNMP 005 -3:2018, 4.6.12 .  
Los siguientes son requisitos adicionales.  
i) El ESE debe ser sometido a campos electromagnéticos conducidos a una amplitud 
de RF de 3 V (fuerza electromotriz, f.e.m.) para los instrumentos de la clase 
ambiental E1 o 10 V (f.e.m.) para los instrumentos de la clase ambiental E2 (ver 
8.1.3).  
ii) El alcance de frecuencia para este ensayo de campos electromagnéticos conducidos 
es 0,15 MHz a 80 MHz de acuerdo con IEC 61000 -4-6. 
iii) Las frecuencias recomendadas de inicio y parada para ca da barrido se mencionan 
en la Tabla 5.  
iv) Cada error intrínseco (de indicación) se determina comenzando en una frecuencia 
de inicio y terminando cuando se alcanza la siguiente frecuencia más alta de la 
Tabla 5.  
v) Durante cada barrido, se debe cambiar la frecuen cia en etapas de 1 % de la 
frecuencia real hasta alcanzar la siguiente frecuencia de la Tabla 5. El tiempo de 
parada en cada etapa de 1 % debe ser idéntico. Sin embargo, el tiempo de parada 
debe ser igual para todas las frecuencias portadoras del barrido y  debe ser suficiente 
para que el ESE sea estimulado y responda en cada frecuencia.  
vi) Las mediciones del error (de indicación) deben realizarse con todos los barridos 
mencionados en la Tabla 5.  
vii) Al medir el error (de indicación), el ESE debe ser sometido al ca udal de referencia.  
viii) Al medir el error (de indicación), deben cumplirse las condiciones de instalación y 
operación especificadas en 7.4.2 y deben aplicarse las condiciones de referencia, 
salvo indicación contraria. Los medidores de ensayo no marcados con “V ” deben  
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-2 
METROLÓGICA PERUANA   101 de 172 
 
 
 montarse con el eje del flujo en orientación horizontal. Los medidores con dos 
temperaturas de referencia solo se ensayan a la temperatura de referencia más baja.  
ix) Si se espera que el diseño de un medidor específico no sea menos susceptible a los 
campos electromagnéticos conducidos especificados en 8.13 con el caudal cero que 
si se opera en las condiciones de referencia para el caudal, el organismo responsable 
de la aprobación de modelo  debe sentirse libre de optar por un caudal cero durante 
el ensay o de susceptibilidad electromagnética.  
Tabla 5 — Frecuencias portadoras de inicio y parada (Campos electromagnéticos 
conducidos)  
MHz  MHz  MHz  MHz  
0,15 1,1 7,5 50 
0,30 2,2 14 80 
0,57 3,9 30  
NOTA : Los puntos de interrupción son 
aproximados.  
 
8.13.4.  Criterios de aceptación  
a) Después de la aplicación de la perturbación, todas las funciones del ESE deben 
operar según lo diseñado.  
b) La diferencia entre el error relativo (de indicación) medido durante la aplicación de 
cada banda de frecuencia portadora y el obtenido co n el mismo caudal antes del 
ensayo, en las condiciones de referencia, no debe exceder de la mitad del error 
máximo permisible de la zona superior de caudal (ver PNMP 005 -1:2018 , 4.2), o el 
ESE debe detectar y poner en evidencia una falla significativa de a cuerdo con 
PNMP 005 -1:2018 , Anexo B.  
c) Durante los ensayos aplicados con el caudal cero, la totalización del medidor de 
agua no debe variar en más del valor del intervalo de verificación.   
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-2 
METROLÓGICA PERUANA   102 de 172 
 
 
 8.14. Sobretensiones en las líneas de señales, datos y control ( PNMP 005 -
1:2018 , A.5)  
8.14.1.  Objetivo del ensayo  
Verificar que un medidor de agua cumpla con las disposiciones de PNMP 005 -1:2018 , 
5.1.1, en condiciones en las que las sobretensiones eléctricas se superponen en las señales 
de entrada y salida y en los puertos de comunicaci ón según se indica en PNMP 005 -
1:2018 , Tabla A.1.  
8.14.2.  Preparación  
Seguir las disposiciones de ensayo especificadas en IEC 61000 -4-5. 
8.14.3.  Procedimiento de ensayo (en resumen)  
a) Medir el error (de indicación) del ESE antes de aplicar las sobretensiones.  
b) Las sobretensi ones deben aplicarse línea a línea y línea o líneas a tierra. Al realizar 
el ensayo línea a tierra, la tensión de ensayo debe aplicarse sucesivamente entre 
cada una de las líneas y la tierra si no existe otra especificación.  
c) Medir el error (de indicación)  del ESE después de la aplicación de las 
sobretensiones transitorias.  
d) Calcular el error relativo (de indicación) para cada condición.  
e) Restar el error (de indicación) del medidor medido antes de aplicar las 
sobretensiones al medido después de la aplicación de las sobretensiones.  
f) Inspeccionar que el ESE funcione correctamente.  
g) Llenar el informe de ensayo PNMP 005 -3:2018, 4.6.13 .  
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-2 
METROLÓGICA PERUANA   103 de 172 
 
 
 Los siguientes son requisitos adicionales.  
i) Se debe utilizar un generador de sobretensión con las características de 
funcionamiento especificadas en la norma citada. El ensayo consiste en la 
exposición del ESE a sobretensiones, cuyo tiempo de subida, duración de impulso, 
valores máximos de tensión/corriente de salida en impedancias altas/bajas e 
intervalo de tiempo mínimo entre dos imp ulsos sucesivos son definidos en la norma 
citada.  
ii) Se deben verificar las características del generador antes de conectarlo al ESE.  
iii) Si el ESE es un instrumento integrador (medidor), los impulsos de ensayo deben 
aplicarse de manera continua durante el tiempo  de medición.  
iv) Este ensayo solo es aplicable a la clase ambiental E2, para la cual la sobretensión 
transitoria en línea a línea es 1 kV y, en línea a tierra, es 2 kV.  
NOTA  En líneas desequilibradas, el ensayo línea a tierra normalmente se realiza con protec ción 
primaria.  
v) Este ensayo es aplicable a líneas de señal largas (líneas de más de 30 m de longitud 
o aquellas líneas instaladas parcial o completamente fuera de los edificios 
independientemente de su longitud).  
vi) Deben aplicarse por lo menos tres sobretensi ones positivas y tres sobretensiones 
negativas.  
vii) Durante la medición del error (de indicación), el ESE debe ser sometido al caudal 
de referencia.  
viii) Al medir el error (de indicación), deben cumplirse las condiciones de instalación y 
operación especificadas en 7.4.2 y deben aplicarse las condiciones de referencia, 
salvo indicación contraria. Los medidores de ensayo no marcados con “V” deben 
montarse con el eje del flujo en orientación horizontal. Los medidores con dos 
temperaturas de referencia solo se ensayan a  la temperatura de referencia más baja.   
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-2 
METROLÓGICA PERUANA   104 de 172 
 
 
 8.14.4.  Criterios de aceptación  
a) Después de la aplicación de la perturbación, todas las funciones del ESE deben 
operar según lo diseñado.  
b) La diferencia entre el error relativo (de indicación) obtenido después de la 
aplicación  de las sobretensiones transitorias y el obtenido antes del ensayo no debe 
exceder de la mitad del EMP de la "zona superior", o el ESE debe detectar y poner 
en evidencia una falla significativa de acuerdo con PNMP 005 -1:2018 , Anexo B.  
8.15. Sobretensiones en las  líneas de la red de CA y CC ( PNMP 005 -1:2018 , 
A.5)  
8.15.1.  Objetivo del ensayo  
Verificar que un medidor de agua cumpla con las requisitos de PNMP 005 -1:2018 , 5.1.1, 
en condiciones en las que las sobretensiones eléctricas se superponen en la tensión de la 
red según se indica en PNMP 005 -1:2018 , Tabla A.1.  
8.15.2.  Preparación  
Seguir las disposiciones de ensayo especificadas en IEC 61000 -4-5. 
8.15.3.  Procedimiento de ensayo (en  resumen)  
a) Medir el error (de indicación) del ESE antes de aplicar las sobretensiones 
transitorias.  
b) Salvo indicación contraria, las sobretensiones deben aplicarse de manera 
sincronizada con la fase de tensión en el cruce del eje de cero y el valor máximo de  
la onda de tensión alterna (positiva y negativa).   
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-2 
METROLÓGICA PERUANA   105 de 172 
 
 
 c) Las sobretensiones deben aplicarse línea a línea y línea o líneas a tierra. Al realizar 
el ensayo línea a tierra, la tensión de ensayo debe aplicarse sucesivamente entre 
cada una de las líneas y la tierra si no existe otra especificación.  
d) Medir el error (de indicación) del ESE después de la aplicación de las 
sobretensiones transitorias.  
e) Calcular el error relativo (de indicación) para cada condición.  
f) Restar el error (de indicación) del medidor medido antes d e aplicar las 
sobretensiones al medido después de la aplicación de las sobretensiones.  
g) Inspeccionar que el ESE funcione correctamente.  
h) Llenar el informe de ensayo PNMP 005 -3:2018, 4.6.14 .  
 Los siguientes son requisitos adicionales.  
i) Se debe utilizar un generador de sobretensión con las características de 
funcionamiento especificadas en la norma citada. El ensayo consiste en la 
exposición del ESE a sobretensiones, cuyo tiempo de subida, duración de impulso, 
valores máximos de tensión/corriente de salida e n impedancias altas/bajas e 
intervalo de tiempo mínimo entre dos impulsos sucesivos son definidos en la norma 
citada.  
ii) Se deben verificar las características del generador antes de conectarlo el ESE.  
iii) Si el ESE es un instrumento integrador, los impulsos de e nsayo deben aplicarse de 
manera continua durante el tiempo de medición.  
iv) Este ensayo solo es aplicable a la clase ambiental E2, para la cual la sobretensión 
transitoria en línea a línea es 1 kV y, en línea a tierra, es 2 kV.   
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-2 
METROLÓGICA PERUANA   106 de 172 
 
 
 v) Este ensayo es aplicable a línea s de señal largas (líneas de más de 30 m de longitud 
o aquellas líneas instaladas parcial o completamente fuera de los edificios 
independientemente de su longitud).  
vi) Para las líneas de alimentación por la red de CA, por lo menos tres sobretensiones 
positivas y tres sobretensiones negativas deben aplicarse de manera sincronizada 
con una tensión de alimentación de CA en ángulos de 0°, 90°, 180° y 270°.  
vii) Para las líneas de alimentación de CC, deben aplicarse por lo menos tres 
sobretensiones positivas y t res sobretensiones negativas.  
viii) Durante la medición del error (de indicación), el ESE debe ser sometido al caudal 
de referencia.  
ix) Al medir el error (de indicación), deben cumplirse las condiciones de instalación y 
operación especificadas en 7.4.2 y deben apli carse las condiciones de referencia, 
salvo indicación contraria. Los medidores de ensayo no marcados con “V” deben 
montarse con el eje del flujo en orientación horizontal. Los medidores con dos 
temperaturas de referencia solo se ensayan a la temperatura de  referencia más baja.  
8.15.4.  Criterios de aceptación  
a) Después de la aplicación de la perturbación, todas las funciones del ESE deben 
operar según lo diseñado.  
b) La diferencia entre el error relativo de indicación obtenido después de la aplicación 
de las sobretension es transitorias y el obtenido antes del ensayo no debe exceder de 
la mitad del EMP de la "zona superior", o el ESE debe detectar y poner en evidencia 
una falla significativa de acuerdo con PNMP 005 -1:2018 , Anexo B.  
8.16. Campo magnético estático ( PNMP 005 -1:2018 , 7.2.8)  
8.16.1.  Condiciones de ensayo  
Las condiciones de ensayo deben aplicarse como se establece a continuación.   
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-2 
METROLÓGICA PERUANA   107 de 172 
 
 
 Factor de influencia:    influencia de un campo magnético estático  
Tipo de imán:     imán anular  
Diámetro externo:    70 mm ± 2 mm  
Diámetro interno:    32 mm ± 2 mm  
Espesor:     15 mm  
Material:     ferrita anisótropa  
Método de imantación:   axial (1 norte y 1 sur)  
Retentividad:     385 mT a 400 mT  
Fuerza coercitiva:    100 kA/m a 140 kA/m  
Intensidad de campo magnético:  
A menos de 1 mm de la superficie:  90 kA/m  a 100 kA/m  
A 20 mm de la superficie:   20 kA/m  
NOTA  1 tesla = 104 gauss.  
8.16.2.  Objetivo del ensayo  
Verificar que un medidor de agua — con componentes electrónicos y/o en el que las 
partes mecánicas pueden verse influenciadas por el campo magnético estático (7.12 ) —  
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-2 
METROLÓGICA PERUANA   108 de 172 
 
 
 cumpla con los requisitos de PNMP 005 -1:2018 , 7.2.8.  
8.16.3.  Preparación  
El medidor de agua debe ponerse en servicio de acuerdo con las condiciones nominales 
de funcionamiento.  
8.16.4.  Procedimiento de ensayo en resumen  
a) Se pone el imán permanente en contacto con el E SE en una posición en la que es 
probable que la acción de un campo magnético estático produzca errores de 
indicación que excedan el EMP y alteren el funcionamiento correcto del ESE. La 
ubicación de esta posición se obtiene por el método de tanteo y reconoc iendo el tipo 
y construcción del ESE, y/o por experiencia previa. Se pueden investigar diferentes 
posiciones del imán.  
b) Una vez que se identifica una posición de ensayo, se inmoviliza el imán en esa 
posición y se mide el error (de indicación) del ESE con el  caudal Q3. 
c) Al medir el error (de indicación), deben cumplirse las condiciones de instalación y 
operación especificadas en 7.4.2 y deben aplicarse las condiciones de referencia, 
salvo indicación contraria. Los medidores no marcados con “V” solo deben 
ensay arse con el eje del flujo en orientación horizontal. Los medidores con dos 
temperaturas de referencia solo deben ensayarse a la temperatura de referencia más 
baja.  
d) La posición del imán, y su orientación, en relación con el ESE debe medirse y 
registrarse pa ra cada posición de ensayo.  
e) Llenar el informe de ensayo PNMP 005 -3:2018, 4.5.11 . 
 
  
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-2 
METROLÓGICA PERUANA   109 de 172 
 
 
 8.16.5.  Criterios de aceptación  
Durante la aplicación de las condiciones de ensayo:  
a) todas las funciones del ESE deben operar según lo diseñado; y  
b) el error relativo (de indicación) del ESE, en las condiciones de ensayo, no debe 
sobrepasar el error máximo permisible de la zona superior de caudal (ver PNMP 
005-1:2018 , 4.2).  
8.17. Ensayo de ausencia de flujo  
8.17.1.  Objetivo del ensayo  
Verificar que no haya cambios en la indicación del medidor en ausencia de flujo o agua, 
de acuerdo con las disposiciones de PNMP 005 -1:2018 , 4.2.9.  
Este ensayo solo se requiere para medidores de agua electrónicos o medidores de agua 
con sensores electrónicos de flujo o volumen.  
8.17.2.  Prepar ación  
Aplicar los requisitos de instalación y operación especificados en 7.4.2.  
8.17.3.  Procedimiento de ensayo  
a) Llenar el medidor con agua, purgando todo el aire.  
b) Asegurarse de que no pase flujo por el transductor de medición.  
c) Observar la aguja del medidor durante  15 min.   
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-2 
METROLÓGICA PERUANA   110 de 172 
 
 
 d) Descargar completamente el agua del medidor.  
e) Observar la aguja del medidor durante 15 min.  
f) Durante el ensayo, se deben mantener las condiciones de referencia para todas las 
magnitudes de influencia distintas al caudal.  
g) Llenare el informe de ensayo  PNMP 005 -3:2018, 4.6.15 . 
8.17.4.  Criterios de aceptación  
La totalización del medidor de agua no debe variar en más del valor del intervalo de escala 
de verificación durante cada intervalo de ensayo.  
9. PROGRAMA DE ENSAYO PARA LA APROBACIÓN DE MODELO   
9.1. Número de muestras requeridas  
Para cada modelo  de medidor, el número de medidores completos o sus partes separables 
que deben ensayarse durante el examen de modelo , debe ser el indicado en PNMP 005 -
1:2018 , Tabla 6.  
Se pueden presentar medidores adicionales para real izar el ensayo de durabilidad y los 
otros ensayos de funcionamiento paralelamente, si se acuerda con el organismo notificado 
o el organismo responsable de la aprobación de modelo . 
9.2. Ensayo de funcionamiento aplicable a todos los medidores de agua  
La Tabla 6 proporciona un programa de ensayos de todos medidores de agua para la 
evaluación de modelo . Los ensayos deben realizarse en por lo menos el número de 
muestras indicado en PNMP 005 -1:2018 , Tabla 6, de acuerdo con la designación del 
medidor, salvo  cuando se indica explícitamente en el apartado pertinente.   
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-2 
METROLÓGICA PERUANA   111 de 172 
 
 
 Los ensayos 1 al 9 pueden realizarse en cualquier orden. Los ensayos 10 al 13 deben 
realizarse en el orden establecido. El ensayo 14 debe realizarse antes de los ensayos 10 al 
13. Si se proporciona un grupo adicional de medidores igual al número indicado e n PNMP 
005-1:2018 , Tabla 6, según la designación del medidor, entonces los ensayos 10 al 13 
pueden realizarse paralelamente a los otros ensayos.  
Tabla 6 — Programa de ensayos de funcionamiento para todos los tipos de 
medidor de agua  
Ensayo  Apartado  Número de 
medidores  
Los ensayos pueden realizarse en cualquier orden.  
1 Presión estática  7.3 Todos  
2 Error (de indicación)  7.4 Todos  
3 Ausencia de flujo  a 8.17 ≥ 1 
4 Temperatura del agua  7.5 ≥ 1 
5 Temperatura del agua de sobrecarga  b 7.6 ≥ 1 
6 Presión del agua  7.7 ≥ 1 
7 Flujo inverso  7.8 ≥ 1 
8 Pérdida de presión  7.9 ≥ 1 
9 Perturbación del flujo  7.10 ≥ 1 
Los ensayos deben realizarse en el orden indicado.  
10 Ensayo de durabilidad de flujo discontinuo con Q3c o con Q ≥ 2Qx2e 7.11.2  ≥ 1 ecoa  
11 Ensayo de durabilidad de flujo continuo con Q3d 7.11.3  ≥ 1 ecoa  
12 Ensayo de durabilidad de flujo continuo con Q4 7.11.3  ≥ 1 ecoa  
13 Ensayo de durabilidad de flujo continuo con 0,9 Qx1f 7.11.3  ≥ 1 ecoa  
El ensayo debe realizarse antes de los ensayos 10 al  13. 
14 Ensayo de campo magnéticog 8.16 ≥ 1 
ecoa: en cada orientación aplicable  
a Este ensayo solo se requiere para medidores de agua electrónicos o medidores de agua con 
dispositivos electrónicos.  
b Este ensayo solo se aplica a los medidores con una TMA  ≥ 50 °C.  
c Solo para medidores con Q3 ≤ 16 m3/h. 
d Solo para medidores con Q3 > 16 m3/h. 
e Ensayo específico para medidores de combinación.  
f Para medidores de combinación cuando el medidor pequeño no ha sido aprobado previamente.  
g Para todos los medidores con componentes electrónicos y los medidores mecánicos equipados con 
un acoplamiento magnético del impulsor al dispositivo de lectura o cualquier otro mecanismo que 
puede verse afectado por la aplicación externa de un campo magnético (7.12).  
 
   
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-2 
METROLÓGICA PERUANA   112 de 172 
 
 
 9.3. Ensayos de funcionamiento aplicables a medidores de agua 
electrónicos, medidores de agua mecánicos equipados con dispositivos 
electrónicos y sus partes separables  
Además de los ensayos mencionados en la Tabla 6, deben aplicarse los ensayos de 
funcionamient o mencionados en PNMP 005 -1:2018 , Tabla A.1, a los medidores de agua 
electrónicos y los medidores de agua mecánicos equipados con dispositivos electrónicos. 
Los ensayos mencionados en PNMP 005 -1:2018 , Tabla A.1, pueden realizarse en 
cualquier orden.  
NOTA  El número de medidores que se debe proporcionar, se indica en PNMP 005 -1:2018 , 
7.2.2.  
Se debe presentar un medidor a todos los ensayos aplicables mencionados en PNMP 005 -
1:2018 , Tabla A.1, de acuerdo con su clasificación ambiental. No se deben permitir 
sustituciones de los medidores restantes. El medidor debe superar todos los ensayos que 
se le apliquen.  
Cuando el medidor está equipado con sistemas de comproba ción, éste también  debe 
cumplir con los requisitos para sistemas de comproba ción especificados en el Anexo A.  
9.4. Evaluación de modelo  de las partes separables de un medidor de agua  
El organismo responsable de la aprobación de modelo  debe evaluar la compatibilidad de 
las partes  separables de un medidor de agua y las siguientes reglas deben aplicarse.  
a) El certificado de aprobación de modelo  para un transductor de medición aprobado 
por separado (incluyendo el sensor de flujo o volumen) debe indicar el modelo  o 
modelo s de calculadora aprobada (incluyendo el dispositivo indicador) con los 
cuales puede combinarse.  
b) El certificado de aprobación de modelo  para una calculadora aprobada por separado 
(incluyendo el dispositivo indicador) debe indicar el modelo  o modelo s de 
transductor de medición aprobado (incluyendo el sensor de flujo o volumen) con 
los cuales puede combinarse.   
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-2 
METROLÓGICA PERUANA   113 de 172 
 
 
 c) El certificado de aprobación de modelo  para un medidor combinado debe indicar 
qué modelo  o modelo s de calculadora aprobada (incluyendo el dispositivo 
indicador) y de transductor de medición aprobado (incluyendo el sensor de flujo o 
volumen) pueden combinarse.  
d) El fabricante debe declarar los errores máximos permisibles de la calculadora 
(incluyendo el dispositivo indicador) o el transductor de medición ( incluyendo el 
sensor de flujo o volumen) cuando se presenta para el examen de modelo .  
e) La suma aritmética de los EMP de una calculadora aprobada (incluyendo el 
dispositivo indicador) y un transductor de medición aprobado (incluyendo el sensor 
de flujo o vo lumen) no debe sobrepasar los EMP de un medidor de agua completo 
(ver PNMP 005 -1:2018 , 4.2).  
f) Los transductores de medición (incluyendo el sensor de flujo o volumen) de los 
medidores de agua mecánicos, los medidores de agua mecánicos equipados con 
dispositi vos electrónicos y los medidores de agua electrónicos deben ser sometidos 
a los ensayos de funcionamiento aplicables mencionados en la Tabla 6 y en PNMP 
005-1:2018 , Tabla A.1.  
g) Las calculadoras (incluyendo el dispositivo indicador) de los medidores de agua 
mecánicos, los medidores de agua mecánicos equipados con dispositivos 
electrónicos y los medidores de agua electrónicos deben ser sometidas a los ensayos 
de funcionamiento aplicables mencionados en la Tabla 6 y en PNMP 005 -1:2018 , 
Tabla A.1.  
h) Cuando sea posible, las condiciones de ensayo aplicadas durante la evaluación de 
modelo  de un medidor de agua completo deben aplicarse a las partes separables de 
un medidor de agua. Cuando esto no es posible para ciertas condiciones de ensayo, 
deben aplica rse condiciones simuladas, de una severidad y duración equivalentes.  
i) Los requisitos para ensayos de funcionamiento de los capítulos 6 y 7 deben 
cumplirse cuando sea pertinente.  
j) Los resultados de los ensayos de evaluación de modelo  de las partes separables de 
un medidor de agua deben declararse en un informe con formato similar al  de un 
medidor de agua completo  (ver PNMP 005 -3:2018).  
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-2 
METROLÓGICA PERUANA   114 de 172 
 
 
 9.5. Familias de medidores de agua  
Cuando se presenta una familia de medidores de agua para la evaluación de modelo , el 
organismo r esponsable de la aprobación de modelo  debe aplicar los criterios del Anexo 
D para decidir si los medidores se ajustan a la definición de "familia" y seleccionar los 
tamaños de medidor que deben ensayarse.  
10. ENSAYOS PARA LA VERIFICACIÓN INICIAL  
10.1. Verificación i nicial de medidores de agua completos y combinados  
10.1.1.  Objetivo del ensayo  
Verificar que los errores relativos (de indicación) de un medidor de agua completo o 
combinado se encuentren dentro de los errores máximos permisibles indicados en PNMP 
005-1:2018 , 4.2.2 o 4.2.3.  
Se permite que las condiciones de referencia se desvíen con respecto a los valores de 
tolerancia definidos durante los ensayos de verificación si se puede proporcionar al 
organismo responsable de la aprobación de modelo  evidencias de que el modelo  de 
medidor en consideración no se ve afectado por la desviación de la condición en cuestión. 
Sin embargo, se deben medir y documentar los valores reales de la condición que se 
desvía, como parte de la documentación de los ensayos de verificación.  
10.1.2.  Preparación  
Se debe realizar un ensayo de presión a 1,6 veces la PMA durante 1 min.  
Durante el ensayo, no se deben observar fugas.  
Se deben medir los errores (de indicación) del medidor de agua utilizando los equipos y 
principios especificados en 7.2 y 7.4.  
  
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-2 
METROLÓGICA PERUANA   115 de 172 
 
 
 10.1.3.  Procedimiento de ensayo  
a) Instalar los medidores para el ensayo individualmente o en serie.  
b) Aplicar los procedimientos indicados en 7.4.  
c) Asegurarse de que no haya una interacción significativa entre los medidores 
instalados en serie.  
d) Asegurarse de que la p resión de salida de cualquier medidor no sea inferior a 0,03 
MPa (0,3 bares).  
e) Asegurarse de que el alcance de temperatura de trabajo del agua sea como se indica 
a continuación:  
T30, T50: 20 °C ± 10 °C;  
T70 a T180: 20 °C ± 10 °C y 50 °C ± 10 °C;  
T30/70 a T3 0/180: 50 °C ± 10 °C.  
f) Asegurarse de que todos los demás factores de influencia se mantengan dentro de 
las condiciones nominales de funcionamiento del medidor.  
g) A menos que se especifiquen caudales alternativos en el certificado de aprobación 
de modelo , medi r los errores (de indicación) en los siguientes alcances de caudal:  
Q1 a 1,1 Q1; 
Q2 a 1,1 Q2;  
0,9Q3 a Q3;   
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-2 
METROLÓGICA PERUANA   116 de 172 
 
 
 para medidores de combinación, 1,05 Qx2 a 1,15 Qx2. 
NOTA  Ver también 10.1.4 c).  
h) Calcular el error (de indicación) para cada caudal de acuerdo con el Anexo B.  
i) Llenar el informe de ensayo PNMP 005 -3:2018, 5.3.1, Ejemplo 1 .  
10.1.4.  Criterios de aceptación  
a) Los errores (de indicación) del medidor de agua no deben sobrepasar los errores 
máximos permisibles indicados en PNMP 005 -1:2018 , 4.2.2 o 4.2.3.  
b) Si todos los e rrores (de indicación) del medidor de agua tienen el mismo signo, por 
lo menos uno de estos errores no debe exceder de la mitad del error máximo 
permisible. En todos los casos, este requisito debe aplicarse equitativamente con 
respecto al proveedor de agua  y el consumidor (ver también PNMP 005 -1:2018 , 
4.3.3, párrafos 3 y 8).  
c) Cuando sea necesario cumplir con los requisitos de b), y de acuerdo con PNMP 
005-1:2018 , 7.3.6, se deben medir errores adicionales con los caudales 
especificados en PNMP 005 -1:2018 , 7.2.3, pero distintos a los especificados en 
10.1.3 g).  
10.2. Verificación inicial de las partes separables de un medidor de agua  
10.2.1.  Objetivo del ensayo  
Verificar que los errores (de indicación) de un transductor de medición (incluyendo el 
sensor de flujo o volume n) o la calculadora (incluyendo el dispositivo indicador) se 
encuentren dentro de los errores máximos permisibles indicados en el certificado de 
aprobación de modelo . 
Un transductor de medición (incluyendo el sensor de flujo o volumen) debe ser sometido  
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-2 
METROLÓGICA PERUANA   117 de 172 
 
 
 a los ensayos de verificación inicial mencionados en 10.1.  
Una calculadora (incluyendo el dispositivo indicador) debe ser sometida a los ensayos de 
verificación inicial mencionados en 10.1.  
10.2.2.  Preparación  
Se deben medir los errores (de indicación) de las partes  separables aprobadas de un 
medidor de agua utilizando los equipos y principios especificados en 7.2, y se deben 
cumplir los requisitos para ensayos de funcionamiento de 7.4 cuando sea aplicable.  
Cuando sea posible, las condiciones de ensayo aplicadas dura nte la evaluación de modelo  
de un medidor de agua completo deben aplicarse a las partes separables de un medidor de 
agua. Cuando esto no es posible para ciertas condiciones de ensayo, deben aplicarse 
condiciones simuladas, de características, severidad y d uración equivalentes.  
10.2.3.  Procedimiento de ensayo  
Se debe seguir el procedimiento de ensayo de 10.1.3, salvo cuando son necesarios ensayos 
simulados.   
Llenar el informe de ensayo PNMP 005 -3:2018, 5.3.2, Ejemplo 2 y/o 5.3.3, Ejemplo 3 . 
10.2.4.  Criterios de aceptación  
Los errores (de indicación) de las partes separables del medidor de agua no deben 
sobrepasar los errores máximos permisibles indicados en el certificado de aprobación de 
modelo .  
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-2 
METROLÓGICA PERUANA   118 de 172 
 
 
 11. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS   
11.1. Objetivo de los informes  
Registrar y presentar el trabajo realizado por el laboratorio de ensayo, incluyendo los 
resultados de los ensayos y exámenes y toda la información pertinente, de manera exacta, 
clara y sin ambigüedades , en el formato proporcionado en el PNMP 005 -3:2018. 
11.2. Datos de identificación y ensayo que se deben incluir en los registros  
11.2.1.  Evaluación de modelo  
El registro de una evaluación de modelo  debe contener lo siguiente:  
a) una identificación precisa del laboratorio de ensayo y del medidor ensayado;  
b) una referencia a los antecedentes de calibr ación de todos los instrumentos y 
dispositivos de medición utilizados para los ensayos;  
c) los detalles exactos de las condiciones en las que se llevaron a cabo los diferentes 
ensayos, incluyendo cualquier condición de ensayo específica recomendada por el 
fabricante;  
d) los resultados y conclusiones de los ensayos, según se exige en esta parte de PNMP 
005 (PNMP 005 -2:2018 ); 
e) las limitaciones en cuanto a la aplicación de transductores de medición y 
calculadoras aprobados por separado.  
11.2.2.  Verificación inicial  
El registro de los ensayos de verificación inicial de un medidor individual debe incluir 
como mínimo lo siguiente:   
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-2 
METROLÓGICA PERUANA   119 de 172 
 
 
 a) la identificación del laboratorio de ensayo:  
1) el nombre y la dirección;  
b) la identificación del medidor ensayado;  
2) el nombre y la dirección del fabricante o la marca de fábrica utilizada;  
3) la clase de exactitud;  
4) la clase de temperatura;  
5) la designación del medidor  Q3; 
6) las relaciones Q3/Q1; 
7) la pérdida de presión máxima (y el caudal correspondiente);  
8) el año de fabricación y el número de serie del medi dor ensayado;  
9) el tipo o modelo;  
10) los resultados y conclusiones de los ensayos.  
 
 
  
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-2 
METROLÓGICA PERUANA   120 de 172 
 
 
 ANEXO A  
(Normativo ) 
 
EXAMEN DE MODELO  Y ENSAYO DE SISTEMAS DE 
COMPROBA CIÓN DE DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS  
A.1 Generalidades  
Estos requisitos solo se aplican a los medidores de agua electrónicos y los dispositivos 
electrónicos instalados en medidores de agua mecánicos cuando hay sistemas de 
comproba ción.  
NOTA  Se requieren sistemas de comprobación solamente cuando el volumen sumi nistrado de 
agua es pre -pagado por el cliente y no puede ser confirmado por el proveedor. No se requieren 
sistemas de comprobación cuando las mediciones son no reiniciables y hay dos socios constantes.  
Para cumplir con esta parte de PNMP 005 , los medidores de agua equipados con sistemas 
de comproba ción deben superar la inspección de diseño y los ensayos de funcionamiento 
especificados en PNMP 005 -1:2018 , 7.2.11.  
Una muestra del medidor de agua completo, la calculadora (incluyendo el dispositi vo 
indicador) o el transductor de medición (incluyendo el sensor de flujo o volumen) debe 
ser sometido a todos los exámenes y ensayos aplicables especificados en este Anexo (ver 
también 9.3).  
Después de cada ensayo o examen, se deben llenar las referencias  de sección 
correspondientes de PNMP 005 -1:2018 , 5.1.3 y B.1 a B.6 sobre sistemas de 
comproba ción, en 5.1.3 del PNMP 005 -3:2018, 4.4.1 . 
La muestra presentada para el examen debe superar todos los ensayos que se le apliquen.  
A.2 Objetivo del examen  
a) Verifica r que los sistemas de comproba ción de los medidores de agua equipados con 
éstos cumplan con los requisitos especificados en PNMP 005 -1:2018 , Anexo B.   
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-2 
METROLÓGICA PERUANA   121 de 172 
 
 
 b) Verificar que los medidores de agua con estos sistemas de comproba ción impidan o 
detecten el flujo inverso , según se exige en PNMP 005 -1:2018 , 5.1.3.  
c) Verificar que los sistemas de comproba ción relacionados con el transductor de 
medición cumplan con los requisitos especificados en PNMP 005 -1:2018 , B.2.  
A.3 Procedimientos de examen  
A.3.1  Acciones de los sistemas  de comproba ción ( PNMP 005 -1:2018 , B.1)  
a) Verificar que la detección de fallas significativas mediante los sistemas de 
comproba ción tenga como resultado las siguientes acciones, según el tipo.  
b) Para sistemas de comproba ción del tipo P o I:  
1) corrección automática de la falla;  
2) solo detención del dispositivo defectuoso cuando el medidor de agua sin ese 
dispositivo sigue cumpliendo con las regulaciones; o  
3) una alarma visible o audible, la cual debe continuar hasta que se elimine la causa. 
Además,  cuando un medidor de agua transmite los datos a equipo periférico, la 
transmisión debe ir acompañada de un mensaje que indique la presencia de una 
falla. Este requisito no es pertinente para la aplicación de perturbaciones 
especificadas en PNMP 005 -1:2018 , A.5.  
c) Si el instrumento está equipado con dispositivos para calcular la cantidad de agua 
que ha pasado por el medidor durante la ocurrencia de la falla, verificar que no se 
pueda confundir el resultado de este cálculo con una indicación válida.  
d) Cuando se utilizan sistemas de comproba ción, verificar que, en los siguientes casos, 
no haya una alarma visible o audible a menos que esta alarma se transfiera a una 
estación remota:   
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-2 
METROLÓGICA PERUANA   122 de 172 
 
 
 1) dos socios contantes;  
2) mediciones no reiniciables;  
3) mediciones no pre -pagadas.  
e) Si los  valores medidos del medidor no se repiten en una estación remota, verificar 
que se aseguren la transmisión de la alarma y los valores medidos repetidos.  
A.3.2  Sistemas de comproba ción del transductor de medición ( PNMP 005 -1:2018 , 
B.2) 
A.3.2.1  Objetivo del ensayo  
Asegurarse de que los sistemas de comproba ción verifiquen que:  
a) el transductor de medición está presente y funciona correctamente;  
b) los datos se transmiten correctamente del transductor de medición a la calculadora; y  
c) se detecta y/o impide el fluj o inverso, cuando se utilizan medios electrónicos para 
esta función.  
A.3.2.2  Procedimientos de ensayo  
A.3.2.2.1  Transductor de medición (incluyendo el sensor de flujo o volumen) con 
señales de salida de impulsos  
Cuando las señales generadas por el transdu ctor de medición son en forma de impulsos, 
cada uno de los cuales representa un volumen elemental, realizar ensayos para determinar 
que los sistemas de comproba ción para la generación, transmisión y conteo de impulsos 
llevan a cabo las siguientes tareas:   
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-2 
METROLÓGICA PERUANA   123 de 172 
 
 
 a) el conteo correcto de impulsos;  
b) la detección del flujo inverso, cuando sea aplicable; y  
c) la comproba ción del funcionamiento correcto.  
Estas funciones de comproba ción del tipo P pueden ensayarse mediante una de las 
siguientes acciones:  
1) desconectando  el sens or de flujo de la calculadora; o  
2) interrumpiendo la señal que va del sensor de flujo a la calculadora; o  
3) interrumpiendo el suministro de energía eléctrica al sensor de flujo.  
A.3.2.2.2  Transductor de medición (incluyendo el sensor de flujo o volumen) de 
medidores electromagnéticos  
En el caso de medidores electromagnéticos, en los cuales la amplitud de la señal generada 
por el sensor de flujo es proporcional al caudal, se puede utilizar el siguiente 
procedimiento para ensayar los sistemas de comproba ción.  
a) Aplicar una señal de entrada simulada, con una forma similar a la de la señal de 
medición del medidor y que represente un caudal entre Q1 y Q4, a la calculadora y 
verificar que:  
1) el sistema de comproba ción sea del tipo P o I;  
2) cuando el sistema de comproba ción es del tipo I, su función de comproba ción se 
lleve a cabo a intervalos de 5 min o menos;  
3) el sistema de comproba ción compruebe el sensor de flujo y las funciones de la 
calculadora;   
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-2 
METROLÓGICA PERUANA   124 de 172 
 
 
 4) el valor digital equivalente de la señal se encuentre dentro de los lími tes 
predeterminados declarados por el fabricante y sea compatible con los errores 
máximos permisibles.  
b) Verificar que la longitud del cable entre el sensor de flujo y la calculadora o el 
dispositivo auxiliar de un medidor de agua electromagnético no exceda de 100 m o 
el valor L, expresado en metros, de acuerdo con la siguiente fórmula, el menor de 
ambos:  
𝐿= 𝑘𝜎
𝑓𝐶 
donde:  
k = 2 × 10−5 m 
 es la conductividad del líquido, en S/m.  
f  es la frecuencia de campo durante el ciclo de medición, en Hz.  
C  es la capacitancia efectiva del cable por metro, en F/m.  
Si las soluciones del fabricante garantizan resultados equivalentes, estos requisitos 
pueden ignorarse.   
A.3.2.2.3  Otros principios de medición  
Cuando se presenta un transductor de medición (incluyendo un  sensor de flujo o volumen) 
que emplea tecnologías no cubiertas en PNMP 005 -1:2018 , B.2, para la evaluación de 
modelo , verificar que los sistemas de comproba ción proporcionen niveles de seguridad 
equivalentes.  
  
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-2 
METROLÓGICA PERUANA   125 de 172 
 
 
 A.3.3  Sistemas de comproba ción de la calculadora ( PNMP 005 -1:2018 , B.3)  
A.3.3.1  Objetivo del ensayo  
Verificar que los sistemas de comproba ción aseguren que la calculadora funcione 
correctamente y que los cálculos sean válidos.  
A.3.3.2  Procedimiento de ensayo  
A.3.3.2.1  Funciones de la calcula dora  
a) Verificar que los sistemas de comproba ción para validar las funciones de la 
calculadora sean del tipo P o I.  
b) En el caso de sistemas del tipo I, verificar que las comprobaciones de las funciones 
de la calculadora se realicen por lo menos una vez al día  o para cada volumen 
equivalente a 10 min de flujo con Q3. 
c) Verificar que los sistemas de comproba ción para validar el funcionamiento de la 
calculadora garanticen que los valores de todas las instrucciones y datos 
memorizados de manera permanente sean corre ctos, utilizando medios tales como:  
1) suma de todos los códigos de instrucciones y datos y comparación de la suma 
con un valor fijo;  
2) bits de paridad de líneas y columnas (LRC y VRC);  
3) comproba ción por redundancia cíclica (CRC 16);  
4) doble almacenamiento independiente de datos;  
5) almacenamiento de datos en “código de seguridad”, por ejemplo, con protección 
por suma de comprobación, bits de paridad de líneas y columnas.   
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-2 
METROLÓGICA PERUANA   126 de 172 
 
 
 d) Verificar que se realicen correctamente todas las transferencias internas y el 
almacenamie nto de datos relacionados con el resultado de medición, utilizando 
medios tales como:  
1) rutinas de lectura -escritura;  
2) conversión y reconversión de códigos;  
3) uso de “código de seguridad” (suma de comprobación, bit de paridad);  
4) doble almacenamiento.  
A.3.3.2.2  Cálculos  
a) Verificar que los sistemas de comproba ción para validar los cálculos sean del tipo P 
o I. 
b) En el caso de sistemas del tipo I, verificar que las comprobaciones de los cálculos se 
realicen por lo menos una vez al día o para cada volumen equivalente a  10 min de 
flujo con Q3. 
c) Verificar que los valores de todos los datos relacionados con la medición, que se 
almacenen internamente o se transmitan a equipo periférico a través de una interfaz, 
sean correctos.  
Los sistemas de comproba ción pueden utilizar med ios tales como bit de paridad, 
suma de comprobación o doble almacenamiento para comprobar la integridad de los 
datos.  
d) Verificar que el sistema de cálculo cuente con medios para controlar la continuidad 
del programa de cálculo.  
  
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-2 
METROLÓGICA PERUANA   127 de 172 
 
 
 A.3.4  Sistemas de comproba ción del dispositivo indicador ( PNMP 005 -1:2018 , B.4)  
A.3.4.1  Objetivo del ensayo  
a) Verificar que los sistemas de comproba ción del dispositivo indicador detecten que 
las indicaciones primarias se visualizan y que corresponden a los datos 
proporcionados por la calculadora.  
b) Verificar que los sistemas de comproba ción del dispositivo indicador detecten la 
presencia del dispositivo indicador si es desmontable.  
c) Verificar que los sistemas de comproba ción del dispositivo indicador sean de la 
forma definida en PNMP 005 -1:2018 , B.4.2 o B.4.3.  
A.3.4.2  Procedimiento de ensayo  
a) Confirmar que el sistema de comproba ción del dispositivo indicador primario sea del 
tipo P;  
NOTA 1  Si el dispositivo indicador no es el dispositivo indicador primario, el sistema de 
comprobación puede  ser del tipo I.  
NOTA 2  Los medios utilizados para la comprobación incluyen:  
1) en el caso de dispositivos indicadores que utilizan filamentos incandescentes o 
diodos emisores de luz (LED), medición de la corriente en los filamentos;  
2) en el caso de dispositivo s indicadores que utilizan tubos fluorescentes, medición 
de la tensión de rejilla;  
3) en el caso de dispositivos indicadores que utilizan cristales líquidos 
multiplexados, comproba ción de salida de la tensión de control de las líneas de 
segmento y de electrod os comunes, para detectar cualquier desconexión o 
cortocircuito entre circuitos de control.   
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-2 
METROLÓGICA PERUANA   128 de 172 
 
 
 NOTA 3  No se requieren las comprobaciones mencionadas en PNMP 005 -1:2018 , 6.7.2.2.  
b) Verificar que el sistema de comproba ción del dispositivo indicador incluya la 
comproba ción del tipo P o I de los circuitos electrónicos utilizados para el dispositivo 
indicador (excepto los circuitos excitadores del propio dispositivo visualizador).  
c) En el caso de sistemas del tipo I, verificar que las comproba ciones del dispositivo 
indicador se realicen por lo menos una vez al día o para cada volumen equivalente a 
10 min de flujo con Q3. 
d) Verificar que los valores de todos los datos relacionados con la medición, que se 
almacenen internamente o se transmitan a equipo periférico a través de una interfaz, 
sean correctos.  
Los sistemas de comproba ción pueden utilizar medios tales como bit de paridad, 
suma de comprobación o doble almacenamiento para comprobar la integridad de los 
datos.  
e) Verificar que el dispositivo indicador cuente con medios para controlar la continuidad 
del programa de cálculo.  
f) Verificar que el sistema de comproba ción del dispositivo indicador esté funcionando:  
1) desconectando todo o parte del dispositivo indicador; o  
2) mediante una acción que simule una falla en el dispositivo v isualizador, por 
ejemplo, con un botón de ensayo.  
 
 
  
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-2 
METROLÓGICA PERUANA   129 de 172 
 
 
 A.3.5  Sistemas de comproba ción de los dispositivos auxiliares ( PNMP 005 -1:2018 , 
B.5)  
A.3.5.1  Objetivo del ensayo  
a) Verificar que un dispositivo auxiliar (dispositivo de repetición, dispositivo de 
impresión, dispositivo de memoria, etc.) con indicaciones primarias incluya un 
sistema de comproba ción del tipo P o I.  
b) Verificar que los sistemas de comproba ción de los dispos itivos auxiliares 
comprueben:  
1) la presencia del dispositivo auxiliar;  
2) que el dispositivo auxiliar está funcionando correctamente;  
3) que los datos se transmiten correctamente entre el medidor y el dispositivo 
auxiliar.   
A.3.5.2  Procedimiento de ensayo  
a) Verifi car que el dispositivo auxiliar (dispositivo de repetición, dispositivo de 
impresión, dispositivo de memoria, etc.) con indicaciones primarias incluya un 
sistema de comproba ción del tipo P o I.  
b) Verificar que el sistema de comproba ción compruebe que el disp ositivo auxiliar está 
conectado al medidor de agua.  
c) Verificar que el sistema de comproba ción compruebe que el dispositivo auxiliar está 
funcionando y transmitiendo los datos correctamente.  
  
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-2 
METROLÓGICA PERUANA   130 de 172 
 
 
 A.3.6  Sistemas de comproba ción de los instrumentos de medición asociados 
(PNMP 005 -1:2018 , B.6)  
A.3.6.1  Objetivo del ensayo  
a) Examinar los sistemas de comproba ción de los instrumentos de medición asociados 
distintos al sensor de flujo.  
NOTA  Además de la medición primaria del volumen, los medidores de agua pueden 
tener s istemas integrados para medir y visualizar otros parámetros, por ejemplo, caudal, 
presión y temperatura del agua.  
b) Verificar la presencia de un sistema de comproba ción del tipo P o I cuando funciones 
de medición adicionales están presentes.  
c) Verificar que el  sistema de comproba ción asegure que la señal proveniente de cada 
instrumento asociado se encuentra dentro de un alcance predeterminado de medición.  
A.3.6.2  Procedimiento de ensayo  
a) Identificar el número y los tipos de transductores de medición asociados presentes en 
el medidor.  
b) Para cada tipo de transductor presente, verificar que un sistema de comproba ción del 
tipo P o I esté presente.  
c) Verificar que el valor de la señal proveniente de cada transductor coincida con el 
parámetro que se está midiendo (cauda l, presión y temperatura del agua).  
d) Cuando los caudales deben utilizarse para controlar las tarifas, verificar que, para 
cada caudal especificado en PNMP 005 -1:2018 , 7.2.3, la diferencia entre el caudal 
real y el caudal indicado no sobrepase el EMP apropia do de PNMP 005 -1:2018 , 4.2.2 
o 4.2.3.   
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-2 
METROLÓGICA PERUANA   131 de 172 
 
 
 e) Para todos los demás tipos de instrumento de medición asociado, verificar que la 
diferencia entre el valor real del parámetro medido y el valor indicado por el 
instrumento de medición en los extremos y en el punto medi o de su alcance de 
medición no sobrepase el error máximo declarado por el fabricante.  
  
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-2 
METROLÓGICA PERUANA   132 de 172 
 
 
 ANEXO B  
(Normativo)  
 
CÁLCULO DEL ERROR RELATIVO (DE INDICACIÓN) DE UN 
MEDIDOR DE AGUA  
B.1 Información general  
Este anexo define las fórmulas que deben aplicarse durante los ensayos de evaluación de 
modelo  y verificación, al calcular el error (de indicación) de:  
a) un medidor de agua completo;  
b) una calculadora separable (incluyendo el dispositivo indicador);  
c) un transd uctor de medición separable (incluyendo el sensor de flujo o volumen).  
B.2 Cálculo del error (de indicación)  
Cuando se presenta un transductor de medición (incluyendo el sensor de flujo o volumen) 
o una calculadora (incluyendo el dispositivo indicador) de un medidor de agua para la 
aprobación de modelo  separable, se realizan mediciones del error (de indicación) solo en 
estas partes separables del medidor.  
Para un transductor de medición (incluyendo el sensor de flujo o volumen), se mide la 
señal de salida ( de impulsos, corriente, tensión o codificada) con un instrumento 
adecuado.  
Para la calculadora (incluyendo el dispositivo indicador), las características de las señales 
de entrada simuladas (de impulsos, corriente, tensión o codificada) deberían reproducir  
las del transductor de medición (incluyendo el sensor de flujo o volumen).  
El error (de indicación) del ESE se calcula de acuerdo con lo que se considera el volumen 
de referencia añadido durante un ensayo, comparado con el volumen equivalente de la  
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-2 
METROLÓGICA PERUANA   133 de 172 
 
 
 señal de entrada simulada a la calculadora (incluyendo el dispositivo indicador) o la señal 
de salida real del transductor de medición (incluyendo el sensor de flujo o volumen), 
medido durante el mismo período de ensayo.  
A menos que sean exonerados, un transduct or de medición (incluyendo el sensor de flujo 
o volumen) y una calculadora compatible (incluyendo el dispositivo indicador) que tienen 
aprobaciones de modelo  por separado, deben ensayarse juntos como un medidor de agua 
combinado durante la verificación ini cial (ver el capítulo 10). Por lo tanto, el cálculo del 
error (de indicación) es el mismo que para un medidor de agua completo.  
B.3 Cálculo del error relativo (de indicación)  
B.3.1  Medidor de agua completo  
𝐸𝑚(𝑖)(𝑖=1,2,…𝑛)= 𝑉𝑖−𝑉𝑎
𝑉𝑎 ×100  %       (B.1)  
donde:  
Em(i)(i=1,2... n) es el error relativo (de indicación), expresado en porcentaje, de un medidor 
de agua completo con un caudal i (i = 1, 2 ... n). 
Va es el volumen de referencia (o simulado) que pasa, durante el período de 
ensayo td, m3. 
Vi es el volumen añadido (o restado) al dispositivo indicador, durante el período 
de ensayo td, m3. 
B.3.2  Medidor de agua combinado  
Un medidor de agua combinado debe ser tratado como un medidor de agua completo 
(B.3.1) para el propósito de calcular el err or (de indicación).  
B.3.3  Calculadora (incluyendo el dispositivo indicador)   
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-2 
METROLÓGICA PERUANA   134 de 172 
 
 
 B.3.3.1  Cálculo del error relativo (de indicación) de una calculadora (incluyendo 
el dispositivo indicador) ensayado con una señal de entrada de impulsos simulada  
𝐸𝑐(𝑖)(𝑖=1,2,…𝑛)= 𝑉𝑖−𝑉𝑎
𝑉𝑎 ×100  %       (B.2)  
donde:  
Ec(i)(i = 1, 2… n) es el error relativo (de indicación), expresado en porcentaje, de la 
calculadora (incluyendo el dispositivo indicador) con un caudal i (i = 1, 2 ... 
n). 
Vi es el volumen registrado por el dispositivo indicador, añadido durante el 
período de ensayo td, m3. 
Va = CpTp es el volumen de agua equivalente al número total de impulsos de volumen 
inyectados en el dispositivo indicador durante el período de ensayo td, m3 
en el cual  
Cp es la constante que iguala un volumen nominal de agua con cada impulso, 
m3/impulso.  
Tp es el número total de los impulsos de volumen inyectados durante el período 
de ensayo td, impulsos.  
B.3.3.2  Cálculo del error relativo (de indicación) de  una calculadora (incluyendo el 
dispositivo indicador) ensayado con una señal de entrada de corriente simulada  
𝐸𝑐(𝑖)(𝑖=1,2,…𝑛)= 𝑉𝑖−𝑉𝑎
𝑉𝑎 ×100  %       (B.3)  
donde:   
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-2 
METROLÓGICA PERUANA   135 de 172 
 
 
 Ec(i)(i = 1, 2 .. n) es el error relativo (de indicación), expresado en porcentaje, de la 
calculadora (incluyendo el dispositivo indicador) con un caudal i (i = 1, 2 ... 
n). 
Vi  es el volumen registrado por el dispositivo indicador, añadido durante el 
período de ensayo td, m3. 
Va = CIIttd es el volumen de agua equivalente a la corriente de señal promedio inyectada 
en la calculadora durante el período de ensayo td, m3 
en el cual  
CI es la constante que relaciona la señal de corriente con el caudal, m3·h-1·mA-1. 
td es la duración del período de ensayo, h.  
It  es la señal de entrada de corriente promedio durante el período de ensayo td, mA.  
B.3.3.3  Cálculo del error relativo (de indicación) de una calculadora (incluyendo el 
dispositivo indicador) ensayado con una señal de entrada de  tensión simulada  
𝐸𝑐(𝑖)(𝑖=1,2,…𝑛)= 𝑉𝑖−𝑉𝑎
𝑉𝑎 ×100  %       (B.4)  
donde:  
Ec(i)(i = 1, 2 ... n)  es el error relativo (de indicación), expresado en porcentaje, de la 
calculadora (incluyendo el dispositivo indicador) con un caudal i (i = 1, 2 ... 
n). 
Vi  es el volumen registrado por el dispositivo indicador, añadido durante el 
período de ensayo td, m3.  
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-2 
METROLÓGICA PERUANA   136 de 172 
 
 
 Va = CUUctd es el volumen de agua equivalente a la tensión de señal promedio inyectada 
en la calculadora durante el período de ensayo td, (m3) 
en el cual  
CU es la constante que relaciona la señal de entrada de tensión con el caudal,  
  m3·h-1·V-1. 
td es la duración del período de ensayo, h.  
Uc es el valor promedio de la señal de entrada de tensión durante el período de 
ensayo td, V. 
B.3.3.4  Cálculo del error relativo (de indicación) de una calculadora (incluyendo el 
dispositivo indicador) ensayado con una señal de entrada codificada simulada  
𝐸𝑐(𝑖)(𝑖=1,2,…𝑛)= 𝑉𝑖−𝑉𝑎
𝑉𝑎 ×100  %       (B.5)  
donde:  
Ec(i)(i = 1, 2 ... n)  es el er ror relativo (de indicación), expresado en porcentaje, de la 
calculadora (incluyendo el dispositivo indicador) con un caudal i (i =1, 2... 
n). 
Va  es el volumen de agua equivalente al valor numérico de la señal de entrada 
codificada, inyectada en el dispos itivo indicador durante el período de ensayo 
td, m3. 
Vi  es el volumen registrado por el dispositivo indicador, añadido durante el 
período de ensayo td, m3.  
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-2 
METROLÓGICA PERUANA   137 de 172 
 
 
 B.3.4  Transductor de medición (incluyendo el sensor de flujo o volumen)  
B.3.4.1  Cálculo del error relativo (de indicación) de un transductor de medición 
(incluyendo el sensor de flujo o volumen) con una señal de salida de impulsos  
𝐸𝑡(𝑖)(𝑖=1,2,…𝑛)= 𝑉𝑖−𝑉𝑎
𝑉𝑎 ×100  %       (B.6)  
donde:  
Et(i)(i = 1, 2 ... n) es el error relativo (de indic ación), expresado en porcentaje, de un 
transductor de medición (incluyendo el sensor de flujo o volumen) con un 
caudal i (i = 1, 2 ... n). 
Va  es el volumen de referencia de agua recolectada durante el período de ensayo 
td, m3. 
Vi = CpTp es el volumen de agua equivalente al número total de impulsos de volumen 
emitidos por el transductor de medición durante el período de ensayo td, m3 
en el cual  
Cp es la constante que iguala un volumen nominal de agua con cada impulso de 
salida, m3/impulso.  
Tp es el número total de impulsos de volumen emitidos durante el período de 
ensayo td, impulsos.  
 
 
B.3.4.2  Cálculo del error relativo (de indicación) de un transductor de medición  
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-2 
METROLÓGICA PERUANA   138 de 172 
 
 
 (incluyendo el sensor de flujo o volumen) con una señal de salida de corrie nte 
𝐸𝑡(𝑖)(𝑖=1,2,…𝑛)= 𝑉𝑖−𝑉𝑎
𝑉𝑎 ×100  %       (B.7)  
donde:  
Et(i)(i = 1, 2… n) es el error relativo (de indicación), expresado en porcentaje, de un 
transductor de medición (incluyendo el sensor de flujo o volumen) con un 
caudal i (i = 1, 2 ... n). 
Va  es el volumen de referencia de agua recolectada durante el período de ensayo 
td, m3. 
Vi = CIIttd es el volumen de agua equivalente a la señal de salida de corriente promedio 
emitida por el transductor de medición (incluyendo el sensor d e flujo o 
volumen) durante el período de ensayo td, m3  
en el cual  
CI es la constante que relaciona la corriente de señal de salida con el caudal,  
 m3·h-1·mA-1. 
td es la duración del período de ensayo, h.  
It es la señal de salida de corriente promedio emitida durante el período de 
ensayo td, mA.  
 
  
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-2 
METROLÓGICA PERUANA   139 de 172 
 
 
 B.3.4.3  Cálculo del error relativo (de indicación) de un transductor de medición 
(incluyendo el sensor de flujo o volumen) con una señal de salida de tensión  
𝐸𝑡(𝑖)(𝑖=1,2,…𝑛)= 𝑉𝑖−𝑉𝑎
𝑉𝑎 ×100  %       (B.8)  
donde:  
Et(i)(i = 1, 2 ... n) es el error relativo (de indicación), expresado en porcentaje, de un 
transductor de medición (incluyendo el sensor de flujo o volumen) con un 
caudal i (i = 1, 2 ... n). 
Va  es el volumen de referencia de agua recolectada durante el período de ensayo 
td, m3. 
Vi = CUtdUt es el volumen de agua equivalente a la tensión de señal promedio emitida por 
el transductor de medición (incluyendo el sensor de flujo o volumen) y su 
duración, medido durante el período de ensayo td, (m3) 
en el cual  
CU es la constante que relaciona la señal de salida de tensión con el caudal,  m3·h-
1·V-1. 
td es la duración del período de ensayo, h.  
Ut es la señal de salida de tensión promedio emitida durante el período de ensayo 
td, V. 
B.3.4.4  Cálculo del error relativo (de indicación) de un transductor de medición 
(incluyendo el sensor de flujo o volumen) con una señal de salida codificada  
𝐸𝑡(𝑖)(𝑖=1,2,…𝑛)= 𝑉𝑖−𝑉𝑎
𝑉𝑎 ×100  %       (B.9)   
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-2 
METROLÓGICA PERUANA   140 de 172 
 
 
 donde:  
Et(i)(i = 1, 2 ... n)  es el error relativo (de indicación), expresado en porcentaje, de un 
transductor de medición (incluyendo el sensor de flujo o volumen) con un 
caudal i (i = 1, 2 ... n). 
Va  es el volumen de referencia de agua recolectada durante el período de ensayo 
td, m3. 
Vi  es el volumen de agua equivalente al valor numérico de la señal de salida 
codificada emitida por el transductor de medición (incluyendo el sensor de 
flujo o volume n) durante el período de ensayo td, m3. 
 
   
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-2 
METROLÓGICA PERUANA   141 de 172 
 
 
 ANEXO C  
(Normativo)  
 
REQUISITOS DE INSTALACIÓN PARA ENSAYOS DE 
PERTURBACIÓN DEL FLUJO  
Los requisitos de instalación para los ensayos de perturbación del flujo se muestran en la 
Figura C.1. El enderezador puede ser un ensamblaje enderezador compuesto de un 
enderezador y un tramo recto entre éste y el caudalímetro.  
 
 Ensayo 1: sin un enderez ador  Ensayo 1A: con un enderezador  
 
    Ensayo 2: sin un enderezador  Ensayo 2A: con un enderezador  
 
    Ensayo 3: sin un enderezador  Ensayo 3A: con un enderezador  
 
      Ensayo 4: sin un enderezador  Ensayo 4A: con un enderezador  
 
 
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-2 
METROLÓGICA PERUANA   142 de 172 
 
 
  
      Ensayo 5: sin un enderezador  Ensayo 5A: con un enderezador  
 
      Ensayo 6: sin un enderezador  Ensayo 6A: con un enderezador  
Leyenda  
Esquema de perturbaciones del flujo  
1 perturbador del tipo 1 — generador de turbulencia sinistrorso  
2 medidor   
3 tramo recto  
4 enderezador  
5 perturbador del tipo 2 — generador de turbulencia dextrorso  
6 perturbador del tipo 3 — perturbador de flujo del perfil de velocidad  
Figura C.1 — Requisitos de instalación para ensayos de perturbación del flujo  
 
 
  
 
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-2 
METROLÓGICA PERUANA   143 de 172 
 
 
 ANEXO D  
(Normativo)  
 
EVALUACIÓN DE MODELO  DE UNA FAMILIA DE MEDIDORES 
DE AGUA  
D.1 Familias de medidores de agua  
Este anexo describe los criterios que el organismo responsable de la aprobación de 
modelo  debe aplicar para decidir si un grupo de medidores de agua puede considerarse 
de la misma familia para fines de aprobación de modelo , cuando se deben ensayar 
solamente tamaños seleccionados de medidor.  
D.2 Definición  
Una familia de medidores es un grupo d e medidores de agua de tamaños diferentes y/o 
caudales diferentes, en el cual todos los medidores deben tener las siguientes 
características:  
 el mismo fabricante;  
 una similitud geométrica de las partes húmedas;  
 el mismo principio de medición;  
 las mismas re laciones Q3/Q1; 
 la misma clase de exactitud;  
 la misma clase de temperatura;  
 el mismo dispositivo electrónico para cada tamaño de medidor;   
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-2 
METROLÓGICA PERUANA   144 de 172 
 
 
  un patrón similar de diseño y ensamblaje de componentes;  
 los mismos materiales para aquellos componentes que son esenc iales para el 
funcionamiento del medidor;  
 los mismos requisitos de instalación en relación con el tamaño del medidor, por 
ejemplo, 10 D (diámetro de tubo) del tramo recto de tubería aguas arriba del medidor 
y 5D del tramo recto de tubería aguas abajo del medidor.  
D.3 Selección del medidor  
Cuando se debe considerar los tamaños de una familia de medidores de agua que se deben 
ensayar, se deben seguir las siguientes reglas:  
a) El organismo responsable de la aprobación de modelo  debe declarar las razones para 
incluir y omitir determinados tamaños de medidor para los ensayos.  
b) Se debe ensayar siempre el medidor más pequeño de cualquier familia de medidores.  
c) Los medidores que tienen los parámetros de funcionamiento más extr emos dentro de 
una familia, deben considerarse para los ensayos, por ejemplo, el alcance de caudal 
más grande, la velocidad periférica (circunferencial) más alta de las partes móviles, 
etc. 
d) Si es factible, se debería ensayar siempre el medidor más grande d e cualquier familia 
de medidores. Sin embargo, si no se ensaya el medidor más grande, entonces 
cualquier medidor con Q3 > 2Q3 del medidor más grande ensayado no debe ser 
aprobado como parte de una familia.  
e) Los ensayos de durabilidad solo se aplicarán al ta maño de los medidores en el que se 
espera el máximo desgaste.  
f) En el caso de medidores que no tienen partes móviles en el transductor de medición, 
se debe seleccionar el tamaño más pequeño para los ensayos de durabilidad.   
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-2 
METROLÓGICA PERUANA   145 de 172 
 
 
 g) Los ensayos en más de una orientaci ón solo se aplicarán al tamaño de medidor para 
el cual se realiza el ensayo de durabilidad.  
h) Todos los ensayos de funcionamiento referentes a las magnitudes de influencia y las 
perturbaciones deben realizarse en un tamaño de una familia de medidores.  
i) El ens ayo de presión estática (7.3), el ensayo de temperatura del agua (7.5), el ensayo 
de temperatura del agua de sobrecarga (7.6), el ensayo de presión del agua (7.7), el 
ensayo de flujo inverso (7.8), el ensayo de pérdida de presión (7.9), el ensayo de 
pertur bación del flujo (7.10), el ensayo de campo magnético (8.16) y el ensayo de 
ausencia de flujo (8.17) se exigen para el tamaño de medidor más pequeño y un 
tamaño más. En el caso de familias de medidores en las que todos los tamaños de 
medidor tienen DN ≥300 , solo es necesario ensayar un tamaño de medidor.  
j) Los miembros de la familia subrayados en la Figura D.1 pueden ser considerados 
como un ejemplo para los ensayos.  
 
NOTA 1  Cada línea representa una familia, siendo el medidor 1 el más pequeño.  
NOTE 2  Las familias pueden ser tan grandes como se desee.  
Figura D.1 — Representación de un ejemplo de los miembros de una familia de 
medidores que se deben ensayar  
 
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-2 
METROLÓGICA PERUANA   146 de 172 
 
 
 ANEXO E  
(Informativo)  
 
EJEMPLOS DE MÉTODOS Y COMPONENTES UTILIZADOS 
PARA EL ENSAYO DE MEDIDORES CONCÉNTRICOS DE AGUA  
La Figura E.1 muestra un ejemplo de una conexión del colector  de un medidor 
concéntrico de agua.  
 
Leyenda  
 
1 medidor concéntrico de agua  
2 colector  del medidor concéntrico de agua (vista parcial)  
a  Flujo de salida de agua  
b  Flujo de  entrada de salida  
 
Figura E.1 — Ejemplo de una conexión del colector  de un medidor concéntrico de 
agua  
 
 
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-2 
METROLÓGICA PERUANA   147 de 172 
 
 
 Se puede utilizar un colector  especial de ensayo de presión, como el que se muestra en el 
ejemplo de la Figura E.2, para ensayar el medidor. Para asegu rar que los sellos funcionen 
en el peor de los casos durante el ensayo, las dimensiones de la superficie de sellado del 
colector  de ensayo de presión deberían encontrarse en los límites apropiados de sus 
tolerancias de fabricación, de acuerdo con las dimen siones del diseño especificadas por 
el fabricante.  
Antes de ser presentado para la aprobación de modelo , se puede requerir que el fabricante 
del medidor lo selle en un punto por encima de la ubicación del sello interior de la interfaz 
de medidor/ colector , con los medios apropiados para el diseño del medidor. Cuando se 
instala el medidor concéntrico en el colector  de ensayo de presión y se presuriza, es 
necesario poder ver la fuente de cualquier fuga que fluya de la salida del colector  de 
ensayo de presión y  distinguir entre ésta y la que sale de un dispositivo de sellado 
instalado incorrectamente. La Figura E.3 muestra un ejemplo del diseño de tapón 
apropiado para muchos diseños de medidor pero se puede utilizar cualquier otro medio 
adecuado.  
 
Leyenda  
 
1 posición del sello interior  
a Presión   
b Recorrido del agua de fuga que pasa por el sello  
 
Figura E.2 — Ejemplo de un colector  para el ensayo de presión de sellos del 
medidor concéntrico  
 
 
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-2 
METROLÓGICA PERUANA   148 de 172 
 
 
  
 
a) Sección transversal del medidor y el colector  que muestra el tapón de 
ensayo en su posición  
 
 
b) Detalle del tapón de ensayo  
 
Leyenda  
1 sello exterior del medidor  
2 medidor  
3 sello interior del medidor  
4 tapón de ensayo [ver el detalle ampliado en b)]  
5 colector  
6 ranuras de junta tórica  
7 roscado i nterior para perno de retiro  
8 4-6 cortes, equidistantes  
9 agujero de fuga “testigo”  
a Presión  
 
Figura E.3 — Ejemplo de un tapón para el ensayo de presión de sellos del medidor 
concéntrico  
 
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-2 
METROLÓGICA PERUANA   149 de 172 
 
 
 ANEXO F  
(Informativo)  
 
DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD DEL AGUA  
La densidad del agua en el medidor de ensayo se calcula a partir de las formulaciones de 
la Asociación Internacional para las Propiedades del Agua y del Vapor (IAPWS) como 
se indica a continuación.  
F.1 Densidad del agua destilada libre de aire a 101,325 kPa  
𝜌𝑑𝑤(𝑡)= 𝑎0(1+𝑎1𝜃+𝑎2𝜃2+𝑎3𝜃3
1+𝑎4𝜃+𝑎5𝜃2)      (F.1)  
donde:  
ρdw(t)  es la densidad del agua destilada libre de aire a la temperatura t, en kg/m3. 
θ  es una temperatura normalizada, θ = t/100.  
 
t  es la temperatura, en ° C, en la Escala Internacional de Temperatura de 1990 
(ITS-90). 
ai  son los coeficientes de la ecuación, indicados en la siguiente tabla.  
 
ai 
i = 0 i = 1 i = 2 i = 3 i = 4 i = 5 
999,843 82  1,463 938 6  -0,015 505 
0 -0,030 977 
7 1,457 209 9  0,064 893 1  
 
 
F.2 Factor de corrección de presión  
𝐵= 𝑎0(1+𝑎1𝜃+𝑎2𝜃2+𝑎3𝜃3
1+𝑎4𝜃)       (F.2)  
donde:  
B  es la compresibilidad isotérmica del agua a la presión ambiente, in Pa-1.   
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-2 
METROLÓGICA PERUANA   150 de 172 
 
 
 θ  es una temperatura normalizada, θ = t /100.  
t   es la temperatura en ° C (ITS -90). 
ai   son los coeficientes de la ecuación, indicados en la siguiente tabla.  
 
 
ai 
i = 0 i = 1 i = 2 i = 3 i = 4 
5,088 21 x 10-10 1,263 941 8  0,266 026 9  9,373 483 8  2,020 524 2  
 
 
F.3 Densidad del agua en el caudalímetro  
𝜌𝑤(𝑡)= 𝜌𝑑𝑤(1+𝐵𝑝)𝑑𝐻2𝑂     (F.3)  
donde:  
p  es la presión manométrica en el caudalímetro (Pa).  
dH2O  es la relación entre la densidad del agua de la instalación de ensayo y la del 
agua pura, medida en las mismas condiciones (normalmente, la temperatura y 
presión ambiente).  
NOTA 1  Las fórmulas (F.1) a (F.3) se obtienen de las formulaciones IAPWS -95 (Referencia[7]) 
y son válidas para temperaturas de hasta 80 °C. Cuando las temperaturas son superiores a 80 °C, 
se deberían utilizar las ecuaciones de estado completas proporcionadas por las formulaciones 
IAPWS -95 o 98. Las fórmulas completas tienen en cuenta la calibración de medidores de agua 
caliente y calibraciones con presión.  Las ecuaciones para la densidad de agua destilada 
recomendadas en las Referencias [8] -[10] son adecuadas para su uso en metrolo gía legal, 
generalmente en la determinación del volumen por pesaje en condiciones atmosféricas. No son 
recomendables para calibraciones de medidores de agua puesto que solamente se aplican a 
temperaturas de hasta 40 °C y no tienen fórmulas asociadas de cor rección de presión.  
NOTA 2  En la Tabla F.1, se proporciona una tabla de densidades calculadas a partir de la 
formulación IAPWS del agua destilada libre de aire y que se aplican para temperaturas entre     0 
°C y 80 °C y una presión de 101,325 kPa.  
   
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-2 
METROLÓGICA PERUANA   151 de 172 
 
 
 Tabla F.1 — Densidad del agua destilada libre de aire  
[a partir de la Fórmula (F.1)]  
 
Temperatura 
del agua  
°C Densidad  
 
kg/m3 Temperatura 
del agua  
°C Densidad  
 
kg/m3 Temperatura 
del agua  
°C Densidad  
 
kg/m3 Temperatura 
del agua  
°C Densidad  
 
kg/m3 
0 999,84  20 998,21  40 992,22  60 983,20  
1 999,90  21 998,00  41 991,83  61 982,68  
2 999,94  22 997,77  42 991,44  62 982,16  
3 999,97  23 997,54  43 991,04  63 981,63  
4 999,98  24 997,30  44 990,63  64 981,09  
5 999,97  25 997,05  45 990,21  65 980,55  
6 999,94  26 996,79  46 989,79  66 980,00  
7 999,90  27 996,52  47 989,36  67 979,45  
8 999,85  28 996,24  48 988,93  68 978,90  
9 999,78  29 995,95  49 988,48  69 978,33  
10 999,70  30 995,65  50 988,04  70 977,76  
11 999,61  31 995,34  51 987,58  71 977,19  
12 999,50  32 995,03  52 987,12  72 976,61  
13 999,38  33 994,71  53 986,65  73 976,03  
14 999,25  34 994,37  54 986,17  74 975,44  
15 999,10  35 994,03  55 985,69  75 974,84  
16 998,95  36 993,69  56 985,21  76 974,24  
17 998,78  37 993,33  57 984,71  77 973,64  
18 998,60  38 992,97  58 984,21  78 973,03  
19 998,41  39 992,60  59 983,71  79 972,41  
20 998,21  40 992,22  60 983,20  80 971,79  
Los valores se han tomado de la Referencia [[7]].  
 
   
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-2 
METROLÓGICA PERUANA   152 de 172 
 
 
 ANEXO G  
(Informativo)  
 
INCERTIDUMBRES MÁXIMAS DE LA MEDICIÓN DE 
FACTORES DE INFLUENCIA Y PERTURBACIONES  
G.1 Introducción  
G.2 a G.10 mencionan las incertidumbres máximas que pueden aplicarse a los diferentes 
ensayos de funcionamiento. Se debería asumir que estas incertidumbres incluyen un 
factor de cobertura   k = 2. 
Cuando una magnitud de influencia se declara como valor nom inal con tolerancias, por 
ejemplo, 55 ± 2 °C, el valor nominal de la magnitud de influencia (55 °C en el ejemplo) 
es el valor previsto para el ensayo. Sin embargo, para cumplir con la tolerancia declarada 
de la magnitud de influencia, la incertidumbre del instrumento de medición que se utiliza 
para medir esa magnitud, debe restarse al valor absoluto de la tolerancia para obtener los 
límites de tolerancia reales que deben aplicarse durante un ensayo.  
EJEMPLO  Si se debe ajustar la temperatura del aire a 55 ± 2 °C y la incertidumbre del 
instrumento de medición es 0,4 °C, entonces la temperatura real durante el ensayo debe 
ser 55 ± 1,6 °C.  
Cuando la magnitud de influencia se da como un alcance, por ejemplo, la temperatura del 
aire ambiente es de 15 °C a 25 °C, e sto implica que la influencia de este efecto no es 
significativa. Sin embargo, la temperatura del aire debería encontrarse en un valor 
constante dentro de ese alcance, en este caso, en la temperatura ambiente normal.  
G.2 Entradas de señal simulada para la calculadora  
Resistencia:    0,2 % de la resistencia aplicada  
Corriente:    0,01 % de la corriente aplicada  
Tensión    0,01 % de la tensión aplicada  
Frecuencia de impulsos:  0,01 % de la frecuencia aplicada  
  
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-2 
METROLÓGICA PERUANA   153 de 172 
 
 
 G.3 Ensayos de calor seco, de calor húmedo (cíclico) y de frío  
Presión del agua:    5 % 
Temperatura del aire ambiente:  0,5 kPa  
Temperatura del agua:   0,4 °C  
Temperatura del aire ambiente:  0,4 °C  
Humedad:     0,6 %  
Tiempo ( t) (Duración de la aplicación de la magnitud de influencia):  
0 < t < 2 h:   1 s 
t > 2 h:    10 s 
G.4 Variación de tensión de alimentación  
Tensión (red de CA):   ≤ 0,2 % de la tensión aplicada  
Tensión (red de CA/CC):  ≤ 0,2 % de la tensión aplicada  
Tensión (baterías):   ≤ 0,2 % de la tensión aplicada  
Frecuencia de la red:   ≤ 0,2 % de la frecuencia aplicada  
Distorsión armónica:   ≤ 0,2 % de la corriente aplicada  
G. 5 Variación de frecuencia de la red  
Tensión de la red:   ≤ 0,2 % de la tensión aplicada  
Frecuencia de la red:   ≤ 0,2 % de la frecuencia aplicada  
Distorsión armónica:   ≤ 0,2 % de la corriente  aplicada  
G.6 Reducción de corta duración de la alimentación  
Tensión aplicada:   ≤ 0,2 % de la tensión nominal de la red  
Frecuencia de la red:   ≤ 0,2 % de la frecuencia aplicada  
Distorsión armónica:   ≤ 0,2 % de la corriente aplicada  
G.7 Transitorios eléctricos  
Tensión de la red:   ≤ 0,2 % de la tensión aplicada   
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-2 
METROLÓGICA PERUANA   154 de 172 
 
 
 Frecuencia de la red:   ≤ 0,2 % de la frecuencia aplicada  
Transitorios de tensión:  ≤ 0,2 % de la tensión de pico  
Tiempo ( t): 
15 ms < t < 300 ms:   ≤ 1 ms  
5 ns < t < 50 ns:   ≤ 1 ns 
G.8 Descargas el ectrostáticas  
Tensión de la red:   ≤ 0,2 % de la tensión aplicada  
Frecuencia de la red:   ≤ 0,2 % de la frecuencia aplicada  
Tensión aplicada:   ≤ xa % de la tensión de pico  
Carga eléctrica:   ≤ xa % de la descarga aplicada  
a Estos valores de incertidumbre no e staban disponibles al momento de la publicación.  
G.9 Interferencia electromagnética  
Tensión:    ≤ 0,2 % de la tensión aplicada  
Frecuencia:    ≤ 0,2 % de la frecuencia aplicada  
Velocidad de barrido:   ≤ 2,5 × 10−4 octava/s  
Intensidad de campo:   ≤ 0,2 % de la intensidad de campo aplicada  
Distorsión armónica:   ≤ 0,2 % de la corriente aplicada  
G.10  Vibraciones mecánicas  
Frecuencia:    ≤ xa Hz 
Distorsión armónica:   ≤ xa % de [por completar]  
Aceleración:    ≤ xa m/s2 
Desplazamiento lineal:  ≤ xa mm 
Tiempo (t):    ≤ xa s 
a Estos valores de incertidumbre no estaban disponibles al momento de la publicación.  
 
   
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-2 
METROLÓGICA PERUANA   155 de 172 
 
 
 ANEXO H  
(Informativo)  
 
TOMAS DE PRESIÓN PARA EL ENSAYO DE PÉRDIDA DE 
PRESIÓN, DETALLES DE AGUJEROS Y RANURAS  
H.1 Generalidades  
La pérdida de presión de un medidor de agua puede determinarse a partir de mediciones 
de la presión diferencial en el medidor con el caudal estipulado. Se obtiene utilizando el 
método especificado en 7.9.  
H.2 Diseño de las tomas de presión de la sección de medición  
Las tomas de presión de di seño y dimensiones similares deberían instalarse en las tuberías 
de entrada y salida de la sección de medición.  
Las tomas de presión pueden consistir en agujeros hechos en la pared del tubo o pueden 
ser en forma de ranura anular en la pared del tubo, en cu alquiera de los dos casos, 
perpendiculares al eje del tubo. Debería haber por lo menos cuatro agujeros de toma de 
presión, equidistantes en un plano alrededor de la circunferencia del tubo.  
En las Figuras H.1, H.2 y H.3, se proporcionan diseños recomendado s de tomas de 
presión.  
También se pueden utilizar otros medios, tales como una cámara anular o de equilibrio.  
H.3 Tomas de presión, detalles de agujeros y ranuras  
Los agujeros hechos en la pared del tubo deberían ser perpendiculares al eje del tubo. Las 
tomas no deberían tener más de 4 mm ni menos de 2 mm de diámetro. Si el diámetro del 
tubo es inferior o igual a 25 mm, las tomas deberían tener un diámetro lo más cercano 
posible a 2 mm. El diámetro de los agujeros debería mantenerse constante en una distanc ia 
no inferior a dos veces el diámetro de toma antes de penetrar el tubo. Los agujeros hechos 
en la pared del tubo deberían estar libres de rebabas en los bordes por donde penetran el 
diámetro interior del tubo de entrada y de salida. Los bordes deberían e star afilados: no  
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-2 
METROLÓGICA PERUANA   156 de 172 
 
 
 deberían tener ni radio ni bisel.  
Las ranuras deberían ser perpendiculares al eje del tubo y deberían tener las dimensiones 
indicadas a continuación:  
 ancho b igual a 0,08 D pero no menos de 2 mm ni más de 4 mm;  
 profundidad h superior a 2 b. 
 
Leyenda  
 
1  cámara anular  
 
Figura H.1 — Ejemplo de tipo de agujero de una toma de presión con cámara 
anular, adecuado para secciones de ensayo de diámetro pequeño/medio  
 
 
Leyenda  
 
1  cámara anular  
 
Figura H.2 — Ejemplo de tipo de ranura de una toma de  presión con cámara 
anular, adecuado para secciones de ensayo de diámetro pequeño/medio  
 
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-2 
METROLÓGICA PERUANA   157 de 172 
 
 
  
 
 
Leyenda  
 
A sección transversal de tubería y tomas de presión  
y eje vertical  
1 unión en T  
3 toma de presión (ver B)  
a  Al manómetro  B  detalle de tomas de presión y  protuberancia  
x eje horizontal  
2 manguera flexible o tubo de cobre  
4 llave de aislamiento  
 
Figura H.3 — Ejemplo de tipo de agujero de una toma de presión con conexiones 
entre tomas para suministrar una presión estática media, adecuado para secciones 
de ensayo de diámetro medio o grande   
 
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-2 
METROLÓGICA PERUANA   158 de 172 
 
 
 ANEXO I  
(Normativo)  
 
PERTURBADORES DE FLUJO  
I.1 Generalidades  
Las Figuras I.1 a I.12 muestran los tipos de perturbador de flujo que deben utilizarse en 
los ensayos especificados en 7.10.  
NOTA  Todas las dimensiones que se muestran en los planos están en milímetros, salvo 
indicación contraria.  
Las dimensiones maquinadas deben tener una tolerancia de ±  0,25 mm, salvo indicación 
contraria.  
I.2 Generadores de perturbaciones del tipo roscado  
La Figura I.1 muestra una disposición  de los generadores de turbulencia para un 
generador de perturbaciones del tipo roscado.  
 
 
 
 
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-2 
METROLÓGICA PERUANA   159 de 172 
 
 
 Leyenda  
 
Ítem  Descripción  Cantidad  Material  
1 cubierta  1 acero inoxidable  
2 cuerpo  1 acero inoxidable  
3 generador de turbulencia  1 acero inoxidable  
4 flujo  ---- ---- 
5 empaquetadura  2 fibra  
6 tornillo de cabeza hueca hexagonal  4 acero inoxidable  
 
Figura I.1 — Generador de perturbaciones del tipo roscado — Disposición de los 
generadores de turbulencia: perturbador del tipo 1 — Generador de turbulencia 
sinistrorso; perturbador del tipo 2 — Generador de turbulencia dextrorso  
La Figura I.2 muestra una disposición de las unidades perturbadoras del perfil de 
velocidad de un generador de perturbaciones del tipo roscado.  
 
Leyenda  
Ítem  Descripción  Cantidad  Material  
1 cubierta  1 acero inoxidable  
2 cuerpo  1 acero inoxidable  
3 flujo  ---- ---- 
4 perturbador de flujo  1 acero inoxidable  
5 empaquetadura  2 fibra  
6 tornillo de cabeza hueca hexagonal  4 acero inoxidable  
 
Figura I.2 — Generador de perturbaciones del tipo roscado — Disposición de las 
unidades perturbadoras del perfil de velocidad: perturbador del tipo 3 — 
Perturbador de flujo del perfil de velocidad  
 
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-2 
METROLÓGICA PERUANA   160 de 172 
 
 
 La Figura I.3 ilustra la cubierta de un generador de pertu rbaciones del tipo roscado, con 
las dimensiones establecidas en la Tabla I.1.  
 
Leyenda  
 
1 4 agujeros ϕJ, diámetro interior ϕK × L  Rugosidad de superficie maquinada 3,2 μm 
por todas partes.  
 
Figura I.3 — Cubierta de un generador de perturbaciones del tipo  roscado, con las 
dimensiones establecidas en la Tabla I.1  
Tabla I.1 — Dimensiones de la cubierta (ítem 1) de un generador de 
perturbaciones del tipo roscado (ver la Figura I.3)  
 
DN A B (e9a) C D Eb F G H J K L M N 
15 52 29,960  
29,908  23 15 G 3/4 ” B  10 12,5 5,5 4,5 7,5 4 40 23 
20 58 35,950  
35,888  29 20 G 1 ” B  10 12,5 5,5 4,5 7,5 4 46 23 
25 63 41,950  
41,888  36 25 G 1 1/4 “ B  12 14,5 6,5 5,5 9,0 5 52 26 
32 76 51,940  
51,866  44 32 G 1 1/2 ” B  12 16,5 6,5 5,5 9,0 5 64 28 
40 82 59,940  
59,866  50 40 G 2 ” B  13 18,5 6,5 5,5 9,0 5 70 30 
50 102 69,940  
69,866  62 50 G 2 1/2 ” B  13 20,0 8,0 6,5 10,5 6 84 33 
a Ver ISO 286 -2[2].  
b Ver ISO 228 -1[1].  
 
 
 
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-2 
METROLÓGICA PERUANA   161 de 172 
 
 
 La Figura I.4 ilustra el cuerpo de un generador de perturbaciones del tipo roscado, con las 
dimensiones establecidas en la Tabla I.2.  
 
Leyenda  
 
1 4 agujeros ϕH × J de profundidad. 
Rosca interior K × L Rugosidad de superficie maquinada 3,2 
μm por todas partes.  
 
Figura I.4 — Cuerpo de un generador de perturbaciones del tipo roscado, con las 
dimensiones establecidas en la Tabla I.2.  
 
 
Tabla I.2 — Dimensiones del cuerpo (ítem 2) de un generador de perturbaciones 
del tipo roscado (ver la Figura I.4)  
 
DN A B (H9a) C D E F G H J K L M 
15 52 30,052  
30,000  23,5 15,5 15 46 G 3/4 ” B  3,3 16 M4 12 40 
20 58 36,062  
36,000  26,0 18,0 15 46 G 1 ” B  3,3 16 M4 12 46 
25 63 42,062  
42,000  30,5 20,5 20 55 G 1 1/4 ” B  4,2 18 M5 14 52 
32 76 52,074  
52,000  35,0 24,0 20 65 G 1 1/2 ” B  4.2 18 M5 14 64 
40 82 60,074  
60,000  41,0 28,0 25 75 G 2 ” B  4,2 18 M5 14 70 
50 102 70,074  
70,000  47,0 33,0 25 90 G 2 1/2 ” B  5,0 24 M6 20 84 
a Ver ISO 286 -2[2].  
 
 
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-2 
METROLÓGICA PERUANA   162 de 172 
 
 
 La Figura I.5 ilustra el generador de turbulencia de un generador de perturbaciones del 
tipo roscado, con las dimensiones establecidas en la Tabla I.3.  
 
Leyenda  
 
1 8 ranuras equidistantes para colocar las paletas   
2 colocación de las paletas en las ranuras y soldadura  
3 profundidad de la ranura en el centro, 0,76  
4 detalle de paletas  
 
Rugosidad de superficie maquinada 3,2 μm por todas partes  
 
Figura I.5 —  Generador de turbule ncia de un generador de perturbaciones del 
tipo roscado, con las dimensiones establecidas en la Tabla I.3.  
 
Tabla I.3 — Dimensiones del generador de turbulencia (ítem 3) de un generador 
de perturbaciones del tipo roscado (ver la Figura I.5)  
 
DN A (d10a) B C D E F G H J 
15 29,935  
29,851  25 15 10,5 7,5 6,05 7,6 0,57 
0,52 0,50 
20 35,920  
35,820  31 20 13,0 10,0 7,72 10,2 0,57 
0,52 0,50 
25 41,920  
41,820  38 25 15,5 12,5 9,38 12,7 0,82 
0,77 0,75 
32 51,900  
51,780  46 32 19,0 16,0 11,72  16,4 0,82 
0,77 0,75 
40 59,900  
59,780  52 40 23,0 20,0 14,38  20,5 0,82 
0,77 0,75 
50 69,900  
69,780  64 50 28,0 25,0 17,72  25,5 1,57 
1,52 1,50 
a Ver ISO 286 -2[2].  
 
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-2 
METROLÓGICA PERUANA   163 de 172 
 
 
 La Figura I.6 ilustra el perturbador de flujo de un generador de perturbaciones del tipo 
roscado, con las dimensiones establecidas en la Tabla I.4.  
 
 
 
Figura I.6 — Perturbador de flujo de un generador de perturbaciones del tipo 
roscado, con las dimensiones establecidas en la Tabla I.4.  
 
 
Tabla I.4 — Dimensiones del perturbador de flujo (ítem 4) de un generador de 
perturb aciones del tipo roscado (ver la Figura I.6)  
DN A (d10a) B C D E F G 
15 29,935 
29,851  25 15 13,125  10,5 7,5 7,5 
20 35,920 
35,820  31 20 17,500  13,0 10,0 5,0 
25 41,920 
41,820  38 25 21,875  15,5 12,5 6,0 
32 51,900 
51,780  46 32 28,000  19,0 16,0 6,0 
40 59,900 
59,780  52 40 35,000  23,0 20,0 6,0 
50 69,900 
69,780  64 50 43,750  28,0 25,0 6,0 
a Ver ISO 286 -2[2].  
 
 
 
 
 
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-2 
METROLÓGICA PERUANA   164 de 172 
 
 
 La Figura I.7 ilustra la empaquetadura de un generador de perturbaciones del tipo roscado, 
con las dimensiones establecidas en la Tabla I.5.  
 
Figura I.7 — Empaquetadura de un generador de perturbaciones del tipo roscado, 
con las dimensiones establecidas en la Tabla I.5  
Tabla I.5 — Dimensiones de la empaquetadura (ítem 5) de un generador de 
perturbaciones del tipo roscado (ver la Figura I.7)  
 
DN A B 
15 24,5 15,5 
20 30,5 20,5 
25 37,5 25,5 
32 45,5 32,5 
40 51,5 40,5 
50 63,5 50,5 
 
 
 
 
 
 
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-2 
METROLÓGICA PERUANA   165 de 172 
 
 
 La Figura I.8 muestra una disposición de los generadores de turbulencia de un generador 
de perturbaciones del tipo galleta.  
 
 
 
Leyenda  
 
Ítem  Descripción  Cantidad  Material  
1 generador de turbulencia  1 acero inoxidable  
2 flujo  ---- ---- 
3 empaquetadura  2 fibra  
4 tramo recto con brida (ISO 7005 -
2[3] o ISO 7005 - 3[4])  4 acero inoxidable  
 
 
Figura I.8 — Generador de perturbaciones del tipo galleta — Disposición de los 
generadores de turbulencia: perturbador del tipo 1 — Generador de turbulencia 
sinistrorso; perturbador del tipo 2 — Generador de turbulencia dextrorso  
 
 
 
 
 
 
 
 
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-2 
METROLÓGICA PERUANA   166 de 172 
 
 
 La Figura I.9 muestra una disposición de las unidades perturbadoras del perfil de 
velocidad de un generador de perturbaciones del tipo galleta.  
 
 
Leyenda  
 
Ítem  Descripción  Cantidad  Material  
1 perturbador de flujo  1 acero inoxidable  
2 flujo  ---- ---- 
3 empaquetadura  2 fibra  
4 tramo recto con brida (ISO 7005 -
2[3] o ISO 7005 - 3[4])  4 acero inoxidable  
 
 
Figura I.9 — Generador de perturbaciones del tipo galleta — Disposición de las 
unidades perturbadoras del perfil de velocidad: perturbador del tipo 3 — 
Perturbador de flujo del perfil de velocidad  
 
 
 
 
 
 
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-2 
METROLÓGICA PERUANA   167 de 172 
 
 
 La Figura I.10 ilustra el generador de turbulencia de un generador de perturbaciones del 
tipo galleta, con las dimensiones establecidas en la Tabla I.6.  
 
Leyenda  
1 8 ranuras equidistantes para colocar las paletas  
2 paletas que se debe fijar (soldadura)  
3 detalle de paletas  
 
 
Figura I.10 —  Generador de turbulencia de un generador de perturbaciones del 
tipo galleta, con las dimensiones establecidas en la Tabla I.6.  
 
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-2 
METROLÓGICA PERUANA   168 de 172 
 
 
 Tabla I.6 — Dimensiones del generador de turbulencia  (ítem 1) de un generador 
de perturbaciones del tipo galleta (ver la Figura I.10)  
DN A B C D E F G H J K L M N P R 
50 50 165 104 4 18 125 45° 25 28 16,9 25,5 1,5 1,57 
1,52 — — 
65 65 185 124 4 18 145 45° 33 36 21,9 33,4 1,5 1,57 
1,52 — — 
80 80 200 139 8 18 160 22 ½° 40 43 26,9 40,6 1,5 1,57 
1,52 — — 
100 100 220 159 8 18 180 22 ½° 50 53 33,6 50,8 1,5 1,57 
1,52 — — 
125 125 250 189 8 18 210 22 ½° 63 66 41,9 64,1 1,5 1,57 
1,52 — — 
150 150 285 214 8 22 240 22 ½° 75 78 50,3 76,1 3,0 3,07 
3,02 195 22 
200 200 340 269 8 22 295 22 ½° 100 103 66,9 101,6  3,0 3,07 
3,02 245 24 
250 250 395 324 12 22 350 15° 125 128 83,6 127,2  3,0 3,07 
3,02 295 26 
300 300 445 374 12 22 400 15° 150 153 100,3  152,7  3,0 3,07 
3,02 345 28 
400 400 565 482 16 27 515 11 ¼° 200 203 133,6  203,8  3,0 3,07 
3,02 445 30 
500 500 670 587 20 27 620 9° 250 253 166,9  255,0  3,0 3,07 
3,02 545 32 
600 600 780 687 20 30 725 9° 300 303 200,3  306,1  3,0 3,07 
3,02 645 34 
800 800 1015  912 24 33 950 7 ½° 400 403 266,9  408,3  3,0 3,07 
3,02 845 36 
 
 
 
 
 
  
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-2 
METROLÓGICA PERUANA   169 de 172 
 
 
 La Figura I.11 ilustra el perturbador de flujo de un generador de perturbaciones del tipo 
galleta, con las dimensiones establecidas en la Tabla I.7.  
 
Leyenda  
 
1 D agujeros de ϕE    Rugosidad de superficie maquinada 3,2 μm 
       por todas partes.  
 
Figura I.11 —  Perturbador de flujo de un generador de perturbaciones del tipo 
galleta, con las dimensiones establecidas en la Tabla I.7.  
 
Tabla I.7 — Dimensiones del perturbador de flujo (ítem 2) de un generador de 
perturbaciones del tipo galleta (ver la Figura I.11)  
DN A B C D E F G 
° H 
50 50 165 104 4 18 125 45 43,8 
65 65 185 124 4 18 145 45 56,9 
80 80 200 139 8 18 160 22 1/2  70,0 
100 100 220 159 8 18 180 22 1/2  87,5 
125 125 250 189 8 18 210 22 1/2  109,4  
150 150 285 214 8 22 240 22 1/2  131,3  
200 200 340 269 8 22 295 22 1/2  175,0  
250 250 395 324 12 22 350 15 218,8  
300 300 445 374 12 22 400 15 262,5  
400 400 565 482 16 27 515 11 1/4  350,0  
500 500 670 587 20 27 620 9 437,5  
600 600 780 687 20 30 725 9 525,0  
800 800 1015  912 24 33 950 7 1/2  700,0  
 
 
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-2 
METROLÓGICA PERUANA   170 de 172 
 
 
 La Figura I.12 ilustra la empaquetadura de un generador de perturbaciones del tipo 
galleta, con las dimensiones establecidas en la Tabla I.8.  
 
 
Figura I.12 — Empaquetadura de un generador de perturbaciones del tipo galleta 
con las dimensiones establecidas en  la Tabla I.8  
Tabla I.8 — Dimensiones de la empaquetadura (ítem 3) de un generador de 
perturbaciones del tipo galleta (ver la Figura I.12)  
DN A B 
50 103,5  50,5 
65 123,5  65,5 
80 138,5  80,5 
100 158,5  100,5  
125 188,5  125,5  
150 213,5  150,5  
200 268,5  200,5  
250 323,5  250,5  
300 373,5  300,5  
400 481,5  400,5  
500 586,5  500,5  
600 686,5  600,5  
800 911,5  800,5  
 
 
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-2 
METROLÓGICA PERUANA   171 de 172 
 
 
 BIBLIOGRAFÍA  
[1] ISO 228 -1, Roscas de tuberías para uniones sin estanqueidad en la rosca — Parte 
1: Medidas, tolerancias y designación.  
[2] ISO 286 -2, Especificación geométrica de productos (GPS) — Sistema de 
codificación ISO para las tolerancias en dimensiones lineales — Parte 2: Tablas 
de las clases de tolerancia normalizadas y de las desviaciones límite para agujeros 
y ejes.  
[3] ISO 7005 -2, Bridas metálic as — Parte 2: Bridas de hierro fundido.  
[4] ISO 7005 -3, Bridas metálicas — Parte 3: Bridas de aleaciones de cobre y bridas 
compuestas . 
[5] IEC 60068 -3-1, Ensayos ambientales — Parte 3 -1: Documentación de 
acompañamiento y guía — Ensayos de frío y de calor seco.  
[6] OIML B 3:2003, Sistema de certificados OIML para instrumentos de medición.  
[7] Wagner W., & Pruss A. The IAPWS formulation 1995 for the thermodynamic 
properties of ordinary water substance for general and scientific use [Formulación 
IAPWS de 1995 para las prop iedades termodinámicas de la sustancia agua ordinaria 
para uso general y científico]. J. Phys. Chem. Ref. Data. 2002, 31, pp. 387 -535. 
[8] Wagenbreth H., & Blanke W. Die Dichte des Wassers im Internationalen 
Einheitensystem und in der Internationalen Praktisch en Temperaturskala von 1968 
[The density of water in the International System of Units and the International 
Practical Temperature Scale of 1968] [La densidad del agua en el Sistema 
Internacional de Unidades y la Escala Internacional Práctica de Temperatur a de 
1968]. PTB Mitteilungen 1971, 81, pp. 412 -415 Bettin H.F., & Spieweck F Die 
Dichte des Wassers als Funktion der Temperatur nach Einführung der 
Internationalen Temperaturskala von 1990 [The density of water as a function of 
temperature after the introd uction of the International Temperature Scale of 1990] 
[La densidad del agua en función de la temperatura después de la introducción de 
la Escala Internacional de Temperatura de 1990]. PTB Mitteilungen . 1990, 100, pp. 
195–196.  
PROYECTO DE NORMA   PNMP 005-2 
METROLÓGICA PERUANA   172 de 172 
 
 
 [9] Patterson J.C., & Morris E.C.  Measurement of absolute water density, 1 °C to              
40 °C [Medición de la densidad absoluta del agua, 1 °C a 40 °C]. Metrologia . 1994, 
31 pp. 277 –288. 
[10] Tanaka M., Girard G., Davis R., Peuto A., Bignell N. Recommended table for the 
density of water between 0 °C and 40 °C based on recent experimental reports 
[Tabla recomendada de la densidad del agua entre 0 °C y 40 °C, basada en informes 
experimentales recientes]. Metrologia. 2001, 38, pp. 301 –309. 
[11] ISO 5167 -1:2003, Medición del caudal de fluidos medi ante dispositivos de presión 
diferencial intercalados en conductos en carga de sección transversal circular — 
Parte 1: Principios y requisitos generales.  
[12] IEC 60068 -1, Ensayos ambientales — Parte 1: Generalidades y guía .