DOF: 06/05/2015  
PROYECTO  de Norma Oficial Mexicana PROY -NOM -005-SCFI -2015, Instrumentos de medición -Sistema 
para  medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos -Especificaciones, métodos de prueba  y 
de verificación.  
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos. - Secretaría de 
Economía.  
PROYECTO DE NORMA OFICIAL MEXICANA PROY -NOM -005-SCFI -2015, INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN -
SISTEMA PARA MEDICIÓN Y DESPACHO DE GASOLINA Y OTROS COMBUSTIBLES LÍQUIDOS -
ESPECIFICACIONES , MÉTODOS DE PRUEBA Y DE VERIFICACIÓN.  
ALBERTO ULISES ESTEBAN MARINA, Director General de Normas y Presidente del Comité 
Consultivo  Nacional de Normalización de Seguridad al Usuario, Información Comercial y Prácticas de 
Comercio  (CCNNSUICPC), con fundamento en los artículos 34 fracciones II, XIII, y XXXIII de la Ley 
Orgánica de la  Administración Pública Federal, 3 fracción XI, 38 fracción II, 39 fracción V y 40 fracción IV de 
la Ley Federal  sobre Metrología y Normalización, 33 del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización y  21 fracciones I, IV, IX y X del Reglamento Interior de esta Secretaría, expide para consulta 
pública el Proyecto  de Norma Oficial Mexicana PROY -NOM -005-SCFI -2015,  "Instrumentos de medición -
Sistema para medició n ydespacho de gasolina y otros combustibles líquidos -Especificaciones, métodos de 
prueba y de verificación", a  efecto de que dentro de los siguientes 60 días naturales los interesados 
presenten sus comentarios ante el  CCNNSUICPC, ubicado en Av. Puente de Tecamachalco No. 6, Col. 
Lomas de Tecamachalco,  Sección  Fuentes, Naucalpan de Juárez, Cód. Post. 53950, Estado de México, 
teléfono 57 29 61 00,  Ext. 43200, Fax  55 20 97 15 o bien a los correos electrónicos 
rodrigo.arreguin@economia.gob.mx;  liliana.samperio @economia.gob.mx y/o 
salvador.franco@economia.gob.mx, para que en los términos de la  Ley de la materia se consideren en el 
seno del Comité que lo propuso.  
México, D.F., a 31 de marzo de 2015. - El Director General de Normas y Presidente del Comité 
Consultiv o Nacional de Normalización de Seguridad al Usuario, Información Comercial y Prácticas de 
Comercio,  Alberto  Ulises Esteban Marina .- Rúbrica.  
PROYECTO DE NORMA OFICIAL MEXICANA PROY -NOM -005-SCFI -2015,  INSTRUMENTOS DE  
MEDICIÓN -SISTEMA PARA MEDICIÓN Y DESPACH O DE GASOLINA Y OTROS COMBUSTIBLES  
LÍQUIDOS -ESPECIFICACIONES, MÉTODOS DE PRUEBA Y DE VERIFICACIÓN  
PREFACIO  
En la elaboración del presente Proyecto de Norma Oficial Mexicana participaron las siguientes empresas 
e instituciones:  
-      ASOCIACIÓN NACIONAL DE  IMPORTADORES DE LA REPÚBLICA MEXICANA (ANIERM)  
-      CÁMARA NACIONAL DE COMERCIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO (CANACO -CIUDAD DE  MÉXICO)  
-      CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE TRANSFORMACIÓN (CANACINTRA)  
-      CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA (CENAM)  
-      COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA (COFECE)  
-      CONFEDERACIÓN DE CÁMARAS INDUSTRIALES DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS  (CONCAMIN)  
-      CONFEDERACIÓN DE CÁMARAS NACIONALES DE COMERCIO, SERVICIOS Y 
TURISMO  (CONCANACO -SERVYTUR)  
-      CONSEJO NACIONA L AGROPECUARIO (CNA)  
-      INSTITUTO MEXICANO DEL TRANSPORTE (IMT)  
-      INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL (IPN)  
-      PETRÓLEOS MEXICANOS (PEMEX)  -      SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y  ALIMENTACIÓN 
(SAGARPA)  
-      SECRETAR ÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (SCT)  
-      SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL (SEDESOL)  
  
-      SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
       Dirección General de Normas  
-      SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SEMARNAT)  
-      SECRETARÍA DE SALUD  
-      SECRETARÍA DE TURISMO (SECTUR)  
-      SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL  
-      UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO (UNAM)  
ÍNDICE  
Capítulo  
1. Objetivo y campo de aplicación  
2. Referencias  
3. Definiciones  
4. Clasificación  
5. Especificacione s 
6. Muestreo  
7. Métodos de prueba  
8. Información comercial  
9. Verificación inicial, periódica y extraordinaria  
10. Medidores de alto flujo  
11. Evaluación de la conformidad  
12. Vigilancia  
13. Bibliografía  
14. Concordancia con normas internacionales  
ARTÍCULOS TRANSITORIOS  
1. Objetivo y campo de aplicación  
Este proyecto de norma oficial mexicana establece las especificaciones, métodos de prueba y 
de verificación que de manera preventiva se aplican a los distintos sistemas para medición y despacho 
de gasolina y otros combustibles líquidos, que se comercializan y utilizan en transacciones comerciales 
dentro  del territorio de los Estados Unidos Mexicanos . 
2. Referencias  
Para la correcta aplicación de este proyecto de norma oficial mexicana, se deben aplica r las 
siguientes  normas oficiales mexicanas y normas mexicanas vigentes o las que las sustituyan:  
NOM -001-SCFI -1993              Aparatos electrónicos -Aparatos electrónicos de uso doméstico  alimentados por diferentes fuentes de energía 
eléctrica -Requisitos  de seguridad y métodos de prueba para la aprobación de tipo, publicada en  el Diario 
Oficial de la Federación el 13 de octubre de 1993.  
NOM -001-SEDE -2005             Instalaciones eléctricas -Utilización, publicada en el Diario Oficial de la  Federación el 1 3 de marzo de 2006.  NOM -008-SCFI -2002              Sistema General de Unidades de Medida, publicada en el Diario Oficial de  la Federación el 27 de noviembre 
de 2002.  
NOM -092-SEMARNAT -1995     Que regula la contaminación atmosférica y establece los requisit os, especificaciones y parámetros para la 
instalación de sistemas de  
recuperación de vapores de gasolina en estaciones de servicio y de  autoconsumo ubicadas en el Valle de 
México, publicada en el Diario  Oficial de la Federación el 6 de septiembre de 1995.  
NOM -093-SEMARNAT -1995     Que establece el método de prueba para determinar la eficiencia de  laboratorio de los sistemas de 
recuperación de vapores de gasolina en  estaciones de servicio y autoconsumo, publicada en el Diario Oficial 
de la  Federación el 6 de  septiembre de 1995.  
NMX -Z-12/2-1987                   Muestreo para la inspección por atributos -Parte 2: Métodos de muestreo,  tablas y gráficas. Declaratoria de 
vigencia publicada en el Diario Oficial de  la Federación el día 28 de octubre de 1987.  
3. Definiciones  
Para efectos de este proyecto de norma oficial mexicana se establecen las siguientes definiciones:  
3.1 Ajuste  
El conjunto de operaciones realizadas durante la verificación, por una autoridad competente o 
las unidades de verificación acreditadas y aprobadas, destinadas a acondicionar un instrumento de medición 
a un nivel de funcionamiento y exactitud de cero error o, de no ser ello posible, en el punto más próximo a 
cero dentro del error máximo tolerado por este proyecto de norma ofici al mexicana, mediante los 
mecanismos  predispuestos para ello.  
3.2 Dispositivos de ajuste  
Elementos mecánicos o electrónicos, incorporados al elemento primario de medición, para desplazar 
sus errores dentro de los errores máximos tolerados  
3.3 Aprobación de  modelo o prototipo  
Procedimiento por el cual se asegura que un sistema para medición y despacho de gasolina y 
otros  combustibles líquidos satisface las características metrológicas, especificaciones técnicas y de 
seguridad.  
3.4 Suma de comprobación  
Cadena  de 32 caracteres en formato hexadecimal, resultante del algoritmo de reducción criptográfica 
MD5  a 128 bits y que sirve para comprobar la autenticidad del programa de cómputo con que operan los 
sistemas  para medición y despacho de gasolina y otros combust ibles líquidos.  
3.5 Gasto volumétrico  
Magnitud correspondiente al fenómeno de flujo, cuyas unidades se expresan en términos de volumen 
por unidad de tiempo.  
3.6 Disco de ajuste  
Dispositivo que forma parte del elemento primario de medición cuya función es a justar mecánicamente 
el volumen de despacho.  
3.7 Pulsador  
Dispositivo electrónico, acoplado al eje del elemento primario de medición, que convierte el 
movimiento  mecánico en pulsos eléctricos.  
3.8.1  Dispositivo computador  
Conjunto de piezas o elementos del  sistema para medición y despacho de gasolina y otros 
combustibles  líquidos que procesan e indican, a través de una carátula indicadora, el volumen de 
combustible líquido  despachado, el importe de la venta de cada operación, así como el precio por litro.  
3.8.2 Dispositivo contador  
Conjunto de piezas o elementos del sistema para medición y despacho de gasolina y otros 
combustibles  líquidos que procesan e indican, a través de una carátula indicadora, el volumen de 
combustible líquido  despachado.  
3.9 Interfaz de comunicación  Puerto que permite el intercambio de información, entre el sistema de medición y despacho de gasolina 
y otros combustibles líquidos, y algún otro sistema de comunicación.  
  
3.10 Error máximo tolerado  
Valores extremos de un error tolerado po r las especificaciones, reglamentos y otros relativos a 
un instrumento de medición determinado.  
3.11 Interruptor de acceso al modo de ajuste  
Dispositivo eléctrico que permite ingresar al modo de ajuste electrónico del sistema de medición 
y despacho de gaso lina y otros combustibles líquidos.  
3.12 Dispositivo de ajuste electrónico  
Dispositivo electrónico que permite ajustar electrónicamente el volumen de despacho de combustible, 
ya que el ajuste se realiza por medio de acceso o código de programación electrónico.  
3.13 Selector de despacho por volumen o importe de la venta  
Teclado que preestablece el despacho de combustible, en términos de volumen o monto en dinero, 
que solicita el consumidor.  
3.14 Mecanismo sincronizador del interruptor con el disposit ivo computador  
Elemento electromecánico que está diseñado de tal forma que al terminar una operación de despacho 
y medición no se pueda realizar otra, a menos que se ponga en ceros la lectura del dispositivo 
contador  o computador.  
3.15 Procuraduría  
Procura duría Federal del Consumidor.  
3.16 Selector de gasto volumétrico  
Dispositivo de la válvula de descarga que fija un gasto de descarga máximo, medio o mínimo.  
3.17 Sistema para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos  
Sistema para medir y despachar, en forma automática el volumen de combustible líquido. Este 
sistema  consta de, al menos, un elemento primario medición, un mecanismo que traduce el resultado de la 
medición  en un importe a pagar en moneda nacional de acuerdo a un precio autori zado y dispositivos 
adicionales.  Tanto el instrumento de medición como, el mecanismo de traducción pueden estar conformados 
de partes  mecánicas, eléctricas, electrónicas, informáticas (programas de cómputo) y de cualquier otra 
índole.  
3.18 Totalizadores  
Dispositivo que indica la lectura de las entregas en volumen de combustible líquido. Los totalizadores 
son de dos tipos:  
3.18.1  Dispositivo totalizador acumulado  
Indica la lectura acumulada de cada uno los despachos de combustible líquido.  
3.18.2  Dispositivo  totalizador instantáneo  
Indica la lectura no acumulable de cada despacho de combustible líquido.  
3.19 Bomba remota  
Mecanismo externo al sistema para medición y despacho de gasolina y otros combustibles 
líquidos,  diseñado para suministrar el combustible qu e pasa por el elemento primario de medición.  
3.20 Elemento primario de medición  
Mecanismo que mide el paso del combustible y al medirlo produce un movimiento que 
transmite  al pulsador.  
3.21 Unidad de verificación  
La persona física o moral que realiza actos  de verificación.  
3.22 Válvula de control  Conjunto de piezas ensambladas con objeto de mantener una presión constante en todo el sistema 
de medición, amortiguando las posibles sobrepresiones que se puedan presentar o deteniendo la 
operación  de medición al ocurrir desabasto de combustible líquido en el sistema.  
  
3.23 Válvula de solenoide  
Dispositivo de apertura y cierre del sistema para medición y despacho de gasolina y otros 
combustibles  líquidos.  
3.24 Válvula de retención (check)  
Conjunto de piezas ensambladas con objeto de impedir una inversión de la circulación del combustible 
por la manguera de descarga.  
3.25 Válvula de descarga  
Dispositivo que permite realizar el despacho de combustible el cual consta de un selector de 
gasto  volumétrico y una vál vula de retención.  
3.26 Válvula de seguridad  
Conjunto de piezas ensambladas que evitan derrames de combustible en el caso de desprendimiento 
de la manguera de descarga.  
3.27 Dispositivos adicionales  
Componentes que facilitan las operaciones de medición y e vitan afectaciones en las 
mediciones,  como  son: 
Dispositivos eliminadores de gases.  
Filtros.  
Módulos auxiliares de abastecimiento o satélites.  
Dispositivos anti -remolinos.  
Válvulas.  
Mangueras.  
3.28 Dispositivos auxiliares  
Cualquier componente con funciones  específicas no relacionadas con las mediciones.  
3.29 Verificación  
La constatación ocular o comprobación a través de muestreo, medición, pruebas de laboratorio o 
examen  de documentos que se realizan para evaluar la conformidad en un momento determinado. 
Comprenderá la  constatación de las características metrológicas y de operación del instrumento de medición 
dentro de las  tolerancias y demás requisitos establecidos en las normas oficiales mexicanas y normas 
mexicanas y, en su  caso, el ajuste de los mismos c uando cuenten con los dispositivos adecuados para ello.  
3.30 Verificación inicial  
La verificación que, por primera ocasión y antes de su utilización para transacciones comerciales o 
para determinar el precio de un bien o un servicio, debe realizarse respec to de las propiedades de 
funcionamiento  y uso de los instrumentos de medición, para determinar si operan de conformidad con las 
características  metrológicas establecidas en las normas oficiales mexicanas y normas mexicanas aplicables.  
3.31 Verificación per iódica  
La verificación que una vez concluida la vigencia de la inicial, se debe realizar en los intervalos de 
tiempo  que determine la Secretaría de Economía, respecto de las propiedades de funcionamiento y uso de 
los instrumentos de medición para determina r si operan de conformidad con las características 
metrológicas  establecidas en las normas oficiales mexicanas y normas mexicanas aplicables.  
3.32 Verificación extraordinaria  
La verificación que no siendo inicial o periódica, se realiza respecto de las pro piedades de 
funcionamiento  y uso de los instrumentos de medición para determinar si operan de conformidad con las 
características  metrológicas establecidas en las normas oficiales mexicanas y normas mexicanas aplicables, cuando lo  soliciten los usuarios de  los mismos, cuando pierdan su condición de "instrumento verificado" o 
cuando así lo  determine la autoridad competente.  
3.33 Características de confiabilidad  
Son aquellas que facilitan la verificación de la legalidad y operación en los sistemas de medición  
y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos. Comprenden:  
  
3.33.1  La irremovilidad de circuitos integrados  
Característica lograda por un circuito integrado encapsulado o una tarjeta electrónica principal con 
sistema  embebido.  
3.33.1.1  Circuito integrado encapsulado  
Circuito integrado electrónico que contiene el programa que controla el funcionamiento del sistema 
de medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos.  
3.33.1.2  Tarjeta electrónica principal con sistema embebido  
Sistema i ntegrado que consta de un arnés de montaje superficial y alto nivel de integración, el 
programa  que controla el funcionamiento del sistema de medición y despacho de gasolina, y 
eventualmente  componentes.  
3.33.2  Autenticación de programas de cómputo del sis tema de medición y despacho de gasolina y 
otros  combustibles líquidos  
Comprobación de que el o los programas de cómputo que operan el sistema de medición y despacho 
de gasolina y otros combustibles líquidos, fueron autorizados por el fabricante del sistema  de medición 
y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos.  
3.33.3  Pistas de auditoría o bitácora de eventos  
Registros de todos los accesos a los dispositivos de medición, configuración y ajuste del sistema 
de medición y despacho de gasolina y otros  combustibles líquidos.  
4. Clasificación  
Para los efectos de este proyecto de norma oficial mexicana, los sistemas de medición y despacho 
de gasolina y otros combustibles líquidos se clasifican en 2 tipos:  
Tipo I Computadoras: registran el volumen de combu stible líquido, el importe de la venta y el 
precio  por litro. 
Tipo II Contadoras: registran únicamente el volumen de combustible líquido.  
Para ambos tipos, el bombeo se realiza con bombas remotas, que proveen un abastecimiento a 
presión  constante.  
5. Espec ificaciones  
5.1 Errores  
5.1.1  Error máximo tolerado  
Estos errores se refieren a la diferencia entre la lectura dada por el instrumento de medición y la 
medida  volumétrica de acuerdo a lo establecido en 7.2.  
Se obtiene de la siguiente forma:  
a) El error máx imo tolerado (EMT) para la aprobación de modelo o prototipo y verificación inicial de 
los sistemas de medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos no debe ser mayor de 10 
mL más 2 mL por litro, conforme a la fórmula siguiente:    
 
La especificación es que el error de repetibilidad no sea mayor a 20 mL más 2 mL por litro, en 
cualquier  gasto (máximo, medio y mínimo) considerado en la prueba, conforme a la fórmula siguiente:  
 
5.2 Acabado  
Los sistemas de medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos deben estar cubiertos 
en todas sus partes con pintura resistente a la acción del producto bombeado, a la luz solar y a la 
humedad,  excepto las partes de acero inoxidable, cromadas u otras, que por la naturaleza de los materiales  
ofrecen la  resistencia requerida a la acción de los agentes mencionados. Esto se verifica visualmente.  
5.3 Especificaciones de las partes  
En los sistemas de medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos deben identificarse 
las siguientes p artes:  
-      Dispositivo contador o computador.  
-      Elemento(s) primario(s) de medición.  
-      Dispositivo(s) de seguridad.  
-      Dispositivo(s) de despacho.  
5.3.1  Dispositivo de filtración  
El sistema de medición y despacho de gasolina y otros combus tibles líquidos debe estar provisto de 
un filtro de malla número 100 o equivalente, de tal manera que no permita el paso de partículas mayores a 
150 µm. Esto se verifica visualmente contra la especificación del filtro.  
5.3.2  Dispositivo contador o computad or 
  
5.3.2.1  El dispositivo contador o computador, que indica el volumen en litros despachado, debe 
marcar  ceros al inicio de cada operación de despacho. Esto se verifica visualmente en la carátula indicadora.  
5.3.2.2  La carátula indicadora de los disposit ivos contador o computador debe indicar como mínimo:  
a) En el tipo I: el volumen de combustible líquido despachado, el precio por litro y el importe de la 
venta.  Esto se verifica visualmente.  
b) En el tipo II: el volumen de combustible líquido despachado. Esto se verifica visualmente.  
5.3.2.3  Carátula indicadora  
Las indicaciones dadas en las carátulas de los dispositivos computador y contador deben ser explícitas, 
de manera que la interpretación de las cifras registradas no permita confusión alguna; los núm eros de 
indicación  para el volumen de combustible líquido servido y para el precio por litro deben integrarse por lo 
menos con 4  dígitos y con 5 dígitos para el importe de la venta. Asimismo, se debe apreciar claramente la 
carátula que  corresponde a la man guera de despacho.  
5.3.2.4  Resolución de la carátula indicadora  
Debe indicar el volumen de combustible líquido con una división mínima de 0,01 L, y el importe de la 
venta  con la cantidad exacta en centavos. Esto se verifica visualmente.  
5.3.2.5  Los disposi tivos computador o contador electrónicos deben cumplir con las especificaciones 
y pruebas de la norma oficial mexicana NOM -001-SCFI -1993 (véase 2 Referencias de este proyecto de 
norma  oficial mexicana).  
5.3.2.6  Totalizadores  
Los sistemas de medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos deben contar 
con dispositivo totalizador acumulado ya sea mecánico, electromecánico o electrónico en el 
dispositivo  computador o contador para indicar el volumen de combustible líquido acumulado. Deben con tar 
también con  un dispositivo totalizador instantáneo para indicar el volumen de combustible líquido entregado 
hasta un  momento dado en cada despacho. La disposición de ambos totalizadores se verifica visualmente.  
5.3.3  Mecanismo de ajuste  
El elemento pri mario de medición, así como el dispositivo contador o computador deben tener, un disco 
de ajuste o un dispositivo de ajuste electrónico, respectivamente, mediante el cual se efectúen ajustes 
de volumen, conforme al procedimiento indicado por el fabricante.  Esto se verifica visualmente.  
El disco de ajuste debe incluir las perforaciones señaladas por el fabricante y un perno de 
seguridad,  mientras que el interruptor de acceso al modo de ajuste debe incluir un cerrojo protector que no 
permita un  puente eléctri co en sus terminales para colocar los dispositivos oficiales de inviolabilidad. Esto 
se verifica  visualmente.  
El ajuste volumétrico del sistema de medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos, 
ya sea directamente en el elemento primario de  medición (disco de ajuste), o en forma electrónica a través 
del contador o computador, se debe realizar únicamente mediante los dispositivos previstos para tal 
efecto,  debiendo hacerse el ajuste de forma directamente en el sistema de medición y despacho d e gasolina 
y otros  combustibles líquidos y nunca en forma remota a través de algún otro dispositivo. Los procedimientos 
de ajuste se deben verificar contra las especificaciones del fabricante y el manual de operación 
correspondiente.  
5.3.4  Dispositivos de seguridad  
Los sistemas de medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos deben contar con 
los dispositivos de protección y seguridad que garanticen su uso sin riesgo de accidentes por explosión 
o incendio, como son:  
-      Válvula de control . 
-      Instalación eléctrica a prueba de explosión.  Estos incisos deben verificarse de acuerdo con lo indicado en las normas oficiales mexicanas  NOM -001-
SEDE -2005 y NOM -092-SEMARNAT -1995 (véase 2 Referencias de este proyecto de norma oficial 
mexicana).  
5.3.4.1  Válvula de control  
Los sistemas de medición deben tener un dispositivo para mantener una presión constante en todo 
el sistema de medición, amortiguando los golpes de sobrepresión que inevitablemente se producen al operar 
los sistemas de medición. La  válvula de control debe cumplir esta función. Esto se verifica visualmente.  
  
5.3.4.2  Instalación eléctrica a prueba de explosión  
La instalación eléctrica que suministra energía eléctrica a los sistemas de medición y despacho 
de gasolina y otros combustib les líquidos debe cumplir disposiciones y especificaciones de carácter 
técnico,  a fin de que ofrezcan condiciones de seguridad para las personas y sus propiedades, en lo referente 
a protección  contra choque eléctrico, efectos térmicos sobre corrientes, cor rientes de falla, sobretensiones, 
fenómenos  atmosféricos e incendios, entre otros y cumplir con lo indicado en la norma oficial 
mexicana  NOM -001-SEDE -2005 (véase el punto 2 Referencias de este proyecto de norma oficial mexicana).  
5.3.5  Dispositivos de desp acho  
5.3.5.1  Manguera de descarga  
Los sistemas de medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos deben usar para 
la descarga únicamente mangueras que estén en buenas condiciones, es decir, sin daños en la pared 
externa,  ni fisuras que permit an goteo constante, así como adaptaciones que pudieran afectar su 
funcionamiento  según especificaciones del fabricante del sistema de medición y despacho de combustibles. 
Esto se verifica  visualmente (véase 5.4 de este proyecto de norma oficial mexicana).  
5.3.5.2  Válvula de retención  
Con el objeto de asegurar el llenado permanente de la manguera de descarga, en su extremo inferior o 
en el cuerpo de la válvula de descarga, se debe contar con una válvula de retención. Esto se 
verifica  visualmente.  
5.3.5.3  Válvula de descarga  
Los materiales de que está construida la válvula de descarga, deben garantizar que no se generen 
chispas  o descargas eléctricas mediante rozamiento, choque o uso normal y tener la forma adecuada (tipo 
nariz o  pistola) para cumplir con la f unción encomendada. Su cierre debe ser hermético (véase apartado 5.4 
de este  proyecto de norma oficial mexicana).  
En caso de llevar protector o guarda, éste debe ser del color alusivo establecido para el 
combustible  líquido respectivo de que se trate.  
5.3.5.4 Características del dispositivo de seguridad en el despacho  
Los sistemas de medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos deben contar con 
una válvula de seguridad en cada manguera de descarga, a fin de evitar derrames de combustible en  el 
caso de  desprendimiento de las mangueras. Esto se verifica visualmente.  
5.3.5.5  Mecanismo sincronizador del interruptor con el dispositivo computador  
Este dispositivo debe interrumpir el despacho de combustible una vez que se dejó de despachar 
dicho  combustible en un lapso no mayor a 80 s. Después de haber interrumpido el despacho, éste no 
debe  reanudarse sino después de volver a colocar en ceros el sistema para medición y despacho de 
gasolina y  otros combustibles líquidos. Esto se verifica medi ante el empleo de un cronómetro.  
5.3.6  Interfaz de comunicación  
En los sistemas de medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos se debe identificar 
el arnés eléctrico que realice la función de comunicación, así como el puerto y el protocol o de 
comunicación  empleado y la lista de comandos e instrucciones de comunicación. Esto se debe verificar 
visualmente contra  las especificaciones del fabricante y el manual de operación correspondiente, en el cual 
además se debe  señalar la función específi ca a desempeñar por la interfaz y los componentes mencionados.  
5.4 Sistema de recuperación de vapores  
Los sistemas de medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos deben cumplir con 
las normas oficiales mexicanas NOM -092-SEMARNAT -1995 y NOM -093-SEMARNAT -1995 (véase el punto 2 Referencias de este proyecto de norma oficial mexicana) en los términos que en ellas se indiquen, así 
como lo  dispuesto en 7.3.1.1 si requieren de tarjetas electrónicas para su operación.  
5.5 Restricciones de diseño  
5.5.1 No se deben instalar dispositivos, mecanismos o sistemas, que alteren la medición o la lectura de 
los dispositivos contador o computador y sus carátulas indicadoras, precio vigente por litro y el total de la 
venta,  durante el despacho.  
5.5.2  Los sistema s de medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos deben contar con 
las características de confiabilidad definidas en 3.33 para asegurar que no se puedan alterar ilegalmente 
los indicadores de volumen entregado, precio por unidad y total de  la venta, de acuerdo a lo indicado en 
7.3.1 del  presente proyecto de norma oficial mexicana.  
6. Muestreo  
Cuando se requiera de toma de muestras para comprobar el cumplimiento de las especificaciones de 
este proyecto de norma oficial mexicana, se debe empl ear un muestreo estadístico por atributos para 
inspección  normal simple con un nivel de calidad aceptable del 0,01%; de acuerdo a la norma mexicana 
NMX -Z-012/2  (véase el punto 2 Referencias de este proyecto de norma oficial mexicana).  
7. Métodos de prueba  
En este capítulo se especifican los métodos de pruebas que se aplican durante la aprobación del 
modelo  o prototipo.  
7.1 Aprobación del modelo o prototipo  
7.1.1  Diseño  
La aprobación del modelo o prototipo debe efectuarse con la información proporcionada por  el 
fabricante,  en idioma español, la cual debe incluir:  
7.1.1.1  Marca, modelo y número de serie del sistema de medición y despacho de gasolina y 
otros  combustibles líquidos, forma de identificar los modelos de la familia y forma de identificar la serie.  
7.1.1.2  Marca, modelo, número de serie, alcance y tipo del elemento primario de medición, forma 
de identificar el modelo y forma de identificar la serie.  
7.1.1.3  Instructivos y manuales de usuario, instalación, servicio, operación, configuración y 
programac ión. 
7.1.1.3.1  Diagramas de conexión del sistema electrónico así como la forma de identificar cada una de 
las tarjetas que lo componen y la descripción de las funciones que realizan.  
7.1.1.3.2  Cuando en algún componente de la tarjeta se pueda actualizar el  programa que controla 
su funcionamiento, debe indicar la forma de identificar dicho componente y cómo se autentifica el 
programa  contenido en el mismo.  
7.1.1.3.3  Diagrama hidráulico del modelo de sistema de medición y despacho de gasolina y 
otros  combusti bles líquidos, con la descripción de cada una de sus partes.  
7.1.1.3.4  Procedimiento de ajuste de volumen del instrumento de medición.  
7.1.1.4  Código objeto del programa utilizado, la versión con la que se identifica y el nombre del 
circuito  integrado en d onde se carga dicho programa. Cálculo de la suma de comprobación para ser utilizada 
como  referencia respecto del punto 7.3.2.6.2 del presente proyecto de norma oficial mexicana.  
7.1.1.5  Procedimiento para autentificar completamente el sistema de medición y  despacho de gasolina 
y otros combustibles líquidos, incluyendo el sistema electrónico y programas de cómputo que lo 
componen  y sus características de confiabilidad.  
Se debe comprobar directamente por ensayos y con auxilio de la información antes mencionad a, que 
los sistemas de medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos especificados por el 
fabricante,  poseen los dispositivos indispensables para llevar a cabo una medición exacta, correcta y segura 
de acuerdo  a las especificaciones estable cidas en este proyecto de norma oficial mexicana.  
7.2 Exactitud de las mediciones  
7.2.1  Materiales  Combustibles líquidos (gasolinas, diesel, turbosina, gas avión, kerosina u otros a excepción de gas 
licuado  de petróleo).  
7.2.2  Aparatos y equipo  
- Medida volumétrica de 20 L, y otras capacidades (excepto menores de 10 L) con escala graduada 
con divisiones mínimas de 10 mL, siendo el volumen mínimo medible de 2 L. Puede tener incorporado 
un termómetro con resolución de 1°C.  
- Termómetro de inmersión con reso lución de 1°C, si la medida volumétrica no lo tiene incorporado.  
- Cronómetro con división mínima de 0,01 s.  
- Estos instrumentos de medición deben contar con un informe de calibración vigente expedido por 
un laboratorio de calibración acreditado y en su c aso aprobado.  
7.2.3  Características del sistema de medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos 
a probar  
Se debe emplear un sistema de medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos con 
todos  los aditamentos propios, trabaja ndo a valores de tensión nominales.  
7.2.4  Preparación del sistema de medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos  
Estando la válvula de descarga activa pero aún cerrada, se debe comprobar que los golpes de 
presión  originados por:  
- La bomb a remota, no muevan los registros de los totalizadores instantáneos, cuando ésta se 
encuentre  funcionando con la válvula de descarga cerrada.  
- La apertura de una válvula de descarga, en el lado opuesto del sistema de medición y despacho 
de gasolina y otro s combustibles líquidos seleccionado, no muevan los registros de los totalizadores 
instantáneos  correspondientes a la válvula de descarga cerrada.  
- La apertura y cierre continuo de una válvula de descarga, en el lado opuesto del sistema de medición 
y desp acho de gasolina y otros combustibles líquidos seleccionado, no muevan los registros de los 
totalizadores  instantáneos correspondientes a la válvula de descarga cerrada.  
El cambio que pudiera presentarse en los registros de los totalizadores instantáneos, para todos los 
casos,  no debe rebasar el error máximo tolerado.  
7.2.4.1  Nivelar la medida volumétrica y verificar que se encuentre limpia  
Esta acción puede ser proporcionada sin aditamento alguno mediante la nivelación con que cuenta la 
isla contenedora de l sistema de medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos (cero 
grados),  disposición marcada en las especificaciones técnicas para proyecto y construcción de estaciones 
de servicio  por parte de PEMEX -Refinación.  
Cuando dicha nivelación no pueda obtenerse, es necesaria la utilización de una plancha niveladora. 
Esto se verifica haciendo uso de un nivel de burbuja.  
7.2.4.2  Corrida de ambientación  
Una vez seleccionado el instrumento de medición del sistema de medición y despacho de gasolina y 
otros combustibles líquidos, se llenan sus dispositivos de despacho, para proceder a la apertura de la 
compuerta de  salida de la válvula de descarga y entonces se llena la medida volumétrica hasta algún punto 
cercano al  volumen nominal. Esto permite cubrir los siguientes aspectos:  
-      Mojar las paredes del recipiente ya que normalmente las medidas volumétricas utilizadas están  calibradas 
para entregar.  
-      Fijar el gasto volumétrico al cual se hará la prueba haciendo uso de la válvula de descarga.  
-      Eliminar las burbujas de aire presentes en los dispositivos de despacho.  
-      Asegurar que no haya fugas en el sistema hidráulico.  
7.2.5  Procedimiento de verificación volumétrica  
Los puntos que se indican a continuación se deben repetir en cada pru eba. 
7.2.5.1  Verificar que la indicación del totalizador instantáneo sea cero cada vez que se inicie un 
despacho.  7.2.5.2  Abriendo y cerrando la válvula de descarga del instrumento de medición seleccionado, colectar 
de preferencia el volumen nominal de la medida o alguna cantidad cercana al volumen nominal. Durante 
el llenado, medir el tiempo necesario para colectar la cuarta parte de la capacidad nominal de la 
medida  volumétrica, este tiempo debe medirse después de la primera cuarta parte y antes de la últ ima cuarta 
parte de  la capacidad nominal de la medida volumétrica.  
Tomar y registrar la lectura de la medida volumétrica, posteriormente la lectura del 
termómetro  incorporado, o indirectamente del combustible contenido en él, teniendo que esperar 60 s para  
alcanzar el  equilibrio térmico.  
7.2.5.3  Drenar la medida volumétrica esperando el escurrido de la medida volumétrica, una vez que 
el chorro principal ha cesado, el tiempo de escurrido debe ser lo indicado en el informe de calibración.  
  
7.2.5.4  La verific ación de los instrumentos de medición se realiza aplicando tres pruebas en cada 
gasto  que se fije el selector de gasto volumétrico de la válvula de descarga:  
a) Con el selector de gasto volumétrico de la válvula de descarga en la posición de gasto máximo;  
b) Con el selector de gasto volumétrico de la válvula de descarga en la posición de gasto medio; y  
c) Con el selector de gasto volumétrico de la válvula de descarga en la posición de gasto mínimo.  
7.2.5.4.1  Prueba a gasto volumétrico máximo  
Con el selector  de gasto volumétrico de la válvula de descarga en la posición de gasto máximo, 
hacer  pasar el combustible directamente a la medida volumétrica de acuerdo a la capacidad nominal. 
A continuación, debe registrarse la lectura tanto del indicador instantáneo, como de la medida 
volumétrica,  tomando  esta última en la parte inferior del menisco. Las diferencias habidas entre ambas 
lecturas se  determinan con aproximación al centilitro.  
7.2.5.4.2  Prueba a gasto volumétrico medio.  
Con el selector de gasto volumétrico  de la válvula de descarga en la posición de gasto medio, hacer 
pasar  el combustible directamente a la medida volumétrica de acuerdo a la capacidad nominal. A 
continuación, debe  registrarse la lectura tanto del indicador instantáneo, como de la medida volu métrica, 
tomando esta última en  la parte inferior del menisco. Las diferencias habidas entre ambas lecturas se 
determinan con aproximación  al centilitro.  
7.2.5.4.3  Prueba a gasto volumétrico mínimo  
Con el selector de gasto volumétrico de la válvula de desc arga en la posición de gasto mínimo, 
hacer  pasar el combustible directamente a la medida volumétrica de acuerdo a la capacidad 
nominal.  A continuación, debe registrarse la lectura tanto del indicador instantáneo, como de la medida 
volumétrica,  tomando esta  última en la parte inferior del menisco. Las diferencias habidas entre ambas 
lecturas se  determinan con aproximación al centilitro.  
7.2.5.5  Número de pruebas  
Cada una de las pruebas se realiza tres veces calculando el promedio a cada gasto, debiendo queda r 
esto registrado en la tabla contenida en el numeral 7.2.7, inciso V.  
Verificar que los volúmenes entregados obtenidos a partir de las lecturas en los totalizadores 
sean  idénticos en cada prueba.  
Verificar y registrar, en la tabla contenida en el numeral 7.2.7, inciso V, que la diferencia entre las 
lecturas  inicial y final del totalizador acumulado sea igual a la lectura en litros redondeada al entero más 
cercano del  totalizador instantáneo en cada prueba.  
Nota. - En vista de que al estar llenando de combustible la medida volumétrica, ésta forma una 
cierta  cantidad de espuma, cuando sea necesario, es aceptable hacer una pausa hasta que la espuma 
desaparezca  y se sigue vaciando el combustible, en la medida de lo posible, conforme a la prueba de gasto 
que le corresponda, hasta llegar al volumen nominal de la medida volumétrica.    
 
 
V. Tabla de resultados  
 
 
de 
la medidavolu
métrica  (t) Gast
o de 
lapru
eba 
(q v) Volumenregistr
ado en 
la carátulaindic
adora 
delinstrumento 
de mediciónsel
eccionado (I)  Volumen de 
lamedidavolumétr
icacorregido a 
latemperatura 
detrabajo (V cmv) Temperatura  
de trabajo 
de la 
medidavolum
étrica(T mv) Error 
deIndic
ación  
(E) Error  máximotolerad
o(especificado 
en 5.1.1)  Error 
deRepetibili
dad(R) 
(ml)(especifi
cado  en 
5.1.2)  Diferencia  entre 
las lecturas inicial  y final 
del totalizadoracumulado  
respecto 
eltotalizador  instantáneo(
especificado  en 7.2.5.5)  
Unidades  min L/min  mL mL °C mL mL mL mL 
Gastovolumé
trico mínimo                    
                  
                  
Promedio                    
Gastovolumé
trico medio                    
                  
                  
Promedio                    
Gastovolumé
trico máximo                    
                  
                  
Promedio                    
  
El gasto promedio  y el error promedio se refieren al promedio de las tres mediciones realizadas en cada 
uno de los gastos probados, mínimo, medio y máximo. El error promedio en cada gasto tiene que cumplir 
con el  punto 5.1.1 Errores máximos tolerados. El error de r epetibilidad en cada gasto tiene que cumplir con 
lo indicado en el punto 5.1.2 Error de repetibilidad.  
7.2.8  Gastos volumétricos en las pruebas  Los valores de gasto máximo y mínimo de las pruebas de operación no deben exceder el alcance de 
la medición del  instrumento de medición declarado por el fabricante.  
7.3 Método de prueba de autentificación del sistema electrónico y programas de cómputo  
7.3.1  Diseño  
La aprobación del modelo o prototipo referente a la parte electrónica del sistema de medición y 
despac ho de gasolina y otros combustibles líquidos, debe ser determinada mediante la información 
proporcionada por el  fabricante, la cual está indicada en el punto 7.1.1 de este proyecto de norma oficial 
mexicana, comprobando  directamente que los componentes ele ctrónicos que integran la parte electrónica 
del sistema de medición y  despacho de gasolina y otros combustibles líquidos cumplan con las 
especificaciones y nomenclatura utilizada  por el fabricante. Los dispositivos auxiliares, no están sujetos a la 
aprobac ión del modelo o prototipo, sino que  sólo deben ser declarados para los mismos efectos, esto es, 
comprobar que cumplan con las especificaciones  y nomenclatura utilizada por el fabricante.  
La verificación se enfoca sobre los siguientes componentes:  
7.3.1.1  Tarjetas electrónicas, donde la revisión debe ser de tipo ocular y física en cada una de sus 
partes,  corroborando que cada tarjeta contenga los siguientes identificadores, de forma visible, permanente 
e imborrable:  
      Marca (Nombre, letra, holograma o logotipo de identificación característicos de la marca en función).  
      Lugar de origen (Hecho en México, Made in USA, etc.).  
      Número de tarjeta (correspondiente a la identificación y función de dicho dispositivo).  
      Número de revisión o vers ión de la misma.  
      Año de fabricación, modificación o actualización.  
      En caso de existir algún cambio, reemplazo, reparación, éste debe ser informado y explicado por el  fabricante 
a la Dirección General de Normas.  
      Identificación de los pr ogramas de cómputo mediante una etiqueta, visible, permanente e imborrable,  ubicada 
en la tarjeta electrónica que los contenga, y en la cual se señale las versiones de los  programas de cómputo 
que operan el sistema de medición y despacho de gasolina y otro s combustibles líquidos. No será necesario 
utilizar etiquetas, siempre y cuando en la pantalla del  dispensario se despliegue la versión del software. Si 
esto no es posible, éstas deberán seguir  utilizándose.  
7.3.1.2  Características de confiabilidad  
7.3.1.2 .1 Circuito integrado encapsulado  
Verificar visualmente que el circuito integrado que contiene el programa principal se encuentre 
cubierto  totalmente por una membrana de un material transparente que permita la identificación del circuito 
integrado,  como re sina epóxica, cerámica, vidrio, u otro material que lo adhiera permanentemente a la tarjeta 
de circuito  impreso, para asegurar de que en caso de una alteración o intervención quede evidencia visual 
fácilmente  identificable.  
7.3.1.2.2  Tarjeta electrónica pr incipal con sistema embebido  
Verificar visualmente que la mayoría de los componentes se encuentren incluidos en la placa base 
(tarjeta  principal) de manera permanente y que sus partes no puedan ser removidas o sustituidas sin dejar 
marca,  para asegurar de que en caso de una alteración o intervención quede evidencia visual fácilmente 
identificable.  
7.3.1.2.3  Programa del sistema de medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos  
El programa o programas de cómputo deben ser controlados y adminis trados única y exclusivamente 
por el fabricante del sistema de medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos. La 
autentificación  de estos programas debe ser a través de la verificación de la suma de comprobación con el 
algoritmo de  encripta ción MD5 a 128 bits.  
7.3.1.2.3.1  Los programas de cómputo deben estar disponibles para su lectura, exclusivamente a 
través  de un puerto serial (RS232), cuyos parámetros de comunicación deben ser proporcionados por el 
fabricante  del sistema de medición y de spacho de gasolina y otros combustibles líquidos. La actualización 
de los  programas de cómputo debe realizarse de forma local, esto es, reemplazando la tarjeta que contiene  los circuitos integrados que albergan tales programas de cómputo, o bien, mediante la escritura de 
los mismos a  través de un puerto de comunicación, incluyendo el puerto serial (RS232).  
7.3.1.2.3.2  El sistema embebido debe contar con un medio comprobable que permita la lectura de 
los programas de cómputo a través del puerto serial (RS232 ). La actualización de los programas de 
cómputo  debe realizarse de forma local, esto es, reemplazando la tarjeta que contiene los circuitos 
integrados que  albergan tales programas de cómputo, o bien, mediante la escritura de los mismos a través 
de un puert o de comunicación, incluyendo el puerto serial (RS232).  
  
7.3.1.2.3.3  La lectura de los programas de cómputo a través del puerto serial (RS232) debe de 
ser condicionada a digitar una contraseña en el panel de control del sistema de medición y despacho de 
gasolina  y otros combustibles líquidos, la cual debe ser entregada a la Procuraduría Federal del Consumidor 
para poder realizar las verificaciones periódica y extraordinaria, así como al Centro Nacional de Metrología 
para la  aprobación del modelo o prototi po. 
7.3.1.2.4  Pistas de auditoría o bitácora de eventos  
El sistema de medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos debe incluir alguno de 
los dos dispositivos de control o sus equivalentes. Las pistas de auditoría o la bitácora de eventos deben 
registrar  de manera consecutiva los eventos de hasta 12 meses de operación normal. La bitácora, debe 
ser descargada por medio del puerto serial (RS232), y está condicionada a digitar una contraseña en el 
panel de  control del sistema de medición y des pacho de gasolina y otros combustibles líquidos, la cual debe 
ser entregada a la Procuraduría Federal del Consumidor y al Centro Nacional de Metrología para poder 
realizar  las verificaciones correspondientes.  
7.3.1.2.4.1  Los eventos que se deben registrar son: 
      Ajustes hechos a un sistema de medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos  (ajustes a 
la entrega de volumen).  
      Cambio de precios (alteraciones).  
      Accesos al sistema electrónico, particularmente la apertura de puertas.  
      El acceso al modo de programación.  
7.3.1.2.4.1.1  El registro del evento debe incluir la fecha y la hora de ejecución, en el caso de que 
la descripción de los eventos esté abreviada, se debe entregar a la Procuraduría Federal del Consumidor y 
al Centro Nacional de Metrología la tabla en donde se indique a qué evento corresponde.  
7.3.1.2.4.1.2  Los eventos deben ser registrados en el siguiente formato:  
Descripción del evento de un mínimo de 4 caracteres seguido de la fecha en formato de 6 
dígitos "aammdd" seguido de la hora en formato de 24 horas hhmm.  
Ejemplo: CAMP1005221430. Esto quiere decir que hubo un cambio de precio el día 22 de mayo de 2010 
a las 14h30.  
7.3.1.2.4.1.3  Los caracteres de descripción deben de presentarse de acuerdo a la sigu iente tabla:  
Descripción  Equivalencia  
CALI  Ajuste  
CAMP  Cambio de precios  
APPU  Apertura de puerta  
ACMO  Acceso al modo de programación  
Nota: El registro CALI no aplicará a los sistemas para medición y  despacho de gasolina y otros combustibles 
líquidos, cuyo  mecanismo de ajuste sea exclusivamente de tipo mecánico.  
7.3.2  Seguridad de operación en pruebas y análisis  
7.3.2.1  Aparatos y equipo  
- Computadora portátil con puerto serial (RS232) y cables de conexión y; en su caso, la interfaz 
de comunicación del sistema de medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos, que debe ser proporcionada por el fabricante al Centro Nacional de Metrología y a la Procuraduría Federal del 
Consumidor.  
- Multímetro.  
7.3.2.2  Características del sistema de medición y despacho de gasolina y otros combustibles 
líquidos  a analizar  
Debe contar con todos los aditamentos propios y la verificación se debe realizar a valores de 
tensión  eléctrica nominales.  
El equipo debe contar con los lineamientos de seguridad inte rna y externa que señala la  NOM -001-SCFI -
1993 (Véase 2 Referencias de este proyecto de norma oficial mexicana).  
7.3.2.3  Preparación del sistema de medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos  
Las carátulas indicadoras no deben presentar va riaciones que sean producto o no del 
desplazamiento  propio del elemento primario de medición seleccionado, cuando éste no se encuentre en 
función, según 7.2.4,  y este desplazamiento sea censado por el dispositivo computador o contador, según 
sea el caso.  
7.3.2.4  Determinación de las condiciones de prueba  
El sistema de medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos debe cumplir con 
los lineamientos de seguridad indicados y requerimientos del fabricante para una operación segura de 
sus instrume ntos de medición. Además, el instrumento no debe ser probado en lugares cercanos a líneas 
de transmisión de corriente eléctrica de alta tensión, que puedan alterar el contenido de los circuitos 
electrónicos  o causar algún daño a los mismos.  
7.3.2.5  Procedi miento de verificación electrónica  
Durante esta prueba los instrumentos de medición del sistema de medición y despacho de gasolina y 
otros  combustibles líquidos no deben despachar combustible.  
7.3.2.5.1  El sistema de medición y despacho de gasolina y otros  combustibles líquidos debe estar libre 
de obstrucciones en sus secciones electrónica y mecánica para su evaluación.  
7.3.2.5.2  Registrar por cada sistema de medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos, 
los datos siguientes, de acuerdo al procedimiento o guía de configuración que proporcione el fabricante:  
      Marca.  
      Modelo.  
      Número de serie del sistema de medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos.  
      Instrumento de medición o posición de carga.  
      Precio unitario por tipo de combustible.  
      Indicación del totalizador de ventas realizadas, tanto en volumen, como en dinero, para cada lado del  sistema 
de medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos y tipo de combustible.  
      Marca, modelo, número de serie, alcance y tipo del elemento primario de medición, forma de  identificar el 
modelo y forma de identificar la serie.  
7.3.2.5.3  Toma de lecturas  
Tomar lecturas del totalizador acumulado del sistema de medición y despacho de gaso lina y 
otros  combustibles líquidos, con la finalidad de comprobar su operación y registro, respecto del 
totalizador  instantáneo.  
Se debe comprobar manualmente el resultado del producto del volumen entregado por el precio 
unitario  del combustible, contra el  monto mostrado por el sistema de medición y despacho de gasolina y 
otros  combustibles líquidos.  
7.3.2.5.4  Verificación de la caja de conexiones  
Realizar la revisión de los arneses eléctricos y del cableado en general de las conexiones de tipo 
eléctrico,  comunicaciones o datos; con el fin de determinar si se cumple con el prototipo, esto es, con las 
características  técnicas designadas por el fabricante.  7.3.2.5.5  Revisión del pulsador  
Abrir de ser posible, tomando en consideración que en algunos casos viene  sellado de fábrica. Para 
ello se toma en cuenta lo siguiente, basado y fundamentado en la información especificada por el fabricante:  
      El pulsador debe contar con las marcas o perforaciones especificadas por el fabricante.  
      El estado físico de l pulsador tenga las conexiones de alimentación, datos y tierra en la forma indicada  
en los manuales emitidos por el fabricante y sin alteraciones.  
7.3.2.5.6  Revisión de sistema electrónico  
Revisar visualmente las conexiones, así como las tarjetas electrón icas y de comunicaciones, mismas 
que deben corresponder a las especificadas por el fabricante del sistema de medición y despacho de 
gasolina y  otros combustibles líquidos en función, revisando además que no existan cables, conexiones o 
dispositivos  electró nicos ajenos al prototipo (véase 7.1.1 de este proyecto de norma oficial mexicana).  
Al constatar que no existe  alteración en la parte electrónica, se procede a la revisión de la 
configuración  del sistema de medición y despacho de gasolina y otros combustib les líquidos, de acuerdo a 
7.3.2.5.7.  
7.3.2.5.7  Prueba de la configuración a través de la programación del sistema de medición y despacho 
de gasolina y otros combustibles líquidos  
Dependiendo de la marca, modelo y dispositivo computador contenido en el sistema de medición 
y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos, ingresar al modo de programación del mismo 
(véase  7.1.1 de este proyecto de norma oficial mexicana).  
      Tomar los datos correspondientes a la programación del dispositivo computador y cotejarlos con 
los proporcionados por el fabricante.  
      Verificar las funciones de programación del dispositivo computador, de acuerdo a la 
información  proporcionada por el fabricante, respecto de:  
a) Los despachos, tanto en volumen como e n monto programados.  
b) El cambio de precios.  
c) La descarga de la bitácora de eventos.  
d) Los ajustes electrónicos.  
e) La versión del programa de cómputo que opera el sistema de medición y despacho de gasolina y  otros 
combustibles líquidos.  
f) La batería de respaldo.  
7.3.2.5.8  Prueba del dispositivo de almacenamiento de información  
Apegado al manual correspondiente a la marca del sistema de medición y despacho de gasolina y 
otros  combustibles líquidos, interrumpir su suministro de energía eléctrica. La pru eba se da por aprobada si 
cumple  las dos siguientes condiciones:  
      Al menos por siete minutos, las carátulas indicadoras mantienen visibles e inalterables los datos del  último 
despacho (volumen e importe).  
      Al restablecerse el suministro de ener gía eléctrica, el sistema de medición y despacho de gasolina  y otros 
combustibles líquidos mantiene la configuración.  
7.3.2.5.9  Prueba de verificación de la o las versiones de los programas de cómputo que controlan 
el funcionamiento del sistema de medición  y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos contenidas 
en la o las tarjetas de control.  
Apegarse al manual correspondiente del sistema de medición y despacho de gasolina y otros 
combustibles  líquidos según sea la marca y dependiendo de su modelo,  puede estar dotado con más de un 
programa que  controla su funcionamiento.  
7.3.2.6  Procedimiento de verificación de los programas de cómputo que controlan el funcionamiento 
del sistema de medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos  
7.3.2. 6.1 Para verificar los programas de cómputo es necesario:        De ser necesario, interrumpir el suministro de energía al sistema de medición y despacho de gasolina  y otros 
combustibles líquidos desde el tablero de control eléctrico o desde su fuente de alimentación  independiente, 
siguiendo las recomendaciones del fabricante.  
      Dependiendo de la marca, modelo y computador contenido en el sistema de medición y despacho de  gasolina 
y otros combustibles líquidos, realizar la conexión del puerto serial ( RS232) a la  
computadora portátil y ejecutar el programa de comunicación correspondiente. Este programa 
debe  establecer y utilizar el protocolo de comunicación indicado por el fabricante del sistema de medición 
y despacho de gasolina y otros combustibles lí quidos.  
      Seguir el procedimiento de descarga del programa que controla el funcionamiento del sistema de  medición 
y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos, debiendo realizar la descarga por el  puerto serial 
(RS232) a que hace referencia el  punto 7.3.1.2.3.1, de tal manera que se obtenga  el programa en un archivo 
electrónico para poder realizar su autenticación de acuerdo al punto  7.3.1.2.3.  
      Si para el modelo del sistema de medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos  que se 
verifica es necesario interconectar una interfaz entre la sección electrónica y la computadora  portátil para 
realizar el acceso al programa, considerar las recomendaciones hechas por el fabricante  garantizando con 
ello su funcionalidad.  
      Para  realizar la descarga del programa por el puerto serial (RS232), debe utilizarse un programa  comercial 
para realizar la comunicación con la computadora. En caso de que el fabricante utilice un  programa 
propietario para realizar la descarga del programa de cómputo, tal programa propietario  debe ser 
autenticado con el mismo procedimiento descrito en el punto 7.3.1.2.3.  
      Para obtener la suma de comprobación, el programa para aplicar el algoritmo de reducción  criptográfica 
MD5 a 128 bits debe ser comercia l. 
7.3.2.6.2  Verificación de la suma de comprobación  
Conocida la versión del o los programas de cómputo que operan el sistema de medición y despacho 
de gasolina y otros combustibles líquidos, que despliega la pantalla del dispensario o que señalan las 
etiquetas  de identificación según 7.3.1.1, se compara la suma de comprobación obtenida en la computadora 
contra la  suma de comprobación proporcionada por el fabricante, debiendo coincidir. El algoritmo utilizado 
para el  cálculo de la suma de comprobación es el  conocido como MD5 a 128 bits.  
7.3.2.6.3  Validación, verificación y aprobación del o los programas de cómputo  
Anotar los datos desplegados en la pantalla del dispensario o en la etiqueta de identificación de 
los programas de cómputo y el resultado de la le ctura de la suma de comprobación obtenida en 7.3.2.6.2.  
7.3.2.6.4  Pistas de auditoría o bitácora de eventos  
La bitácora, debe ser descargada por medio del puerto serial (RS232), conforme a las instrucciones 
del fabricante, y su descarga está condicionada a  digitar una contraseña en el panel de control del sistema 
de medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos, la cual debe ser entregada a la 
Procuraduría  Federal del Consumidor y al Centro Nacional de Metrología para poder realizar las 
verificaciones  correspondientes.  
      El registro del evento debe incluir la fecha y la hora de ejecución, en el caso de que la descripción de  los 
eventos esté abreviada, se debe entregar a la Procuraduría Federal del Consumidor y al Centro  Nacional 
de Metro logía la tabla en donde se indique a qué evento corresponde.  
      Los eventos a verificar deben apegarse a lo indicado en la siguiente tabla:  
Descripción  Verificar  
CALI  Registro del ajuste realizado conforme 5.3.3.  
CAMP  Registro del cambio de precio, realizado según el manual 
deprogramación del fabricante, y que coincida con 
laperiodicidad establecida por la autoridad competente.  
APPU  Registro de la apertura de puerta realizada conforme 
aespecificaciones del fabricante.  ACMO  Acceso al modo de programación conforme aespecificaciones 
y parámetros (actividades, comandos yrutinas) permitidas por 
el fabricante.  
Nota. - El registro CALI no aplicará a los sistemas para medición y despacho de  gasolina y otros combustibles 
líquidos, cuyo mecanismo de ajuste sea  exclusivamente de tipo mecánico.  
7.3.2.6.5  Restablecimiento del sistema de medición y despacho de gasolina y otros combustibles 
líquidos:  
      Salir del programa de comunicación del sistema de medición y despacho de gasolina y otros  combustibles 
líquidos, siguiendo las recomendaciones del fabricante.  
      Desconectar la interfaz de la sección electrónica o el conector serial del puerto de comunicación  RS232, 
entre el sistema de medición y despacho de gasolina y otros combustib les líquidos y la  computadora portátil.  
      Restablecer el sistema de medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos mediante  el tablero 
eléctrico de control o por su fuente de poder independiente, en caso de haberse requerido  suspender l a 
energía eléctrica para su verificación.  
      Realizar prueba efectuando un despacho de combustible del sistema de medición y despacho de  gasolina 
y otros combustibles líquidos para corroborar su funcionamiento.  
      Cerrar el sistema de medición y de spacho de gasolina y otros combustibles líquidos analizado,  asentando 
todos los datos encontrados durante la verificación.  
8. Información comercial  
8.1 En el sistema de medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos  
Los sistemas de medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos deben llevar marcados 
en forma permanente y visible en la parte externa de su cuerpo, los siguientes datos como mínimo:  
      Marca o nombre del fabricante.  
      Número seriado de fabricación.  
      Tipo y modelo.  
      Alcance de medición del sistema de medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos  en gasto 
volumétrico para el cual está diseñado.  
      Año de fabricación (excepto para sistemas de medición y despacho de gasolina y ot ros combustibles  líquidos 
con intervalo de 350 L/min a 2,650 L/min);  
      Número de aprobación del modelo o prototipo.  
      La leyenda aviso al consumidor (en lugar visible)*.  
      Identificación del producto a despachar.  
      La leyenda "HECHO EN MEXICO" para productos de fabricación nacional o indicación del país de  origen 
para los de importación.  
       (*) Las leyendas o avisos al consumidor consisten en letreros con las siguientes leyendas o  equivalentes:  
      Importante para el consumidor.  
      Asegúrese que antes de la venta los indicadores marquen ceros.  
      Verifique que el precio por litro sea el correcto.  
      Signo de pesos en la carátula.  
  
Los sistemas de medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos, una vez in stalados en 
las estaciones de servicio deben indicar en forma clara y precisa el tipo de producto a despachar.  
8.2 En el envase, empaque o embalaje  En el empaque o embalaje de los sistemas de medición y despacho de gasolina y otros 
combustibles  líquidos, s e deben marcar como mínimo los datos siguientes:  
      Marca o nombre del fabricante.  
      Modelo.  
      Número de serie.  
      La leyenda "HECHO EN MEXICO" para productos de fabricación nacional o indicación del país de  origen 
para los de importación.  
      Nombre y domicilio del fabricante nacional o del importador.  
9. Verificación inicial, periódica y extraordinaria  
9.1 La verificación inicial, periódica y extraordinaria de los sistemas de medición y despacho de gasolina 
y otros combustibles líquidos de gasolina y otros combustibles líquidos debe efectuarse, de conformidad 
con las  disposiciones establecidas en la "Lista de instrumentos de medición cuya verificación inicial, 
periódica o  extraordinaria es obligatoria, así como las r eglas para efectuarla", bajo el siguiente 
procedimiento.  
9.2 Verificación visual  
Se verifica que el sistema de medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos cumpla 
con las características siguientes:  
El sistema de medición y despacho de gas olina y otros combustibles líquidos para ser usado 
y considerado, como apto, para realizar transacciones comerciales, no debe presentar en su 
funcionamiento,  condiciones que generen desperfectos, es decir, no debe tener piezas sueltas u otras 
deficiencias evidentes.  Además se debe verificar que cuenta con las leyendas siguientes o similares:  
     Importante para el consumidor.  
     Asegúrese que antes de la venta los indicadores marquen ceros.  
     Verifique que el precio por litro sea el correcto.  
Los s istemas de medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos, una vez instalados en 
las estaciones de servicio deben indicar en forma clara y precisa el tipo de producto a despachar.  
9.2.1  Dispositivos contador o computador  
El totalizador insta ntáneo de los dispositivos contador o computador debe marcar ceros y debe 
indicar  como mínimo el volumen de combustible líquido despachado, el precio por litro y el importe de la 
venta. Para  el caso de los sistemas de medición y despacho de gasolina y otro s combustibles líquidos 
clasificados como  contadoras deben indicar el volumen de combustible líquido despachado.  
9.2.2  Carátula indicadora  
Debe cumplir con lo establecido en el punto 5.3.2.3 de este proyecto de norma oficial mexicana.  
9.2.3  Mecanismo de ajuste  
Además de cumplir con 5.3.3, este mecanismo debe poseer los aditamentos especiales necesarios 
para colocar los dispositivos oficiales de inviolabilidad; éstos deben permanecer en el lugar correspondiente.  
En la verificación periódica o extraordinari a el sistema de medición y despacho de gasolina y 
otros  combustibles líquidos debe contar con la contraseña de verificación señalada en 9.3.4 de la verificación 
inicial  o periódica o extraordinaria anterior y se debe constatar que éstos no han sido violado s o alterados 
por cualquier medio como aplicación de calor o acción de una fuerza.  
9.2.4  Dispositivos de despacho  
9.2.4.1  Manguera de descarga  
  
Se debe verificar que las mangueras de descarga, así como las válvulas de retención y descarga, 
no presenten da ños en la pared externa, ni fisuras que permitan goteo constante, así como adaptaciones 
que puedan afectar su funcionamiento según especificaciones del fabricante del sistema de medición y despacho  de combustibles, esto se verifica visualmente (véase 5.4 d e este proyecto de norma oficial 
mexicana).  
9.3 Verificación de cualidades metrológicas  
Esta verificación debe llevarse a cabo en todas las verificaciones: inicial, periódicas y extraordinarias.  
9.3.1  Procedimiento  
Para esta verificación se debe aplicar lo  indicado en todos los incisos del apartado 7.2 de este proyecto 
de norma oficial mexicana.  
9.3.2  Elemento primario de medición  
Se debe verificar, contra la tabla contenida en el numeral 7.2.7, inciso V, que el alcance del 
elemento  primario de medición est é dentro del alcance declarado por el fabricante en 7.1.1.2.  
9.3.3  Ajustes  
En toda verificación inicial o periódica o extraordinaria, el instrumento de medición debe ser 
ajustado  mediante el procedimiento indicado por el fabricante, aplicando las pruebas mencionadas 
anteriormente, en  forma tal de dejar el error ajustado en el punto más próximo a cero como sea posible, de 
acuerdo a lo  especificado en 5.1.1 inciso c) de este proyecto de norma oficial mexicana. De no lograrse el 
ajuste del  instrumento de medi ción en los límites citados, la entidad que practica la verificación debe 
proceder a colocar  una calcomanía, en la manguera de despacho correspondiente, que indique que el 
instrumento de medición  no es apto para transacciones comerciales. El instrumento de  medición no debe 
ser usado hasta que se lleve  a cabo la verificación extraordinaria correspondiente.  
9.3.4  Contraseña de verificación  
Una vez realizada la verificación y determinado que el instrumento de medición cumple 
satisfactoriamente  con las caracter ísticas técnicas establecidas en este procedimiento, se procede a colocar 
los sellos  marchamos de verificación en el disco de ajuste y/o dispositivo de ajuste electrónico y el 
holograma  correspondiente a la altura del dispositivo computador o contador sin obstruir el marcado ni las 
lecturas del  sistema de medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos, que denoten que 
éste ha sido  verificado. Se expide el dictamen de verificación correspondiente con los datos de identificación 
del sistema  de medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos y de la estación de servicio 
en donde seencuentra instalado.  
9.4 Verificación del sistema electrónico y programas de cómputo  
Con la información indicada en el punto 7.3.1, se efectuará una verif icación para autentificar el 
sistema  electrónico y programas de cómputo, los accesorios y demás componentes, equipos o sistemas 
vinculados o  conectados al sistema de medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos, los 
cuales deben  coincidir con la aprobación del modelo o prototipo.  
9.4.1  Procedimiento  
La verificación referente a la parte electrónica del sistema de medición y despacho de gasolina y 
otros  combustibles líquidos, debe ser determinada mediante la información proporcionada por el f abricante, 
la cual  está indicada en el punto 7.3.1 de este proyecto de norma oficial mexicana, comprobando 
directamente que  los componentes electrónicos que integran la parte electrónica del sistema de medición y 
despacho de  gasolina y otros combustibles l íquidos, cumplan con las especificaciones y nomenclatura 
utilizada por el  fabricante.  
Se hará excepción de los componentes electrónicos originales, cuando los sustituidos cuenten con 
la aprobación de la Secretaría de Economía y siempre y cuando los program as de cómputo sean los 
originales  instalados por el fabricante y la verificación de la suma de comprobación cumpla con lo establecido 
en el  apartado 9.4.2.4.12 de este proyecto de norma oficial mexicana.  
9.4.2  Seguridad de operación en pruebas y análisis  
9.4.2.1  Aparatos y equipo  
  
- Computadora portátil con puerto serial (RS232) y cables de conexión y, en su caso, la interfaz 
de comunicación del sistema de medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos, la cual 
debe ser  proporcionada por el fabricante al Centro Nacional de Metrología y a la Procuraduría Federal del 
Consumidor.  Multímetro.  
9.4.2.2  Características del sistema de medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos 
a analizar  
Debe contar con todos los aditamentos propios y la verificación se debe realizar a valores de 
tensión  eléctrica nominales.  
El equipo debe contar con los lineamientos de seguridad interna y externa que señala la  NOM -001-SCFI -
1993. (Véase 2 Referencias de este proyecto de norma oficial mexicana) . 
9.4.2.3  Preparación del sistema de medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos  
Las carátulas indicadoras no deben presentar variaciones que sean producto o no del 
desplazamiento  propio del elemento primario de medición seleccionado cuan do éste no se encuentre en 
función, según 7.2.4,  y este desplazamiento sea censado por el dispositivo computador o contador, según 
sea el caso.  
9.4.2.4  Procedimiento de verificación electrónica  
Durante esta prueba, los instrumentos de medición del sistema de medición y despacho de 
gasolina  y otros combustibles líquidos no deben despachar combustible y la verificación debe realizarse en 
presencia del  visitado.  
9.4.2.4.1  El sistema de medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos debe estar li bre 
de obstrucciones en sus secciones electrónica y mecánica para su evaluación.  
9.4.2.4.2  Registrar por cada sistema de medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos, 
los datos siguientes, de acuerdo al procedimiento o guía de configuració n que proporcione el fabricante:  
      Marca.  
      Modelo.  
      Número de serie del sistema de medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos.  
      Instrumento de medición o posición de carga.  
      Precio unitario por tipo de combustible.  
      Indicación del totalizador de ventas realizadas, tanto en volumen, como en dinero, para cada lado del  sistema 
de medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos y tipo de combustible.  
      Marca, modelo, número de serie,  alcance y tipo del elemento primario de medición, forma de  identificar el 
modelo y forma de identificar la serie.  
9.4.2.4.3  Toma de lecturas  
Tomar lecturas del totalizador acumulado del sistema de medición y despacho de gasolina y 
otros  combustibles líquidos, con la finalidad de comprobar su operación y registro, respecto del 
totalizador  instantáneo.  
Se debe comprobar manualmente el resultado del producto del volumen surtido por el precio unitario 
del combustible, contra el monto mostrado por el siste ma de medición y despacho de gasolina y 
otros  combustibles líquidos.  
9.4.2.4.4  Verificación de la caja de conexiones  
Realizar la revisión de los arneses eléctricos y del cableado en general de las conexiones de tipo 
eléctrico,  comunicaciones o datos; con e l fin de determinar si se cumple con el prototipo, esto es, con las 
características  técnicas designadas por el fabricante para el modelo aprobado.  
9.4.2.4.5  Revisión del pulsador  
  
Abrir de ser posible, tomando en consideración que en algunos casos viene s ellado de fábrica. Para 
ello se toma en cuenta lo siguiente, basado y fundamentado en la información especificada por el fabricante 
y aprobada por la Secretaría de Economía:  
      El pulsador debe contar con las marcas o perforaciones especificadas por el  fabricante.        El estado físico del pulsador (dispositivo electrónico mediante el cual se convierte el movimiento  mecánico 
del disco en pulsos eléctricos), tenga las conexiones de alimentación, datos y tierra en la  forma indicada en 
los manuales emiti dos por el fabricante y sin alteraciones.  
9.4.2.4.6  Revisión de sistema electrónico  
Revisar visualmente las conexiones, así como las tarjetas electrónicas y de comunicaciones, mismas 
que deben corresponder a las especificadas por el fabricante del sistema de medición y despacho de 
gasolina y  otros combustibles líquidos en función y estar aprobadas por la Secretaría de Economía, 
revisando además  que no existan cables, conexiones o dispositivos electrónicos ajenos al prototipo (véase 
7.1.1 de este proyecto  de norma oficial mexicana).  
Al constatar que no existe alteración en la parte electrónica, se procede a la revisión de la 
configuración  del sistema de medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos, de acuerdo a 
9.4.2.4.7.  
9.4.2.4.7  Prueba de la configuración a través de la programación del sistema de medición y despacho 
de gasolina y otros combustibles líquidos  
Dependiendo de la marca, modelo y dispositivo computador contenido en el sistema de medición 
y despacho de gasolina y otros combustibl es líquidos, ingresar al modo de programación del mismo 
(véase  7.1.1 de este proyecto de norma oficial mexicana).  
      Tomar los datos correspondientes a la programación del dispositivo computador y cotejarlos con 
los proporcionados por el fabricante.  
      Verificar las funciones de programación del dispositivo computador, de acuerdo a la 
información  proporcionada por el fabricante, respecto de:  
a) Los despachos, tanto en volumen como en monto programados.  
b) El cambio de precios.  
c) La descarga de la bitácora de eventos.  
d) Los ajustes electrónicos.  
e) La versión del programa de cómputo que opera el sistema de medición y despacho de gasolina  y otros 
combustibles líquidos.  
f) La batería de respaldo.  
9.4.2.4.8  Prueba del dispositivo de almacenamiento de información  
Apegarse al manual correspondiente a la marca del sistema de medición y despacho de gasolina y 
otros  combustibles líquidos, interrumpir su suministro de energía eléctrica. La prueba se da por aprobada si 
cumple  las dos siguientes condiciones:  
 Al menos por siete minutos, las carátulas indicadoras mantienen visibles e inalterables los datos 
del último despacho (volumen e importe).  
 Al restablecerse el suministro de energía eléctrica, el sistema de medición y despacho de gasolina 
y otros combust ibles líquidos mantiene la configuración.  
9.4.2.4.9  Prueba de verificación de la o las versiones de los programas de cómputo que controlan 
el funcionamiento del sistema de medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos contenidas 
en la o las  tarjetas de control.  
Apegarse al manual correspondiente del sistema de medición y despacho de gasolina y otros 
combustibles  líquidos según sea la marca y dependiendo de su modelo puede estar dotado con más de un 
programa que  controla su funcionamiento.  
9.4.2.4.10  Procedimiento de verificación de los programas de cómputo que controla el funcionamiento 
del sistema de medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos  
9.4.2.4.11  Para verificar los programas de cómputo es necesario:  
      De ser ne cesario, interrumpir el suministro de energía al sistema de medición y despacho de gasolina  y otros 
combustibles líquidos, desde el tablero de control eléctrico o desde su fuente de alimentación  independiente, 
siguiendo las recomendaciones del fabricante.        Dependiendo de la marca, modelo y computador contenido en el sistema de medición y despacho de  gasolina 
y otros combustibles líquidos, realizar la conexión del puerto serial (RS232) a la  computadora portátil y 
ejecutar el programa de comunicación co rrespondiente. Este programa debe  establecer y utilizar el protocolo 
de comunicación indicado por el fabricante del sistema de medición y  despacho de gasolina y otros 
combustibles líquidos.  
      Seguir el procedimiento de descarga del programa que controla el funcionamiento del sistema de  medición 
y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos, debiendo realizar la descarga por el  puerto de serial 
(RS232) a que hace referencia el punto 7.3.1.2.3.1, de tal manera que se obtenga  el programa en u n archivo 
electrónico para poder realizar su autenticación de acuerdo al punto  7.3.1.2.3.  
      Si para el modelo del sistema de medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos que  se 
verifica es necesario interconectar una interfaz entre la  sección electrónica y la computadora  portátil para 
realizar el acceso al programa, considerar las recomendaciones hechas por el fabricante  garantizando con 
ello su funcionalidad.  
      Para realizar la descarga del programa por el puerto serial (RS232), debe utilizarse un programa  comercial 
para realizar la comunicación con la computadora. En caso de que el fabricante utilice un  programa 
propietario para realizar la descarga del programa de cómputo, tal programa propietario  debe ser 
autenticado con el mis mo procedimiento descrito en el punto 7.3.1.2.3.  
      Para obtener la suma de comprobación, el programa para aplicar el algoritmo de reducción  criptográfica 
MD5 a 128 bits debe ser comercial.  
9.4.2.4.12  Verificación de la suma de comprobación  
Conocida la  versión del o los programas de cómputo que operan el sistema de medición y despacho 
de gasolina y otros combustibles líquidos, que despliega la pantalla del dispensario o que señalan las 
etiquetas  de identificación según 7.3.1.1, se compara la suma de com probación obtenida en la computadora 
contra la  suma de comprobación proporcionada por el fabricante, debiendo coincidir. El algoritmo utilizado 
para el  cálculo de la suma de comprobación es el conocido como MD5 a 128 bits.  
9.4.2.4.13  Validación, verificaci ón y aprobación del o los programas de cómputo  
Anotar los datos desplegados en la pantalla del dispensario o en la etiqueta de identificación, 
colocada  según 7.3.1.1, de los programas de cómputo y el resultado de la lectura de la suma de 
comprobación obten ida en 9.4.2.4.12.  
9.4.2.4.14  Pistas de auditoría o bitácora de eventos  
La bitácora, debe ser descargada por medio del puerto serial (RS232), conforme a las instrucciones 
del fabricante, y su descarga está condicionada a digitar una contraseña en el panel de control del sistema 
de medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos, la cual debe ser entregada a la 
Procuraduría  Federal del Consumidor y al Centro Nacional de Metrología para poder realizar las 
verificaciones  correspondientes.  
 El registro del evento debe incluir la fecha y la hora de ejecución, en el caso de que la descripción de 
los eventos esté abreviada, se debe entregar a la Procuraduría Federal del Consumidor y al Centro Nacional 
de Metrología la tabla en donde se indique a qué evento corresponde.  
 Los eventos a verificar deben apegarse a lo indicado en la siguiente tabla:  
 
Descripción  Verificar  
CALI  Los registros de ajuste deben estar documentados con dictámenes 
deverificación expedidos por unidad de verificación acreditada y aprobada 
o laProcuraduría.  
CAMP  Los registros del cambio de precio deben coincidir con la 
periodicidadestablecida por  la autoridad competente.  
APPU  Los registros de la apertura de puerta deben coincidir con la 
informaciónseñalada en hojas de control que al efecto se lleven.  ACMO  Los registros de acceso al modo de programación y las acciones 
realizadas(actividades, comandos y rutinas) deben coincidir con la 
informaciónseñalada en las hojas de control que al efecto se lleven.  
Nota. - El registro CALI no aplicará a los sistemas para medición y despacho de gasolina y 
otros  combustibles líquidos, cuyo mecanismo de ajuste sea exclusivamente de tipo mecánico.  
9.4.2.4.15  Restablecimiento del sistema de medición y despacho de gasolina y otros 
combustibles  líquidos:  
      Salir del programa de comunicación del sistema de medición y despacho de gasolina y otros  combustibles 
líquidos, siguiendo las recomendaciones del fabricante.  
      Desconectar la interfaz de la sección electrónica o el conec tor serial del puerto de comunicación  RS232, 
entre el sistema de medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos y la  computadora portátil.  
      Restablecer el sistema de medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos mediant e el tablero 
eléctrico de control o por su fuente de poder independiente, en caso de haberse requerido  suspender la 
energía eléctrica para su verificación.  
      Realizar prueba efectuando un despacho de combustible del sistema de medición y despacho de  gasolina 
y otros combustibles líquidos para corroborar su funcionamiento.  
      Cerrar el o los sistemas de medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos  analizados, 
asentando todos los datos encontrados durante la verificación.  
10. Medidor es de alto flujo  
10.1 Combustibles  
Combustibles líquidos (gasolinas, diesel, turbosina, gas avión, kerosina u otros a excepción del gas 
licuado  de petróleo).  
10.2 Aparatos y equipo  
Para la verificación de los sistemas de medición y despacho de gasolina y o tros combustibles líquidos 
que operan con grandes volúmenes en lapsos cortos (350 L/min a 2 650 L/min), se debe usar un recipiente 
con capacidad de 1 ½ a 2 veces el volumen entregado por el sistema de medición y despacho de gasolina 
y otros  combustibles lí quidos en un minuto o un medidor patrón de flujo que puede ser másico, de 
desplazamiento  positivo o ultrasónico de tres o más trayectorias (PAD's), cuyos principios de funcionamiento 
no son afectados  por la instalación, y para el cual la incertidumbre de l a medición no sea mayor a un tercio 
del error máximo  tolerado especificado en el apartado 10.3 de este proyecto de norma oficial mexicana.  
Estos instrumentos de medición deben contar con informe de calibración vigente expedido por 
laboratorio  de calibració n acreditado y en su caso aprobado.  
10.3 Errores máximos tolerados  
El error máximo tolerado y de repetibilidad no deben exceder lo indicado en los apartados 5.1.1 y 5.1.2 
de este proyecto de norma oficial mexicana.  
  
11. Evaluación de la conformidad  
La eva luación de la conformidad de los sistemas para medición y despacho de gasolina y 
otros  combustibles líquidos objeto del presente proyecto de norma oficial mexicana, se llevará a cabo por 
la Procuraduría Federal del Consumidor, y las personas acreditadas y aprobadas en términos de lo 
dispuesto  por la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y su Reglamento.  
12. Vigilancia  
La vigilancia del presente proyecto de norma oficial mexicana está a cargo de la Secretaría de 
Economía,  por conducto de la Dirección General de Normas y de la Procuraduría Federal del Consumidor, 
conforme  a sus respectivas atribuciones.  
13. Bibliografía  
- International Recommendation Dynamic measuring systems for liquids other than water Part 
1: Metrological and technical requirements, OIML -R-117-1 (2007).  - NIST HANDBOOK 44 -2003 Specifications, Tolerances and Other Technical Requirements for 
Weighing  and Measuring Devices.  
- UL 330 Standard for gasoline hose, Fourth edition. June 29, 1973. Underwriters' Laboratories Inc.  
- SAE J285 Gasoline dispenser nozzle spouts. Jul. 81, 1985 SAE HANDBOOK.  
- BIPM 2008 International Vocabulary of Terms in Legal Metrology Basic and general concepts 
and associated terms (VIM).  
14. Concordancia con normas internacionales  
Este Proyecto de norma oficial  mexicana concuerda parcialmente con el Lineamiento 
International  Dynamic measuring systems for liquids other than water Part 1: Metrological and technical 
requirements,  OIML -R-117-1 (2007).  
ARTÍCULOS TRANSITORIOS  
PRIMERO. - El presente Proyecto de Norma Of icial Mexicana, entrará en vigor 60 días naturales 
después  de su publicación en el Diario Oficial de la Federación como norma definitiva.  
SEGUNDO. - El presente proyecto, una vez vigente como norma definitiva, cancelará a la Norma 
Oficial  Mexicana NOM -005-SCFI -2011,  "Instrumentos de medición -Sistema para medición y despacho de 
gasolina y  otros combustibles líquidos -Especificaciones, métodos de prueba y de verificación", publicada en 
el Diario  Oficial de la Federación el 30 de marzo de 2012.  
TERCERO. - La verificación de los numerales 8.1 (cuarta y sexta viñetas), 9.3.2 y 9.4.2.4.2 (última 
viñeta)  de esta Norma Oficial Mexicana sólo aplicará a los dispensarios comercializados con aprobaciones 
de modelo  o prototipo expedidas conforme al presente Proyect o de Norma Oficial Mexicana una vez que 
sea publicada  como norma definitiva.  
México,  D.F., a 31 de marzo de 2015. - El Director General de Normas y Presidente del Comité 
Consultivo  Nacional de Normalización de Seguridad al Usuario, Información Comercial y P rácticas de 
Comercio,  Alberto  Ulises Esteban Marina .- Rúbrica.