2012–......  1 Verordnung des EJPD 
über Messmittel für ionisierende Strahlung 
 
 
 
(StMmV)  
vom … 
 
Das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement, 
gestützt auf die Artikel 5, 7 Absatz 2, 8 Absatz 2 und 9 Absatz 3 des Bundesgesetzes 
vom 17. Juni 2011 1 über das Messwesen, 
die Artikel 5 Absatz 2, 8 Absatz 2, 16 Absatz 2, 17  Absatz 2, 24 Absatz 3 und 33 der 
Messmittelverordnung vom 15. Februar 2006 2 
sowie die Artikel 64 und 112 der Strahlenschutzvero rdnung vom 22. Juni 1994 3 
(StSV), 
verordnet:  
1. Abschnitt: Allgemeine Bestimmungen 
Art. 1  Gegenstand 
Diese Verordnung regelt: 
a. die Anforderungen an Messmittel für ionisierende  Strahlung; 
b. die Verfahren für das Inverkehrbringen dieser Me ssmittel; 
c. die Verfahren zur Erhaltung der Messbeständigkei t dieser Messmittel. 
Art. 2  Geltungsbereich 
Dieser Verordnung unterstehen: 
a. Ortsunabhängige Referenzmesssysteme (Therapiedos imeter), bestehend aus 
Ionisationskammer, Elektrometer und Kontrollstromvo rrichtung, die zur 
Messung der Dosis oder der Dosisleistung von Photon en-, Elektronen- und 
Hadronenstrahlung in Strahlentherapieanlagen einges etzt werden; 
b. Oberflächenkontaminationsmonitore zur Personen-,  Arbeitsplatz- und Mate- 
rialüberwachung im Aufsichtsbereich des Eidgenössis chen Nuklearsicher- 
heitsinspektorats (ENSI) und in Arbeitsbereichen vo n Labors der Typen B 
  
 SR ..........  
1 SR ... [BBl 2011  4865] 
2 SR 941.210  
3 SR 814.501  Verordnung AS 2012 
2 und A nach Artikel 69 StSV 4 im Aufsichtsbereich des Bundesamts für Ge- 
sundheit (BAG) und der Schweizerischen Unfallversic herungsanstalt 
(SUVA); 
c. Aktivimeter, die auf dem Schachtionisationskamme rprinzip beruhen und in 
den nuklearmedizinischen Laboratorien zur Messung d er Aktivität offener 
radioaktiver, zur medizinischen Anwendung bestimmte r Quellen dienen; 
d. Strahlenschutzmessmittel für externe Strahlung z ur Überwachung der Orts- 
dosisleistungen in der Umgebung von Kernkraftwerken  (MADUK-System), 
zur Überwachung der Ortsdosisleistungen in der Schw eiz (NADAM-
System), zur Arbeitsplatz- und Materialüberwachung der Ortsdosisleistun- 
gen im Aufsichtsbereich des ENSI, und an Orten im A ufsichtsbereich des 
BAG und der SUVA, an denen Ortsdosisleistungen von > 100 µSv/h erwar- 
tet werden; 
e. Schachtionisationskammersysteme, die zur Messung  der Quellstärke von Ir-
192-Quellen für die HDR-Brachytherapie eingesetzt w erden; 
f. Messmittel, welche bei Abnahmen und regelmässige n Zustandsprüfungen 
von röntgendiagnostischen Einrichtungen verwendet w erden: 
1. Diagnosimeter,  
2. kV-Meter,  
3. mAs-Meter,  
4. Expositionszeitmesser,  
5. Sensitometer,  
6. Densitometer, 
7. Photometer und Luxmeter; 
g. Radonmessmittel für amtliche Messungen der vom B AG anerkannten Mess- 
stellen; 
h. Radondosimeter für amtliche Messungen der vom BA G anerkannten Mess- 
stellen. 
Art. 3  Begriffe  
Für diese Verordnung gelten die in Anhang 1 enthalt enen Begriffsbestimmungen.  
2. Abschnitt: Ortsunabhängige Referenz-Dosimetersys teme für die 
Strahlentherapie 
Art. 4  Grundlegende Anforderungen 
Ortsunabhängige Referenz-Dosimetersysteme für die S trahlentherapie müssen die 
grundlegenden Anforderungen nach Anhang 1 der Messm ittelverordnung und nach 
Anhang 2 der vorliegenden Verordnung erfüllen. 
  
4 SR 814.501  Verordnung AS 2012 
3 Art. 5  Verfahren für das Inverkehrbringen 
Ortsunabhängige Referenz-Dosimetersysteme für die S trahlentherapie bedürfen 
einer ordentlichen Zulassung und einer Ersteichung nach Anhang 5 der Messmittel- 
verordnung und nach Anhang 2 der vorliegenden Veror dnung. 
Art. 6  Verfahren zur Erhaltung der Messbeständigkeit 
Ortsunabhängige Referenz-Dosimetersysteme für die S trahlentherapie müssen alle 
vier Jahre nach Anhang 7 Ziffer 1 der Messmittelver ordnung und nach Anhang 2 der 
vorliegenden Verordnung durch das Eidgenössische In stitut für Metrologie 
(METAS) oder eine ermächtigte Eichstelle nachgeeich t werden.  
3. Abschnitt: Oberflächenkontaminationsmonitoren 
Art. 7  Grundlegende Anforderungen 
Oberflächenkontaminationsmonitoren müssen die grund legenden Anforderungen 
nach Anhang 1 der Messmittelverordnung und nach Anh ang 3 der vorliegenden 
Verordnung erfüllen. 
Art. 8  Verfahren für das Inverkehrbringen 
Oberflächenkontaminationsmonitoren bedürfen einer o rdentlichen Zulassung und 
einer Ersteichung nach Anhang 5 der Messmittelveror dnung und nach Anhang 3 der 
vorliegenden Verordnung. 
Art. 9  Verfahren zur Erhaltung der Messbeständigkeit 
Oberflächenkontaminationsmonitoren müssen alle drei  Jahre nach Anhang 7 Ziffer 1 
der Messmittelverordnung und nach Anhang 3 der vorl iegenden Verordnung durch 
das METAS oder eine ermächtigte Eichstelle nachgeei cht werden.  
4. Abschnitt: Aktivimeter 
Art. 10  Grundlegende Anforderungen 
Aktivimeter müssen die grundlegenden Anforderungen nach Anhang 1 der Messmit- 
telverordnung und nach Anhang 4 der vorliegenden Ve rordnung erfüllen. 
Art. 11  Verfahren für das Inverkehrbringen 
Aktivimeter bedürfen einer ordentlichen Zulassung u nd einer Ersteichung nach 
Anhang 5 der Messmittelverordnung und nach Anhang 4  der vorliegenden Verord- 
nung. Verordnung AS 2012 
4 Art. 12  Verfahren zur Erhaltung der Messbeständigkeit 
Aktivimeter müssen jährlich entweder nach Anhang 7 Ziffer 1 der Messmittelve- 
rordnung und nach Anhang 4 der vorliegenden Verordn ung durch das METAS oder 
eine ermächtigte Eichstelle nachgeeicht oder nach A nhang 7 Ziffer 4 der Messmit- 
telverordnung und Anhang 4 der vorliegenden Verordn ung durch das METAS oder 
eine ermächtigte Eichstelle einer Vergleichsmessung  unterzogen werden. Aktivime- 
ter müssen mindestens alle drei Jahre nach Anhang 7  Ziffer 1 der Messmittelverord- 
nung und nach Anhang 4 der vorliegenden Verordnung durch das METAS oder eine 
ermächtigte Eichstelle nachgeeicht werden.  
5. Abschnitt: Strahlenschutzmessmittel für externe Strahlung 
Art. 13  Grundlegende Anforderungen 
Strahlenschutzmessmittel für externe Strahlung müss en die grundlegenden Anforde- 
rungen nach Anhang 1 der Messmittelverordnung und n ach Anhang 5 der vorliegen- 
den Verordnung erfüllen. 
Art. 14  Verfahren für das Inverkehrbringen 
Strahlenschutzmessmittel für externe Strahlung bedü rfen einer ordentlichen Zulas- 
sung und einer Ersteichung nach Anhang 5 der Messmi ttelverordnung und nach 
Anhang 5 der vorliegenden Verordnung. 
Art. 15  Verfahren zur Erhaltung der Messbeständigkeit 
Strahlenschutzmessmittel für externe Strahlung müss en alle drei Jahre nach An- 
hang 7 Ziffer 1 der Messmittelverordnung und nach A nhang 5 der vorliegenden 
Verordnung durch das METAS oder eine ermächtigte Ei chstelle nachgeeicht wer- 
den.  
6. Abschnitt: Schachtionisationskammersysteme für d ie Ir-192-HDR-
Brachytherapie 
Art. 16  Grundlegende Anforderungen 
Schachtionisationskammersysteme für die Ir-192-HDR- Brachytherapie müssen die 
grundlegenden Anforderungen nach Anhang 1 der Messm ittelverordnung und nach 
Anhang 6 der vorliegenden Verordnung erfüllen. 
Art. 17  Verfahren für das Inverkehrbringen 
Schachtionisationskammersysteme für die Ir-192-HDR- Brachytherapie bedürfen 
einer ordentlichen Zulassung und einer Ersteichung nach Anhang 5 der Messmittel- 
verordnung und nach Anhang 6 der vorliegenden Veror dnung. Verordnung AS 2012 
5 Art. 18  Verfahren zur Erhaltung der Messbeständigkeit 
Schachtionisationskammersysteme für die Ir-192-HDR- Brachytherapie müssen alle 
vier Jahre nach Anhang 7 Ziffer 1 der Messmittelver ordnung und nach Anhang 6 der 
vorliegenden Verordnung durch das METAS oder eine e rmächtigte Eichstelle nach- 
geeicht werden.  
7. Abschnitt: Diagnostikdosimeter und Messmittel zu r Überprüfung 
von röntgendiagnostischen Einrichtungen 
Art. 19  Grundlegende Anforderungen 
Diagnostikdosimeter und Messmittel zur Überprüfung von röntgendiagnostischen 
Einrichtungen müssen die grundlegenden Anforderunge n nach Anhang 1 der Mess- 
mittelverordnung und nach Anhang 7 der vorliegenden  Verordnung erfüllen. 
Art. 20  Verfahren für das Inverkehrbringen 
Diagnostikdosimeter und Messmittel zur Überprüfung von röntgendiagnostischen 
Einrichtungen bedürfen einer ordentlichen Zulassung  und einer Ersteichung nach 
Anhang 5 der Messmittelverordnung und nach Anhang 7  der vorliegenden Verord- 
nung. 
Art. 21  Verfahren zur Erhaltung der Messbeständigkeit 
Diagnostikdosimeter und Messmittel zur Überprüfung von röntgendiagnostischen 
Einrichtungen müssen alle drei Jahre nach Anhang 7 Ziffer 1 der Messmittelverord- 
nung und nach Anhang 7 der vorliegenden Verordnung durch das METAS oder eine 
ermächtigte Eichstelle nachgeeicht werden.  
8. Abschnitt: Radonmessmittel 
Art. 22  Grundlegende Anforderungen 
Radonmessmittel müssen die grundlegenden Anforderun gen nach Anhang 1 der 
Messmittelverordnung und nach Anhang 8 der vorliege nden Verordnung erfüllen. 
Art. 23  Verfahren für das Inverkehrbringen 
Radonmessmittel bedürfen einer ordentlichen Zulassu ng und einer Ersteichung nach 
Anhang 5 der Messmittelverordnung und nach Anhang 8  der vorliegenden Verord- 
nung. Verordnung AS 2012 
6 Art. 24  Verfahren zur Erhaltung der Messbeständigkeit 
Radonmessmittel müssen alle vier Jahre nach Anhang 7 Ziffer 1 der Messmittelve- 
rordnung und nach Anhang 8 der vorliegenden Verordn ung durch das METAS oder 
eine ermächtigte Eichstelle nachgeeicht werden.   
9. Abschnitt: Radondosimeter 
Art. 25  Grundlegende Anforderungen 
Radondosimeter müssen die grundlegenden Anforderung en nach Anhang 1 der 
Messmittelverordnung und nach Anhang 9 der vorliege nden Verordnung erfüllen. 
Art. 26  Verfahren für das Inverkehrbringen 
Radondosimeter bedürfen einer ordentlichen Zulassun g und einer Ersteichung nach 
Anhang 5 der Messmittelverordnung. 
Art. 27  Verfahren zur Erhaltung der Messbeständigkeit 
Radondosimeter müssen alle zwei Jahre einer Verglei chsmessung nach Anhang 7 
Ziffer 4 der Messmittelverordnung durch das METAS o der eine ermächtigte 
Eichstelle unterzogen werden.  
10. Abschnitt: Schlussbestimmungen  
 
Art. 28  Aufhebung bisherigen Rechts 
Die Verordnung des EJPD vom 29. November 2008 5 über Radonmessmittel wird 
aufgehoben. 
Art. 29  Übergangsbestimmungen 
1 Messmittel für ionisierende Strahlung, die vor Ink rafttreten dieser Verordnung in 
Verkehr waren und die dem METAS von den Eichstellen  innert sechs Monaten nach 
Inkrafttreten dieser Verordnung gemeldet werden, ge lten als zugelassen. 
2 Messmittel für ionisierende Strahlung nach Artikel  2 Buchstaben a–g, die vor 
Inkrafttreten dieser Verordnung nachgeeicht wurden,  dürfen bis zum Ablauf der 
Gültigkeit der letzten Nacheichung verwendet werden . Danach müssen sie nach 
Artikel 6, 9, 12, 15, 18, 21 oder 24 nachgeeicht we rden. 
3 Radondosimeter, die vor Inkrafttreten dieser Veror dnung einer Vergleichsmessung 
unterzogen wurden, dürfen bis zum Ablauf der bei de r letzten Vergleichsmessung 
  
5 AS 2009  179 Verordnung AS 2012 
7 festgelegten Frist verwendet werden. Danach müssen sie der Vergleichsmessung 
nach Artikel 27 unterzogen werden. 
Art. 30  Inkrafttreten 
Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2013 in Kraft. 
...  Eidgenössisches Justiz - und Polizeidepart ement:  
 Simonetta Sommaruga  
 Verordnung AS 2012 
8 Anhang 1 
(Art. 3) 
Begriffe 
In dieser Verordnung bedeuten: 
 Aktivimeter : Messmittel zur Ermittlung der Aktivität offener r adioaktiver, 
zur medizinischen Anwendung bestimmter Quellen; 
 Aktivität : Anzahl der Zerfälle pro Zeiteinheit. Die Einheit der Aktivität ist 
das Becquerel (Bq); 
 Becquerel (Bq) : SI-Einheit für die Aktivität eines Radionuklids. 1 Bq = 1 
Zerfall pro Sekunde; 
 Beta-Strahler : Radioaktive Quelle, welche ionisierende Strahlung  
hauptsächlich in Form von Elektronen emittiert; 
 Densitometer : Messmittel zur Bestimmung der optischen Dichte ei nes Rönt- 
genfilms einer röntgendiagnostischen Einrichtung; 
 Diagnostikdosimeter : elektronisches Dosimeter zur Bestimmung der Stra-
hlenintensität einer röntgendiagnostischen Einricht ung; 
 Dosis, absorbierte Dosis : Die durch Wechselwirkung von ionisierender 
Strahlung mit Materie in einer Masseneinheit deponi erte Energie. Der 
spezielle Name dieser Einheit ist das Gray (Gy); 1 Gy = 1 J/kg; 
 Dosisleistung : Dosis pro Zeiteinheit; 
 Elektrometer : Messmittel zur Bestimmung der elektrischen Ladung , welche 
in einer Ionisationskammer durch Absorbtion ionisie render Strahlung er- 
zeugt wird; 
 Elektronenstrahlung : Ionisierende Strahlung bestehend aus hochenerge- 
tischen Elektronen (> 1 MeV); 
 Expositionszeitmesser : Messmittel zur Bestimmung der Beleuchtungszeit 
einer röntgendiagnostischen Einrichtung; 
 Externe Strahlung : Ionisierende Strahlung, welche von aussen auf den  Kör- 
per einwirkt; 
 Gamma-Strahler : Radioaktive Quelle welche ionisierende Strahlung 
hauptsächlich in Form von Photonen emittiert; 
 Gray (Gy) : SI Einheit für die absorbierte Dosis ionisierende r Strahlung. 
1 Gy = 1 J/kg; 
 Halbwerttiefe (R50) : Die Distanz in einem Wasserphantom, bei der die I n- 
tensität von Elektronenstrahlung um die Hälfte abfä llt; 
 Ionisationskammer : Messmittel zur Bestimmung der Intensität ionisier ender 
Strahlung durch Ionisierung der darin enthaltenden Luft und entsprechender 
Erzeugung freier elektrischer Ladungsträger; Verordnung AS 2012 
9  Ir-192-HDR-Brachytherapie : Strahlentherapie bei der eine umschlossene 
Strahlenquelle aus Ir-192 innerhalb oder in unmitte lbarer Nähe des zu be-
strahlenden Gebietes im Körper platziert wird;  
 (radioaktive) Kontrollvorrichtung : radioaktive Quelle zur Erzeugung eines 
bekannten Strahlungsintentität für die Konstanzprüf ung; 
 Konstanzprüfung : Messverfahren zur Prüfung der zeitlichen Konstanz  eines 
Messsystems;  
 Kontrollstrom : Der von einer Ionisationskammer erzeugte elektris che Strom 
im Rahmen einer Konstanzprüfung; 
 kV-Meter : Messmittel zur Bestimmung der Hochspannung einer röntgendia- 
gnostischen Einrichtung;  
 Luftkerma : Die durch Photonenbestrahlung pro Masseneinheit f reigegebene 
Energie in Luft; 
 mAs-Meter : Messmittel zur Bestimmung der akkumulierten Ladun g des 
Diagnostikmeters einer röntgendiagnostischen Einric htung;  
 Nuklid : Eine einzelne, bestimmte Atomart, definiert durch  die Werte der 
Ordnungszahl (Protonenanzahl) und der Massenzahl; 
 Nullstrom : Der von einem Elektrometer mit angeschlossener Io nisa- 
tionskammer gemessene Strom in Abwesenheit ionisier ender Strahlung; 
 Oberflächenkontamination : Verunreinigung der Oberfläche eines Materials 
durch radioaktive Stoffe; 
 Oberflächenkontaminationsmonitor : Messmittel zur Ermittlung der Oberflä- 
chenkontamination; 
 Ortsdosis, Ortsdosisleistung : Die Umgebungs-Äquivalentdosis H*(10), bzw. 
deren zeitliche Intensität, am interessierenden Pun kt im Strahlungsfeld; 
 Ortsunabhängiges Referenzmesssystem : Messsystem in einem Strahlenthe- 
rapiezentrum welches als lokales Referenzsystem zur  Bestimmung der Dosis 
im Patienten dient, bestehend aus Ionisationskammer , Elektrometer und 
Kontrollstromvorrichtung; 
 Photometer/Luxmeter : Messmittel zur Bestimmung der Lichtstärke in Dun-
kelkammern einer röntgendiagnostischen Einrichtung;  
 Photonenstrahlung : Ionisierende Strahlung bestehend aus hochenergeti schen 
Photonen (> 1 MeV); 
 Prüfquelle : radioaktive Quelle zur Erzeugung eines bekannten Strahlungsin- 
tentität für die Konstanzprüfung eines Strahlenmess mittels; 
 Quellstärke : die Aktivität (in Bq) einer radioaktiven Quelle; 
 Radionuklid : Nuklid, das spontan unter Strahlungsemission zerf ällt; 
 Radonaktivitätskonzentration : Aktivität von Radon pro Volumeneinheit; 
 Radondosimeter : Messmittel zur Ermittlung der Radonexposition; Verordnung AS 2012 
10  Radonexposition : Produkt aus Radonaktivitätskonzentration mal Zeit ; 
 Radonmessmittel : Messmittel zur Ermittlung der Radonaktivitätskonz entra- 
tion; 
 Referenzquelle : radioaktive Quelle zur Erzeugung einer bekannten 
Strahlungsintentität für die Konstanzprüfung eines Strahlenmessmittels; 
 Richtwert : Generelle Bezeichnung für einen Wert einer Strahl ungsintensität, 
der von einem Grenzwert abgeleitet wird, dessen Übe rschreiten gewisse 
Massnahmen bewirkt bzw. dessen Einhaltung auch die Einhaltung des 
zugehörigen Grenzwertes sicherstellt; 
 röntgendiagnostische Einrichtungen : Röntgenanlage und die dazugehörigen 
bildgebenden bzw. bildverarbeitenden Systemen; 
 Röntgenstrahlung : Ionisierende Strahlung bestehend aus niederenerge tischen 
Photonen (10 keV - 300 keV); 
 Schachtionisationskammer : Zylindrische Ionisationskammer mit einer Öff- 
nung auf der Achse zum Einbringen der zu messenden Substanz; 
 Sensitometer : Messmittel zur Bestimmung der Empfindlichkeit des  Röntgen- 
films einer röntgendiagnostischen Einrichtung; 
 Strahlenqualität : Bezeichner für die spektrale Zusammensetzung von Elek-
tronen-, Photonen- und Röntgenstrahlung. Verordnung AS 2012 
11 Anhang 2 
(Art. 4–6) 
Ortsunabhängige Referenz-Dosimetersystemen für die Strahlen- 
therapie 
1 Aufbau, messtechnische Eigenschaften 
 Jedes System besteht aus einer Ionisationskammer, e inem Elektrometer und 
einer radioaktiven Kontrollvorrichtung. Der Aufbau und die messtechni- 
schen Eigenschaften dieser Komponenten haben dem St and der Technik und 
dem vorgesehenen Einsatzzweck zu entsprechen, wie sie insbesondere in der 
Medizinprodukteverordnung vom 17. Oktober 2001 6 (MepV) zum Aus druck 
kommen.  
2 Eichung 
2.1 Den Systemen muss für die Eichung eine Bedienun gsanleitung mit techni- 
scher Beschreibung beiliegen.  
2.2 Bei der Eichung wir d das System auf Funktionstüchtigkeit geprüft und 
kalibriert. Die radioaktive Kontrollvorrichtung wir d begutachtet und die dem 
Kontrollstrom entsprechende Anzeige (Kontrollanzeig e) im Eichzertifi kat 
festgehalten..  
2.3 Das System wird für den Gebrauch frei gegeben, wenn es mit einer relativen 
totalen Messunsicherheit innerhalb ± 3 % (± 4 % für  weiche Röntgenstrah- 
lung mit Erzeugungsspannungen kleiner oder gleich 1 00 kV) bei einem 
Vertrauensniveau von 95 % kalibriert werden kann.  
2.4 Bei der Eichung für Photonenstrahlung muss das System bei den Strahlen- 
qualitäten kalibriert werden, bei denen es eingeset zt wird. Die Kalibrierung 
erfolgt möglichst nahe bei diesen Qualitäten. In de r Regel wird pro Qualität 
nur bei einem Dosisleistungswert kalibriert. 
Bei der Eich ung für Elektronenstrahlung werden die Halbwerttief en, bei 
denen die Kalibrierung der Systeme unter Berücksich tigung der Messmög- 
lichkeiten des METAS erfolgt, wie folgt gewählt: Je de Halbwerttiefe R50, 
bei denen das System eingesetzt wird, muss zwischen  zwei Halbwert tiefen 
liegen, bei denen kalibriert wird, wobei deren Diff erenz maximal 2 g·cm -2 
betragen darf. In der Regel wird pro Qualität nur b ei einem Dosisleistungs- 
wert kalibriert..  
3 Fehlergrenzen bei Kontrollen 
3.1 Wenn die Systeme häufiger als einmal pro Halbjahr eingesetzt werden, so 
müssen sie wenigstens halbjährlich mit der Kontroll vorrichtung auf ihre 
Funktions fähigkeit und Konstanz hin überprüft werden. Andere nfalls muss 
diese Überprüfung jeweils vor Gebrauch erfolgen.  
  
6 SR 812.213 Verordnung AS 2012 
12 Die Luftdichtekorrektur bei der Prüfung mit der rad ioaktiven Kontrollvor- 
richtung hat dabei auf mindestens ± 0.3 % (Vertraue nsniveau 95 %) genau 
mittels rückverfolgbar kalibrierter Thermometer und  Barometer zu erfolgen. 
Bei einer solchen Prüfung müssen mindestens folgend e Daten schri ftlich 
festgehalten werden: 
- Datum der Prüfung, Visum des Ausführenden, 
- Identifikation des Elektrometers, der Kammer, des  Adapters, der radioakti- 
ven Kontrollvorrichtung, 
- Kontrollanzeige, dem Nullstrom (inkl. Leckstrom) en tsprechende Anzeige 
vor und nach der Kontrollstrommessung sowie Tempera tur und Luftdruck, 
- Luftdichte- korrigierte Kontrollanzeige (auf T0 = 293.15 K, p0 = 1013.25 
hPa) sowie die auf das Datum der Prüfung umgerechne te, im Eichzertifikat 
aufg eführte Kontrollanzeige.  
3.2 Bei der Konstan zprüfung darf die Kontrollanzeige von dem im Eichze rtifikat 
festgehaltenen und auf das Datum der Prüfung umgere chneten Wert um 
nicht mehr als 
- 1.5 % für weiche Röntgenstrahlung ( ≤ 100 kV) 
- 0.5 % für harte und hochenergetische Photonenstra hlung (> 100 kV) 
- 1.0 % für Elektronenstrahlung  
abweichen, sonst erlischt die Gültigkeit der Eichun g.  
4 Gültigkeitsdauer der Eichung 
 Die Gültigkeitsdauer der Eichung beträgt vier Jahre. Das METAS kann die 
Fristen für einzelne Bauarten bestimmter Hersteller innen verlängern oder 
verkürzen, wenn die messtechnischen Eigenschaften d er verwendeten 
Messmittel dies erlauben oder verlangen.  
 Verordnung AS 2012 
13 Anhang 3 
(Art. 7–9) 
Oberflächenkontaminationsmonitoren 
1 Aufbau, messtechnische Eigenschaften 
1.1 Der Aufbau und die messtechnischen Eigenschaften de r Geräte haben dem  
Stand der Technik und dem vorgesehenen Einsatzzweck  zu entsprechen.  
1.2 Die Geräte müssen ein Vielfaches de s nuklidspezifischen Richtwertes für die 
Kontamination (Anhang 3 der StSV) oder die Zählrate  anzeigen. Bei Anzei- 
ge des Vielfachen des nuklidspezifischen Richtwerte s muss wahlweise auch 
die Zählrate abgelesen werden können.  
1.3 Zeigen Geräte nur die Zählra te an, so muss für ein betrachtetes Nuklid die 
Nettozählrate, welche einem Richtwert entspricht (R ichtwertzählrate, RWZ), 
auf dem Gerät deutlich angegeben sein.  
2 Eichung 
2.1 Den Geräten muss bei der Eichung eine Bedienung sanleitung mit techni- 
scher Besch reibung und eine Liste mit den Nukliden, für welche  das Gerät 
zu eichen ist, beiliegen.  
2.2 Bei der Eichung wird überprüft, ob für eine bestimm te Oberflächenaktivität 
eines gegebenen Nuklids das Messresultat innerhalb der vorgeschriebenen 
Eic hfehlergrenze  liegt.  
2.3 Die bei den regelmässigen Überprüfungen der Geräte zu verwendenden 
Prüfquellen werden bei jeder Eichung begutachtet un d die damit gemessen en 
Messwerte in den Eichzertifikaten festgehalten.  
2.4 Die Eichung umfasst diejenigen Messbereiche des  G erätes, welche die 
Richtwerte der bei der Eichung verwendeten Nuklide enthalten.  
2.5 Für Geräte mit fester Messzeit (z. B. Ausgangsmonit ore) wird geprüft, ob 
eine Kontamination, die dem Richtwert entspricht, i nnerhalb der vorgegebe- 
nen Messzeit angezeigt w ird.  
2.6  Die Eichfehlergrenzen betragen ± 50 %.  
3 Fehlergrenzen bei Kontrollen 
 Wenn bei einer amtlichen Kontrolle ausserhalb der Eichung die Messabwei- 
chung des Gerätes grösser als die Eichfehlergrenze ist, erlischt die Gültigkeit 
der Eichung.  
4 Eichverfahren 
4.1 Basis für die Eichung der Geräte sind die Oberfläch enemissionsraten der bei 
der Eichung verwendeten radioaktiven Referenzquelle n. Die Eichung wird 
auf die aktive Fläche der Referenzquelle von 100 cm2 bezogen.  
4.2  Die Referenzgrösse ist die RW Z. Berechnungen diese r Grösse haben nach  Verordnung AS 2012 
14 RWZ = CS · W · Σj ( εi,j · εd,j · εs,j) 
zu erfolgen, wobei 
εi,j : Empfindlichkeit oder Oberflächenemissions-Ans prechvermögen eines
Geräts für die Strahlenart j, 
εd,j : Emissionshäufigkeit eines gegebenen Nuklids f ür die Strahlenart j,  
εs,j : Oberflächenemi ssionsrate einer Kontaminationsquelle dividiert dur ch 
die Erzeugungsrate von Partikeln oder Photonen der gleichen Strahlenart j 
mit  
εs = 0.5 für γ-Quellen sowie für β-Quellen mit Emittel ≥ 140 keV 
εs = 0.25 für β-Quellen mit 40 keV < Emittel < 140 keV und für α-Quellen, 
W : Aktive Fläche der Referenzquelle von 100 cm 2, 
CS : Richtwert für Oberflächenkontamination (StSV A nhang 3).  
4.3 Das Oberflächenemissions-Ansprechvermögen eines  Gerätes für ein gege- 
benes Nuklid erhält man auf Grund des Ansprechvermö gens ausgewählter 
Basisnuklide, wobei als Bezugsfläche 100 cm 2 (Anhang 3 der StSV) einzu- 
setzen ist. Diese Basisnuklide sind in der nachfolg enden Tabelle für ver- 
schiedene Strahlungsarten aufgeführt. 
 
Nuklid Halbwertszeit Energiebereich der α-Strahlung 
241 Am 432.2 a 5390 - 5490 keV 
 
Nuklid Halbwertszeit Mittlere Energie der β-Strahlung 
40 - 70 keV  70 - 140 keV  140-400 keV  > 400 keV 
14 C 5730 a 50 keV    
99 Tc  2.11 · 10 5 a  85 keV   
36 Cl  3.01 · 10 5 a   250 keV  
90 Sr/ 90 Y 28.78 a   190 keV 940 keV 
 
Nuklid a) Halbwertszeit Energie der γ-Strahlung 
5 - 15 keV 15 - 90 keV  90-300 keV  > 300 keV 
55 Fe 2.73 a 6 keV    
129 I 1.57 · 10 7 a  32 keV   
57 Co  0.744 a   124 keV  
137 Cs  30.2 a    662 keV 
60 Co 5.27 a    940 keV Verordnung AS 2012 
15 a) Zur Herstellung entsprechender Quellen sind Filt er für die Abschirmung der Beta strahlung  
erforderlich 7 
 
4.4 Die Wahl der bei der Eichung zu verwendenden Nuklid e hängt ab von den 
radioaktiven Nukliden, für deren Messung das Gerät vorgesehen ist.  
4.5 Die bei der Eichung verwendeten Referenzquellen  müssen den internationa- 
len Normen 8,9,10 entsprechen. Bei Abweichung von den Normen muss ge-
währleistet sein, dass diese keine Auswirkungen auf  das Ergebnis der Ei- 
chung hat. Wird die Eichung in einem Prüflaboratori um durchgeführt, 
werden die Messungen unter den in Laboratorien üblichen Bedingungen 
ausgeführt. Der Untergrund muss dem der natürlichen  Strahlung entspre- 
chen.  
4.6 Der Abstand zwischen der Quelle und dem Detektorfen ster beträgt 5 mm, 
sofern in der Bedienungsanleitung nicht ein anderer  Abstand bezei chnet ist.  
5 Gültigkeitsdauer der Eichung 
 Die Gültigkeitsdauer der Eichung beträgt drei Jahre . Das METAS kann die 
Fristen für einzelne Bauarten bestimmter Hersteller innen verlängern oder 
verkürzen, wenn die messtechnischen Eigenschaften d er verwendeten 
Messmittel dies erlauben oder verlangen.  
 
  
7 ISO 8769:2010, Reference sources -- Calibration of  surface contamination monitors -- Alpha-
, beta- and photon emitters. 
8 ISO 7503-1:1988 Teil 1 ISO 7503-3:1988: Evaluation  of surface contamination  
9 ISO 8769:2010: Reference sources for the calibrati on of surface contamination monitors  
10  IEC 60325ed3.0 (2002-06): Alpha, beta and alpha/be ta (beta energy > 60 keV) contaminati- 
on meters and monitors  Verordnung AS 2012 
16 Anhang 4 
(Art. 10–12) 
Aktivimeter 
1 Aufbau, messtechnische Eigenschaften 
1.1 Der Aufbau und die messtechnischen Eigenschaften de r Aktivimeter haben 
dem Stand der Technik und dem vorgesehenen Einsatzz weck zu entspre- 
chen. Die Aktivimeter müssen die Aktivität in den g esetzlichen Einheiten, d. 
h. in Becquerel (Bq) anzeigen.  
1.2 Bei der Eichung der Geräte müssen eine technische B eschreibung, eine 
Bedienungsanleitung und folgende weitere Geräteunte rlagen verfügbar sein:  
– Resultate der letzten halbjährlichen Kontrolle der  Linearität und der Re- 
produzierbarkeit (entfällt bei Neuanschaffungen); 
– Ergebnisse der letzten Eichung und/oder der früher en Vergleichsmessun- 
gen (entfällt bei Neuanschaffungen); 
– Liste aller in der P raxis und bei der Eichung verwendeten Nuklide mit d en 
vom Hersteller festzulegenden nuklidspezifischen Ka librierfakt oren.  
1.3 Aus den Geräteunterlagen muss ersichtlich sein, das s das Aktivimeter für die 
Messung der Radionuklide geeignet ist, mit welchen e s geeicht werden soll 
und für welche es zum Einsatz kommt.  
1.4 Es muss eine zum Aktivimeter gehörende, langleb ige, geschlossene Prüf- 
quelle für die Messung der Stabilität des Aktivimet ers vorhanden sein; z. B. 
Cäsium-137. Die Aktivität der Quelle muss ausr eichend gross sein, um eine 
hinreichende Stabilität der Messung gemäss Ziffer 2 .4 zu erreichen. In der 
Regel ist hierfür eine Aktivität von minde stens 4 MBq nötig.  
2 Eichung 
2.1  Das Aktivimeter muss alle drei Jahre mindestens ein mal geeicht werden.  
2.2  Die Eichung wird am Standort des Aktivimeters durch geführt.  
2.3 Die Eichung kann nur durchgeführt werden, wenn die von der Stabilität der 
Messung herrührende Messunsicherheit kleiner als 3 % bei einem Vertrau- 
ensniveau von 95 % ist.  
2.4 Die vorhandene Prü fquelle wird begutachtet und der zugehörige Messwer t 
im Eichzertifikat festgehalten.  
2.5 Bei der Eichung des Aktivimeters für Gamma-Stra hler, und Beta- Strahler 
mit signifikantem Gamma-Anteil, betragen die Eichfe hlergrenzen ± 10 %. 
Bei der Eichung des Aktivimeters für Beta- Strahler ohne signifikanten 
Gamma -Anteil gemäss Ziffer 4.3 betragen die Eichfehlergre nzen ± 20 %.  
2.6 Das nuklearmedizinische Labor und das BAG werden du rch das METAS 
oder die zuständige Eichstelle (Eichstelle) unverzü glich in Kenntnis g esetzt, 
wenn das Aktivimeter nicht mehr den Eichanford erungen genügt.  Verordnung AS 2012 
17 3 Fehlergrenzen bei Kontrollen 
 Wenn bei einer amtlichen Kontrolle ausserhalb der Eichung die Messabwei-
chung des Gerätes grösser als die Eichfehlergrenze ist, erlischt die Gültigkeit 
der Eichung.  
4 Eichverfahren 
4.1  Die Referenzgrösse des Aktivimeters ist die Aktivit ät.  
4.2  Die Eichung erfolgt mit radioaktiven Quellen in Gla sfläschchen.  
4.3 Zur Eichung des Aktivimeters für Gamma-Strahler , und Beta- Strahler mit 
signifikantem Gamma-Anteil, werden die drei Nuklide  Kobalt-57, Cäsium-
137 und Kobalt-60 verwendet. 
Wird das Aktivimeter von dem nuklearmedizinischen L abor auch zur Mes- 
sung von Beta-Strahlern ohne signifikanten Gamma- Anteil eingesetzt, zu 
denen insbesondere Phosphor-32, Strontium-89, Yttri um-90 und Erbium-
169 gehören, so wird zur Eichung zusätzlich eine St rontium-90- Quelle 
verwendet, in der sich die beiden Nuklide Strontium -90 und Yttrium- 90 in 
einem Zerfallsgleichgewicht befi nden.  
4.4 Bei der Eichung wird der Einfluss des Unterschi eds zwischen dem Fläsch- 
chentyp bei der Eichung und demjenigen, der übliche rweise im Labor ver- 
wendet wird, geprüft.  
4.5 Um die Referenzwerte für die Konstanzprüfungen fest zulegen, und um die 
nuklidspezifischen Kalibrierfaktoren zu überprüfen,  wird das Aktivimeter 
mittels der langlebi gen Prüfquelle in den verwendeten Nuklideinstellung en 
kontrolliert (Unte rgrundzählrate und Ausbeute).  
5 Gültigkeitsdauer der Eichung 
5.1 Die Gültigkeitsdauer der Eichung beträgt ein Jahr. Das METAS kann die 
Fristen für ei nzelne Bauarten bestimmter Herstellerinnen verlänge rn oder 
verkürzen, wenn die messtechnischen Eigenschaften d er verwendeten 
Messmittel dies erlauben oder verlangen.  
5.2 Das Durchführen einer Vergleichsmessung verlängert die Gültigkeitsdauer 
der Eichung u m ein weiteres Jahr, aber höchstens bis zu drei Jah ren ab 
Eichdatum. Dies gilt auch, wenn das Aktivimeter von  dem nuklearmedizini- 
schen Labor zur Messung von Beta-Strahlern ohne sig nifikanten Gamma-
Anteil eingesetzt wird, und die Vergleichsmessung m it einem Gamma-
Strahler, oder einem Beta-Strahler mit signifikante m Gamma-Anteil, durch- 
geführt wird.  
6 Vergleichsmessung 
6.1 Die Vergleichsmessung wird von der Eich stelle organisiert. Das Personal 
des nuklearmedizinischen Labors führt die Messungen  mit dem zu prüfen- 
den Aktivimeter selber aus.  Verordnung AS 2012 
18 6.2 Das nuklearmedizinische Labor hat die Anleitungen d er Eichstelle für die 
Vergleichsmessungen zu befolgen.  
6.3 Die Vergleichsmessungen werden in der Regel, we nn das BAG nichts ande- 
res verlangt, mit den Nukliden Technetium-99m oder Jod-131 durchgeführt. 
Es wird empfohlen, bei der Wahl des Nuklids zwische n diesen beiden abzu- 
wechseln.  
6.4  Die Referenzgrösse des Aktivimeters ist die Aktivit ät.  
6.5 Das nuklearmedizinische Labor hat die Möglichkeit, zwischen folgenden 
zwei Verfahren zu wählen: 
– Typ A: Die Eichstelle sendet eine Quelle, deren Akt ivität sie gemessen 
hat, an das nuklearmedizinische Labor. (Ziffer 6.5. 1) 
– Typ B: Das nuklearmedizinische Labor sendet eine Qu elle, deren Aktivität 
es mit dem zu prüfenden Aktivimete r bestimmt hat, an die Eichstelle. (Ziffer 
6.5.2)  
6.5.1 Verfahren bei der Vergleichsmessung, Typ A 
a) Das nuklearmedizinische Labor meldet sich für ei ne Vergleichsmes sung 
des Typs A bei der zuständigen Eichstelle an. 
b) Dem nuklearmedizinischen Labor wird eine Quelle zusammen mit einer 
Anleitung über die Durchführung der Vergleichsmessu ng und einem Formu- 
lar für die Rückmeldung der Prüfresultate zugestell t. 
c) Um den Einfluss des Unterschieds zwischen dem Fl äschchentyp, der bei 
der Vergleichsmessung und demjenigen, der üblicherw eise im Labor ver- 
wendet wird, messen zu können, erhält das nuklearme dizinische Labor von 
der Eichstelle ein leeres Fläschchen, welches demje nigen Fläschchen ent- 
spricht, das während der Vergleichsmessung benutzt wird. 
d) Der von der Ei chstelle gemessene Wert der Aktivität der zugestell ten 
Quelle wird dem nuklearmedizinischen Labor nach Rüc kmeldung seines 
Resultats, welches in Bq anzugeben ist, bekannt geg eben. 
e) Die Eichstelle lässt dem nuklearmedizinischen La bor ein Zertifikat zu- 
komme n.  
6.5.2 Verfahren bei der Vergleichsmessung, Typ B 
a) Das nuklearmedizinische Labor meldet sich für ei ne Vergleichsmes sung 
des Typs B bei der zuständigen Eichstelle an.  
b) Dem nuklearmedizinischen Labor werden zwei Fläsc hchen und die für 
den Transport z u verwendende Verpackung zusammen mit einer Anleitu ng 
über die Durch führung der Vergleichsmessung und einem Formular fü r die 
Meldung der Prüfresultate zugestellt. 
c) Die Eichstelle legt die untere und obere Grenze der Aktivität der Quelle 
unter Berücksichtigung der Transportbestimmungen de r Post fest. 
d) Das nuklearmedizinische Labor füllt eines der Fl äschchen mit der ent- 
sprechenden radioaktiven Lösung und bestimmt die Ak tivität dieser Quelle Verordnung AS 2012 
19 in Bq. 
e) Das zweite Fläschchen kann dazu benutzt werden, den Einfluss des Un- 
terschieds zwischen dem Fläschchentyp, der bei der Vergleichsmes sung und 
demjenigen, der üblicherweise im Labor verwendet wi rd, zu messen. 
f) Das nuklearmedizinische Labor sendet die Quelle zusammen mit den 
Prüfergebnissen an die Eichstelle. 
g) Die Eichstelle misst die Aktivität dieser Quelle . 
h) Die Eichstelle lässt dem nuklearmedizinischen La bor ein Zertifikat zu- 
kommen.  
6.6 Damit die Vergleichsmessung als erfolgreich bew ertet wird, muss die Diffe- 
renz zwischen der in der Eichstelle und der mit dem  zu prüfenden Aktivime- 
ter gemessenen Aktivität der bei der Vergleichsmess ung verwendeten Quelle 
innerhalb folgenden maximal zulässigen Abweichung l iegen: 
± 10 % bei einer Vergleichsmessung mit einem Gamma- Strahler, oder einem 
Beta-Strahler mit signifikantem Gamma-Anteil; 
± 20 % bei einer Vergleichsmessung mit einem Beta-S trahler ohne signifi- 
kanten Gamma -Anteil.  
6.7 Bei nicht erfolgreich verlaufener Vergleichsmes sung werden das nuklear- 
medizinische Labor und das BAG unverzüglich vom ung enügenden Ergeb- 
nis  in Kenntnis gesetzt.  
 Verordnung AS 2012 
20 Anhang 5 
(Art. 13–15) 
Strahlenschutzmessmittel für externe Strahlung 
1 Aufbau, messtechnische Eigenschaften 
 Der Aufbau und die messtechnischen Eigenschaften d er Geräte haben dem- 
Stand der Technik 11  und dem vorgesehenen Einsatzzweck zu entspre chen. 
Die Geräte müssen die Dosis bzw. Dosisleistung in d en gesetzlichen Einhei- 
ten anzeigen.  
2 Eichung 
2.1 Den Geräten muss für jede Eichung eine Bedienun gsanleitung mit techni- 
scher Beschreibung beiliegen.  
2.2 Die Überprüfung der Funktionsfähi gkeit des Gerätes (z. B. mit Prüfquellen) 
erfolgt in regelmässigen Abständen durch den zum Ei nsatz des Gerätes 
Verpflichteten, der darüber Protokoll führen muss. Die  entsprechenden 
Prüfverfahren (zeitliche Abstände, Kriterien) müssen durch  die zuständige 
Aufsichtsbehörde genehmigt sein. Die bei diesen Übe rprüfungen verwende- 
ten Prüfquellen werden anlässlich der Eichung begut achtet und die damit 
gemessenen Messwerte im Eichzertifikat festgehalten . 
Bei stationär eingesetzten Geräten müssen für die r egelmässigen Funktions- 
prüfungen solche Prüfquellen zur Verfügung stehen.  
2.3 Die Eichung umfasst nach Möglichkeit den gesamten M essbereich des 
Gerätes, mindestens jedoch die für den vorgesehenen Ein satz notwendigen 
Mes sbereiche.  
2.4  Die Eichfehlergrenzen betragen ±  20 %.  
  
11  Dafür können folgende Normen der Int. Elektrotechn ischen Kommission (IEC) als 
Richtlinien dienen: 
-IEC 60532 ed3.0 (2010-08) Radiation protection ins trumentation - Installed dose rateme- 
ters, warning assemblies and monitors – X and Gamma  radiation of energy between 50 
keV and 7 MeV;  
- IEC 60846 (2009-04)Ambient and/or directional dos e equivalent (rate) meters and/or 
monitors for beta, X and gamma radiation; 
- IEC 61005 ed2.0 (2003-02) Neutron ambient dose eq uivalent (rate) meters 
- IEC 61322 ed1.0 (1994-12) Installed dose equivale nt rate meters, warning assemblies 
and monitors for neutron radiation of energy from t hermal to 15 MeV;  Verordnung AS 2012 
21 3 Fehlergrenzen bei Kontrollen  
 Wenn bei einer amtlichen Kontrolle ausserhalb der Eichung die Messabwei-
chung des Gerätes grösser als die Eichfehlergrenze ist, erlischt die Gültigkeit 
der Eichung  
4 Eichverfahren 
4.1 Die Referenzgrössen für Äquivalentdosismessmitt el von externer Strah- 
lung 12 ,13 ,14  sind die folgenden:  
4.1.1 Die Umgebungs- Äquivalentdosis H*(10) am interessierenden Punkt im  
tatsächlichen Strahlungsfeld ist die Äquivalentdosi s im zugehörigen ausge- 
richteten und aufgeweiteten Strahlungsfe ld in 10 mm Tiefe der an diesem 
Punkt zentrierten ICRU-Kugel auf demjenigen Kugelra dius, der dem ausge- 
richteten Stra hlungsfeld entgegengerichtet ist.  
4.1.2 Die Richtungs- Äquivalentdosis H'(0.07) am interessierenden Punkt im 
tatsächlichen Strahlungsfeld ist die Äquivalentdosi s im zugehörigen aufge- 
weiteten Strahlungsfeld auf einem festgelegten Radi us der ICRU- Kugel in 
der Tiefe 0.07 mm.  
4.2 Die Festlegung der Referenzgrössen bei Eichbedingun gen erfolgt durch das 
METAS oder die zuständige Eichstelle.  
4.3 Di e bei der Eichung anzuwendenden Strahlungsfelder we rden durch die 
Strahlungsart und die Messgrösse, für die das Gerät  vorgesehen ist, be- 
stimmt.  
4.4 Im allgemeinen ist nur eine Referenzgrösse für eine  bestimmte Strahlung 
von Interesse; die in der Eichung verwendeten Strah lungen und die entspre- 
chenden Referenzgrössen sind in folgender Tabelle a ufgeführt: 
 
Strahlungsart  Referenzgrösse  Eichung mit  
Röntgen -, γ-Strahlung  H*(10)  Cäsium -137  
Elektronen  H'(0.07)  Strontium -90  
Neutronen  H*(10)  Americium -241 / Bery llium  
 
4.5 Die Bestrahlungsbedingungen müssen den ISO-Norm en für Referenzstrah- 
lenfelder entsprechen 15,16,17 . Bei Abweichung von den Normen muss g e- 
  
12  Determination of Dose Equivalents Resulting from E xternal Radiation Sources. ICRU 
Report 39. International Commission on Radiation Un its and Measurements, Bethesda, 
Maryland (1985). 
13  Determination of Dose Equivalents from External Ra diation Sources - Part 2. ICRU 
Report 43. International Commission on Radiation Un its and Measurements, Bethesda, 
Maryland (1988). 
14  Measurements of Dose Equivalents from External Pho ton and Electron Radiations. ICRU 
Report 47.International Commission on Radiation Uni ts and Measurements, Bethesda, 
Maryland (1992). Verordnung AS 2012 
22 währleistet sein, dass es keine Auswirkungen auf da s Ergebnis der Ei chung 
gibt. Die Messungen werden unter den in einem Labor  üblichen Bedingun- 
gen ausgeführt; die Ergebnisse werden, wenn nötig, auf Normal bedingungen 
von Druck und Temperatur korrigiert.  
4.6 Auf besonderes Verlangen von seiten des Antragstell ers kann die Eichung 
auch mit einer anderen als in Ziffer 4 .4 genannten, für die Anwendung 
besser geei gneten Strahlung durchgeführt werden.  
5 Gültigkeitsdauer der Eichung 
 Die Gültigkeitsdauer der Eichung beträgt drei Jahre . Das METAS kann die 
Fristen für einzelne Bauarten bestimmter Hersteller innen verlängern o der 
verkürzen, wenn die messtechnischen Eigenschaften d er verwendeten 
Messmittel dies erlauben oder verlangen.  
 
  
15  ISO 4037-1:1996,  ISO 4037-2:1997, ISO 4037-3:1999  X and gamma reference radiation 
for calibrating dosemeters and doserate meters and for determining their response as a 
function of photon energy  
16  ISO 6980-2:2004, Reference beta-particle radiation  -- Part 2: Calibration fundamentals 
related to basic quantities characterizing the radi ation field. 
17  ISO 8529-2:2000, Neutron Reference Radiations -- C alibration fundamentals of radiation 
protection devices related to the basic quantities characterizing the radiation field  Verordnung AS 2012 
23 Anhang 6 
(Art. 18) 
Schachtionisationskammersysteme für die Ir-192-HDR-
Brachytherapie 
1 Aufbau, messtechnische Eigenschaften 
1.1 Jedes System besteht aus einer Schachtionisatio nskammer, einem Elektro- 
meter und einer zugehörigen langlebigen geschlossen en Prüfquelle. Der 
Aufbau und die messtechnischen Eigenschaften der Sy steme haben dem 
Stand der Technik und dem vorgesehenen Einsatzzweck  zu entsprec hen. Sie 
müssen die Quellstärke in der Einheit Luftkermastär ke ( µGy m 2 h-1 ) anzei- 
gen .  
1.2 Die Aktivität der Prüfquelle muss ausreichend g ross sein, um eine hinrei- 
chende Stabilität der Messung gemäss Ziffer 2.7 zu erreichen .  
2 Eichung 
2.1 Den Systemen muss für die Eichung eine Bedienun gsanleitung mit techni- 
scher B eschreibung beiliegen.  
2.2 Bei der Eichung wird das System vor Ort auf Funktio nstüchtigkeit geprüft 
und durch Vergleich mit dem Referenzsystem des META S oder der zustän- 
digen Eichstelle (Eichstelle) unter B enutzung einer Ir -192 -Quelle kalibriert .  
2.3 Das System wird für den Gebrauch freigegeben, W enn es mit einer relativen
totalen Messunsicherheit innerhalb ± 3 % bei einem Vertrauensniveau von 
95 % kalibriert werden kann.  
3 Fehlergrenzen bei Kontrollen 
3.1 Die Stabilität des Systems muss mindestens vier teljährlich durch eine Kon- 
stanzprüfung mit Hilfe der Prüfquelle (Kontrollanze ige) und der Ir-192-
Quelle überprüft werden .  
3.2 Bei der Konstanzprüfung von Schachtionisationsk ammern, die zur Atmo- 
sphäre offenen sind, hat die Luftdichtekorrektur au f mindeste ns ± 0.3 genau 
(Vertrauensniveau 95 %) mittels rückverfolgbar kali brierter Thermo meter 
und Barometer zu erfolgen. Bei einer solchen Prüfun g müssen mindes tens 
folgende Daten schriftlich festgehalten werden: 
a. Datum der Prüfung, Visum des Ausführenden; 
b. Identifikation des Elektrometers, der Kammer, de s Adapters, der Prüf- 
quelle und der Ir-192-Quelle; 
c. Kontrollanzeige, dem Nullstrom (inkl. Leckstrom)  entsprechende An- 
zeige vor und nach der Kontrollstrommessung sowie T emperatur und 
Luftdruck; 
d. Luftdichteko rrigierte Kontrollanzeige (auf To = 293.15 K, po = 1013 .25 
hPa) sowie die auf das Datum der Prüfung umgerechne te, im Eichzert i- Verordnung AS 2012 
24 fikat aufg eführte Kontrollanzeige.  
3.3 Bei der Konstanzprüfung darf die Kontrollanzeige vo n dem im Eichzertifikat 
festgehaltenen und auf das Datum der Prüfung umgerechneten Wert um  
nicht mehr als 0.5 % abweichen, sonst erlischt die Gültigkeit der Eichung.  
3.4 Der Antragsteller und das BAG werden durch die Eich stelle unverzüglich in 
Kenntnis gesetzt, wenn das Schachtionisationskammer systeme für die Ir-
192 -HDR -Brachytherapie nicht mehr den Eichanforderungen gen ügt.  
4 Gültigkeitsdauer der Eichung 
 Die Gültigkeitsdauer der Eichung beträgt vier Jahre . Das METAS kann die 
Fristen für einzelne Bauarten bestimmter Hersteller innen verlänge rn oder 
verkürzen, wenn die messtechnischen Eigenschaften d er verwendeten 
Messmittel dies erlauben oder verlangen.  
 Verordnung AS 2012 
25 Anhang 7 
(Art. 19–21) 
Diagnostikdosimeter und Messmittel zur Überprüfung von rönt- 
gendiagnostischen Einrichtungen 
1 Aufbau, messtechnische Eigenschaften 
 Der Aufbau und die messtechnischen Eigenschaften d er Geräte haben dem
Stand der Technik und dem vorgesehenen Einsatzzweck  zu entsprechen. 
Dies ist insbesondere dann erfüllt, wenn Geräte kon form zu den Anforde- 
rungen der Medizinprodukteverordn ung vom 17. Oktober 2001 18  sind.  
2 Eichung 
2.1 Den Geräten muss für jede Eichung eine Bedienun gsanleitung mit techni- 
scher Beschreibung beiliegen.  
2.2 Bei der Eichung wird überprüft, ob für einen be stimmten Wert der Mess- 
grösse die Messergebnisse, bzw. ob die optischen Dichten der mit dem zu 
prüfenden Sensitometer erzeugten Schwärzungsstufen,  innerhalb der vorge- 
schriebenen Eichfehlergrenzen liegen.  
2.3 Die bei den regelmässigen Überprüfungen der Diagnos tikdosimeter zu 
verwendenden Prüfquellen werden bei je der Eichung begutachtet und die 
damit gemesse nen Messwerte in den Eichzertifikaten festgehalten.  
2.4  Umfang der Eichung:  
2.4.1 Diagnostikdosimeter, kV-Meter, mAs- Meter, Expositionszeitmesser und 
Densitometer: Die Eichung umfasst nach Möglichkeit den gesamten Mess- 
bereich des Gerätes, mindestens jedoch die für den vorgesehenen Einsatz 
notwendige n Messbereiche.  
2.4.2 Sensitometer: Bei der Eichung werden alle Stu fen des erzeugten Graukeils
ausgemessen.  
2.4.3 Photometer/Luxmeter: Bei der Eichung werden R eferenzpunkte, die den
empfohlenen Werten für die Beleuchtungsstärke des L ichtvisiers bzw. für 
die Leuchtdichte eines Negatoskopes entsprechen, üb erprüft.  
2.5  Die Eichfehlergrenzen für die verschiedenen Gerätea rten betragen:  
2.5.1  Diagnostikdosimeter: ± 10 %  
2.5.2  Kilovoltmeter: ± 3 %  
2.5.3  mAs -Meter: ± 5 %  
2.5.4 Expositionszeitmesser:  
± 1 ms für Bestrahlungszeiten bis 20 ms 
± 5 % für Bestrahlungszeiten von mehr als 20 ms  
  
18  SR 812.213 Verordnung AS 2012 
26 2.5.5 Sensitometer:  
± 0.05 bei optischer Dichte D ≤ 1 
± 0.1 bei optischer Dichte D > 1  
2.5.6 Densitometer:  
± 0.025 bei optischer Dichte D < 1 
± 2.5 % bei optischer Dichte D ≥ 1  
2.5.7  Photometer/Luxmeter: ± 10 %  
3 Fehlergrenzen bei Kontrollen  
 Wenn bei einer amtlichen Kontrolle ausserhalb der Eichung die Messabwei-
chung des Gerätes grösser als die Eichfehlergrenze ist, erlischt die Gültigkeit 
der Eichung  
4 Eichverfahren 
4.1 Bei der Eichung von Diagnostikdosimetern sind die R eferenzmessgrössen 
die Folgenden: 
- für Geräte, welche die Dosis messen, ist es die L uftkerma; 
- für Geräte, welche das Dosisflächenprodukt messen , ist es das Pro dukt 
(Luftkerma) x (bestrahlte Fläche) in einer definier ten Ebene; 
- für Geräte, welche das Dosislängenprodukt messen,  ist es die über die 
Länge des Detektors integrierte Luftkerma.  
4.1.1 Die zur Eichung von Diagnostikdosimetern eingesetzt e Röntgenstrahlung 
weist die gleiche energetische und zeitliche Charak teristik auf wie die Strah- 
lung, die üblicherweise in der Röntgendiagnos tik verwendet wird. Die 
Festlegung der Referenzgrössen bei Eichbedingungen erfolgt durch das 
METAS oder die zuständige Eic hstelle.  
4.1.2 Diagnostikdosimeter werden bei Strahlenqualit äten geeicht, die ihrem Ein- 
satzbereich entsprechen. Eine Eichung kann bei folg enden Qualitäten erfol- 
gen: 
Konventionelle Röntgendiagnostik (Röntgenröhre mit Wolframanode): 
 
Einfallende Strahlung, Serie RQR 19  
Kennzeichen Röhrenspannung (kV) 
(Näherung, HF-Generator) Gesamtfilterung  
(mm Al) HVL (mm Al) 
 (Halbwertschichtdicke) 
RQR 3 
RQR 5 
RQR 7 
RQR 9  50 
70 
90 
120  2.5 
2.5 
2.5 
2.5  1.5 
2.5 
3.3 
4.5  
  
19  IEC 61267 ed2.0 (2005-11), Medical diagnostic X-ra y equipment - Radiation conditions 
for use in the determination of characteristics Verordnung AS 2012 
27 RQR 10  150  2.5  5.7  
Strahlung hinter einem Patienten -äquivalenten Filter, Serie RQA 20  
Kennzeichen Röhrenspannung (kV) 
(Näherung, HF-Generator) Gesamtfilterung  
(mm Al) HVL (mm Al) 
 (Halbwertschichtdicke) 
RQA 3 
RQA 5 
RQA 7 
RQA 9 
RQA 10  50 
70 
90 
120 
150  12.5 
23.5 
32.5 
42.5 
47.5  4.0 
7.1 
9.1 
11.5 
12.8  
    
Hierbei dienen RQR 5 bzw. RQA 5 bei der Eichung als  Referenzstrahlen- 
qualitäten. 
Mammographie (Röntgenröhre mit Molybdänanode): 
Einfallende Str ahlung, Referenzqualität 21  
Kennzeichen  Röhrenspannung (kV)  Gesamtfilterung  
RQN -M 28  0.03 mm Mo  
Strahlung hinter einem Patienten -äquivalenten Filter 22  
Kennzeichen  Röhrenspannung (kV)  Gesamtfilterung  
-----  28  0.03 mm Mo + 2.0 mm Al  
 
Computer-Tomographie (Röntgenröhre mit Wolframanode ): 
Einfallende Strahlung, Referenzqualität 23  
Kennzeichen  Röhrenspannung (kV)  Gesamtfilterung  
-----  120  2.5 mm Al  
Strahlung hinter einem Patienten -äquivalenten Filter 24  
Kennzeichen  Röhrenspannung (kV)  Gesamtfilterung  
-----  120  23.5 mm Al  
 
4.1.3  Die Bedingungen bei einer Eichung müssen für Dosism essmittel und Dosi s- 
  
20  IEC 61267 ed2.0 (2005-11), Medical diagnostic X-ra y equipment - Radiation conditions 
for use in the determination of characteristics 
21  IEC 61267 ed2.0 (2005-11), Medical diagnostic X-ra y equipment - Radiation conditions 
for use in the determination of characteristics 
22  IEC 61674 ed1.0 (1997-10), Medical electrical equi pment - Dosimeters with ionization 
chambers and/or semi-conductor detectors as used in  X-ray diagnostic imaging  
23  IEC 61267 ed2.0 (2005-11), Medical diagnostic X-ra y equipment - Radiation conditions 
for use in the determination of characteristics  
24  IEC 61674 ed1.0 (1997-10), Medical electrical equi pment - Dosimeters with ionization 
chambers and/or semi-conductor detectors as used in  X-ray diagnostic imaging Verordnung AS 2012 
28 längenprodukt-Messmittel der IEC-Norm 25  und für Dosisflächenprodukt-
Messmittel der IEC-Norm 26  entsprechen. Die Messun gen werden unter den 
in Laboratorien üblichen Bedingun gen ausgeführt; die Ergebnisse werden, 
wenn nötig, auf No rmalbedingungen von Druck und Temperatur korrigiert.  
4.1.4 Auf besonderes Verlangen von Seiten des Antragstell ers kann die Eichung 
auch mit einer anderen als in Ziffer 4.1.2 genannte n, für die Anwendung 
besser geeign eten Strahlung durchgeführt werden.  
4.2 Bei der Eichung von Kilovoltmetern muss die ein gesetzte Röntgen strahlung 
die gleiche Charakteristik aufweisen wie die Strahl ung, die üblicherweise in 
der Röntgendiagnostik verwendet wird. Das METAS ode r die zuständi ge 
Eichstelle legt die Strahlenqualität und die Refere nzgrösse bei Kalibrierbe- 
dingungen fest.  
 Kilovoltmeter werden bei folgenden Strahlenqualitä ten geeicht:  
Konventionelle Röntgendiagnostik (Röntgenröhre mit Wolframanode): 
Einfal lende Strahlung, Serie RQR 27  
Kennzeichen Röhrenspannung (kV) 
(Näherung, HF-Generator) Gesamtfilterung  
(mm Al) HVL (mm Al) 
 (Halbwertschichtdicke) 
RQR 5 
RQR 7 
RQR 9  70 
90 
120  2.5 
2.5 
2.5  2.5 
3.3 
4.5  
Mammographie (Röntgenröhre mit Molybdänanode): 
Kennzeich en  Röhrenspannung (kV)  Gesamtfilterung  
RQN -M 28  0.03 mm Mo  
 
4.3 Bei der Eichung von mAs- Metern wird die Ladung mit dem Referenzgerät 
in Serie gemessen.  
4.4 Bei der Eichung von Expositionszeitmessern (invasiv e und nicht invasive) 
findet der Vergleich mi t einem invasiven Referenzgerät statt.  
4.5 Bei der Eichung von Sensitometern werden die be iden Graukeile, von den en 
der eine durch das Referenzgerät und der andere dur ch das zu eichende 
Gerät auf dem gleichen Röntgenfilm durch Belichten erzeugt worden ist , 
densit ometrisch miteinander verglichen.  
4.6  Bei der Eichung von Densitometern wird ein kalibrie rter Graukeil benutzt.  
4.7 Bei der Eichung von Photometern/Luxmetern wird ein Vergleich mit einem 
Referenzgerät durchgeführt, wobei das Zentrum der O berfläche eines Nega- 
toskops als Lichtquelle dient.  
  
25  IEC 61674 ed1.0 (1997-10), Medical electrical equi pment - Dosimeters with ionization 
chambers and/or semi-conductor detectors as used in  X-ray diagnostic imaging 
26  IEC 60580 ed2.0 (2000-01) Medical electrical equip ment - Dose area product meters  
27  IEC 61267 ed2.0 (2005-11), Medical diagnostic X-ra y equipment - Radiation conditions 
for use in the determination of characteristics  Verordnung AS 2012 
29 5 Gültigkeitsdauer der Eichung 
 Die Gültigkeitsdauer der Eichung beträgt drei Jahre . Das METAS kann die 
Fristen für einzelne Bauarten bestimmter Hersteller innen verlängern oder 
verkürzen, wenn die messtechnische n Eigenschaften der verwendeten 
Messmittel dies erlauben oder verlangen.  
 Verordnung AS 2012 
30 Anhang 8 
(Art. 22–24) 
Radonmessmittel 
1 Aufbau, messtechnische Eigenschaften 
 Die Radonmessmittel müssen insbesondere folgende A nforderungen erfül- 
len:  
1.1  Messgrösse: Radonaktivit ätskonzentration in Bq/m 3; 
1.2 tiefste Radonaktivitätskonzentration, die messb ar sein muss: 10 Bq/m 3 bei 1 
Stunde Messintervall;  
1.3  Messbereich: bis 100 000 Bq/m 3; 
1.4  Linearität: Abweichung < 10 % zwischen 10 Bq/m 3 und 10 000 Bq/m 3; 
1.5  Reproduzierba rkeit: Standardabweichung s ≤ 5 %.  
2 Verfahren für das Inverkehrbringen 
2.1 Wer ein Radonmessmittel für die Ersteichung ein reicht, muss eine techni- 
sche Beschreibung, eine Bedienungsanleitung und das  zugehörige Pro- 
gramm zur Auswertung der Messdaten auf einem geeign eten Daten träger 
beilegen.  
2.2 Der vom METAS oder von der zuständigen Eichstel le verwendete Refe- 
renzwert muss im Wer tebereich des Einsatzes des Radonmessmittels in 
Wohn - und Arbeit sräumen liegen.  
2.3  Die Eichfehlergrenzen für Radonmessmittel be tragen ± 20 Prozent.  
3 Verfahren zur Erhaltung der Messbeständigkeit 
3.1 Radonmessmittel müssen nach Anhang 7 Ziffer 1 d er Messmittelverord- 
nung 28  alle vier Jahre durch das METAS oder eine Eichstel le nachgeeicht 
werden. Das METAS kann die Fristen für einze lne Bauarten bestimmter 
Herstellerinnen verlängern oder verkürzen, wenn die  messtechnischen 
Eigenschaften der verwendeten Messmittel dies erlau ben oder verlangen.  
3.2  Für die Nacheichung gelten die Anforderungen nach Z iffer 2  
4 Fehlergrenzen bei Kontrollen 
 Wenn bei einer amtlichen Kontrolle ausserhalb der Eichung die Messabwei-
chung des Gerätes grösser als die Eichfehlergrenze ist, erlischt die Gültigkeit 
der Eichung.  
  
28  SR 941.210 Verordnung AS 2012 
31 Anhang 9 
(Art. 25–27) 
Spezifische Anforderungen an Radondosimeter 
1 Aufbau, messtechnische Eigenschaften 
 Die Radondosimeter müssen insbesondere folgende Anf orderungen erfü llen:  
1.1  Messgrösse: Radonexposition in kBq h/m 3; 
1.2  Integrationszeit: > 1 Monat;  
1.3  tiefste Exposition, die messbar sein muss: 50 kBq h /m 3; 
1.4  Messbereich: bis  15 000 kBq h/m 3; 
1.5 Linearität: Abweichung < 15 % zwischen 50 kBq h /m 3 und 10 000 kBq 
h/m 3; 
1.6  Reproduzierbarkeit: Standardabweichung s ≤ 15 %.   Verordnung AS 2012 
32