식품의약품안전처 공고 제2017 – 421호
위생용품의 기준 및 규격 제정고시 (안) 행정예고
2017. 11. 22. 
식품의약품안전처
이상엽 / 세계무역기구과 / 2017-11-28 17:23:08- 1 -식품의약품안전처 공고 제2017 -421호
위생용품관리법
제10조에따라
위생용품의기준및규격
을제
정함에있어그제정이유와주요내용을국민에게미리알려이에
대한의견을듣기위하여
행정절차법
제46조에따라다음과같이
공고합니다.
2017년11월22일
식품의약품안전처장
위생용품의 기준 및규격
 제정고시 (안)행정예고
1.제정 이유
위생용품의안전성및품질등을확보하기위하여
위생용품관리법
제10조에따라위생용품의성분,제조방법,사용용도등에관한기준및
규격을정하려는것임
2.주요 내용
가.총칙 제정
1)위생용품의기준및규격체계를합리적으로제정하고자유사법
령의일반적인조문체계를고려하여구성필요
2)총칙을“목적,적용범위,일반원칙”으로구분하여법적근거와고
시운영목적을명시하고,일반원칙에이고시에서공통적으로적
이상엽 / 세계무역기구과 / 2017-11-28 17:23:08- 2 -용해야할원칙에대하여신설(안제1.1∼3)
나.공통기준 및규격 제정
1)위생용품제조등에공통적으로적용되는기준·규격마련필요
2)제조·가공에사용되는원재료및용수,기계·기구류등에대한
요건마련(안제2.1)
3)적·부판정에관한원칙과이고시에서정하여지지아니한기준·
규격및시험법적용에대한규정마련(안제2.2.)
4)위생용품에공통으로적용되는보존및유통기준마련(안제2.
3)
다.개별기준 및규격 제정
1)
위생용품관리법
제2조에따라보건위생을확보하기위하여
관리가필요한위생용품17종에대한개별기준및규격마련필
요
2)(구)
공중위생법
에서관리되어오던위생용품9종(세척제,헹굼
보조제,일회용컵·숟가락·젓가락,일회용종이냅킨,일회용이쑤
시개,식품접객업소용 물티슈,위생물수건)에대한기준및규격
마련(안제3.1.∼5.9.∼11.15.)
3)
식품위생법
에서관리되어오던식품용기구3종(일회용포크·
나이프·빨대)에대한기준및규격마련(안제3.6.∼8.)
4)
전기용품및생활용품안전관리법
에서관리되어오던생활용
품3종(일회용면봉,일회용기저귀,화장지)에대한기준및규
이상엽 / 세계무역기구과 / 2017-11-28 17:23:08- 3 -격마련(안제3.12.∼14.)
5)안전관리강화를위하여비관리되어오던2개용품(일회용행
주,일회용타월)에대한기준및규격신설(안제3.16.및17.)
6)세척제및헹굼보조제에사용할수있는성분목록마련(안별
표1및별표2)
라.검체채취 및취급방법 제정
1)위생용품검사를위한검사대상의선정및검체의채취·취급·운
반·시험검사등의효율성을확보하기위하여위생용품검체의
채취및취급방법마련필요
2)검체채취·취급의의의,용어정의및검체채취에대한일반원칙
신설(안제4.1.∼3.)
3)검사목적및검사대상위생용품의종류와물량등을고려한
검체의채취요령과검체채취용기구및용기에대한규정신설
(안제4.4.∼5.)
마.위생용품 시험법 제정
1)위생용품의안전성및품질확보를위하여설정된기준·규격을
검사할수있는시험법마련필요
2)pH및중금속등의이화학시험26종과일반세균수및대장균
등의미생물시험3종의시험법을신설함(안제5.1.∼28.)
이상엽 / 세계무역기구과 / 2017-11-28 17:23:08- 4 -3.의견 제출
위생용품의기준및규격
제정고시(안)에대하여의견이있는단
체또는개인은2018년1월22일까지다음사항을기재한의견서를
식품의약품안전처 (우편번호:28159,주소:충청북도청주시흥덕구
오송읍오송생명2로187(연제리643번지)오송보건의료행정타운 식품
의약품안전처,참조:위생용품․담배관리팀,(전화)043-719-1742,(팩
스)043-719-1710)로제출하여주시기바라며,그밖에자세한사항은
식품의약품안전처 홈페이지[(www.mfds.go.kr) →법령·자료→입법/
행정예고]를참조하시기바랍니다.
가.예고사항에대한항목별의견(찬․반여부와그이유)
나.성명(단체의경우단체명과그대표자의성명),주소및전화번호
다.기타참고사항
이상엽 / 세계무역기구과 / 2017-11-28 17:23:08- 5 -식품의약품안전처 고시 제2017- 호
위생용품관리법
제10조에따른
위생용품의기준및규격
을다
음과같이제정고시합니다.
 2017년00월일
식품의약품안전처장
위생용품의 기준 및규격
 제정고시 (안)
위생용품의기준및규격을다음과같이제정한다.
제1.총칙
1.목적
이기준및규격은판매·대여할목적으로하는위생용품의제조·가공·
소분·수입·위생처리등에관한기준과규격의정함을목적으로한다.
2.적용범위
위생용품관리법
제10조에따른위생용품의제조방법에관한기준
과위생용품성분에대한규격으로한다.
3.일반원칙
이상엽 / 세계무역기구과 / 2017-11-28 17:23:08- 6 -이고시에서따로규정한것이외에는아래의총칙에준한다.
1)계량형의단위는국제단위계를사용한아래의약호를사용한다.
(1)길이：m,㎝,㎜,㎛,㎚
(2)용량：L,mL,μL
(3)중량：㎏,g,㎎,㎍,ng,pg
(4)넓이：㎠
(5)온도:℃
2)중량백분율을표시할때에는%의기호를쓴다.다만,용액100
mL중의물질함량(g)을표시할때에는w/v%,용액100mL중의
물질함량(mL)을표시할때에는v/v%의기호를쓴다.중량백만분
율을표시할때에는mg/kg의약호를사용하며,mg/L도사용할수
있다.중량10억분율을표시할때에는 μg/kg의약호를사용하고,
μg/L도사용할수있다.비SI단위인ppm,ppb등을표기할시에
는SI단위와병기하여예시와같이표기한다.
*예시:10mg/kg(10ppm),10μg/kg(10ppb)
3)표준온도는20℃,상온은15～20℃,실온은1～35℃,미온은3
0～40℃로한다.
4)따로규정이없는한찬물은15℃이하,온탕60∼70℃,열탕은
약100℃의물을말한다.
5)“냉장”이라함은이고시에서따로정하여진것을제외하고는0
∼10℃를말한다.
이상엽 / 세계무역기구과 / 2017-11-28 17:23:08- 7 -6)“차고어두운곳”또는“냉암소”라함은따로규정이없는한0∼
15℃의빛이차단된장소를말한다.
7)“물또는물속에서가열한다”라함은따로규정이없는한그가
열온도를약100℃로하되,물대신약100℃증기를사용할수
있다.
8)“용수”라함은위생용품의제조및가공시사용되는물을말한
다.
9)시험에쓰는물은따로규정이없는한증류수또는정제수로한
다.
10)용액이라기재하고그용매를표시하지아니하는것은물에녹인
것을말한다.
11)감압은따로규정이없는한15㎜Hg이하로한다.
12)pH를산성,알카리성또는중성으로표시한것은따로규정이
없는한리트머스지또는pH미터기(유리전극)를써서시험한다.
13)용액의농도를“(1→5)”,“(1→10)”,“(1→100)”등으로나타낸것
은고체시약1g또는액체시약1mL를용매에녹여전량을각
각5mL,10mL,100mL등으로하는것을말한다.또한“(1＋
1)”,“(1＋5)”등으로기재한것은고체시약1g또는액체시약
1mL에용매를각각1mL또는5mL혼합하는비율을나타낸
다.용매는따로표시되어있지않으면물을써서희석한다.
14)혼합액을(1：1),(4：2：1)등으로나타낸것은액체시약의혼합
이상엽 / 세계무역기구과 / 2017-11-28 17:23:08- 8 -용량비또는고체시약의혼합중량비를말한다.
15)방울수를측정할때에는20℃에서증류수20방울을떨어뜨릴때
그무게가0.90∼1.10g이되는기구를쓴다.
16)네슬러관은안지름20㎜,바깥지름24㎜,밑에서부터마개의밑
까지의길이가20㎝의무색유리로만든바닥이평평한시험관으
로서50mL의것을쓴다.또한각관의눈금의높이차는2㎜이
하로한다.
17)원자량및분자량은최신국제원자량표에따라계산한다.
18)무게를“정밀히단다”라함은달아야할최소단위를고려하여
0.1mg,0.01mg또는0.001mg까지다는것을말한다.또무게
를“정확히단다”라함은규정된수치의무게를그자리수까지다
는것을말한다.
19)시험은따로규정이없는한상온에서행하고조작후30초이내
에관찰한다.다만,온도의영향이있는것에대하여는표준온도에
서행한다.
20)검체를취하는양에“약”이라고한것은따로규정이없는한기
재량의90～110%의범위내에서취하는것을말한다.
21)건조또는강열할때“항량”이라고기재한것은다시계속하여1
시간더건조혹은강열할때에전후의칭량차가이전에측정한
무게의0.1%이하임을말한다.
22)“타르색소”란식용색소녹색제3호및그알루미늄레이크,식용색
이상엽 / 세계무역기구과 / 2017-11-28 17:23:08- 9 -소적색제2호및그알루미늄레이크,식용색소적색제3호,식용색소
적색제40호및그알루미늄레이크,식용색소적색제102호,식용색소
청색제1호및그알루미늄레이크,식용색소청색제2호및그알루
미늄레이크,식용색소황색제4호및그알루미늄레이크,식용색소황
색제5호및그알루미늄레이크를말한다.
23)이기준및규격에서는위생용품에대하여다음과같이위생용품
의종류,유형으로분류한다.
위생용품의종류:‘제3.개별기준및규격’에서분류하고있는세
척제,헹굼보조제,일회용컵,위생물수건등
을말한다.
위생용품의유형:위생용품의종류에서분류하고있는1종세척
제,성인용면봉,성인용기저귀등을말한다.
이상엽 / 세계무역기구과 / 2017-11-28 17:23:08- 10 -제2.공통기준 및규격
1.공통제조기준
1)위생용품의제조·가공에사용되는기계·기구류와부대시설물은항
상위생적으로유지·관리하여야한다.
2)위생용품의제조·가공에사용되는원재료는품질이양호하고,유
독·유해물질등에오염되지아니한것으로안전성을가지고있어야
한다.
3)제조에사용되는용수는수돗물이나
먹는물관리법
의먹는물수
질기준에적합한것이어야한다.
2.기준 및규격의 적부판정
1)위생용품은식품의약품안전처장이 정한기준및규격에따라적합
과부적합(이하“적·부”라한다)으로판정하며,기준및규격은최
종제품에대하여적용한다.
2)이고시에정하여진기준및규격에대한적·부판정은이고시에
서규정한시험법으로실시하여판정하는것을원칙으로한다.다
만,이고시에서규정한시험법보다더정밀하고정확하다고인정
되는경우에는새로운시험법을사용할수있다.또한,중금속등
시험에는상품화된Kit또는분석기기를사용할수있으나,그결
과가의심스럽거나판정에영향을미칠수있다고인정할때에는
이상엽 / 세계무역기구과 / 2017-11-28 17:23:08- 11 -규정된방법에의하여시험하고판정하여야한다.
3)이고시에서기준및규격이정하여지지아니한것은식품의약품
안전처장이주요외국의기준·규격,안전성자료등해당물질별
관련자료를종합적으로검토하여기준및규격을적용할수있다.
4)이고시에서기준및규격이정하여지지아니하였거나기준및규
격이정하여져있어도시험법이수재되어있지아니한경우에는한
국산업표준,ISO(InternationalOrganizationforStandardization),
AOAC(AssociationofOfficialAnalyticalChemists)등의시험법
에따라시험할수있다.만약,상기시험법에도없는경우에는다
른법령에정해져있는시험법,국제적으로통용되는공인시험법,
주요외국의공인시험법또는식품의약품안전처장이 인정한시험법
에따라시험할수있으며그시험법을제시하여야한다.
5)시험법에의한결과에따른적·부판정은실험치(시험에서얻은
값)를규격치(기준및규격에서정한값,n자리수)보다한자리수
(n+1)까지더구한후이를반올림하고규격치와비교하여판정한
다.
3.보존 및유통기준
1)위생용품은위생적으로취급판매하여야하며,그보관및판매장
소가불결한곳에위치하여서는아니된다.
2)위생용품의취급장소는비·눈등으로부터보호될수있어야하며,
이상엽 / 세계무역기구과 / 2017-11-28 17:23:08- 12 -인체에유해한화공약품,농약,독극물등과같은것을함께보관하
지말아야한다.
3)제품은서늘한곳에서보관·유통하여물리적인변형등이발생되
지않도록하여야한다.
이상엽 / 세계무역기구과 / 2017-11-28 17:23:08- 13 -제3.개별기준 및규격
1.세척제
1)적용범위
야채,과일,식품의기구·용기,식품제조·가공용기구등을씻는용
도로사용되는제제(製劑)에적용한다.
2)위생용품의유형
(1)1종세척제는사람이그대로먹을수있는야채,과일등을씻
는데사용되는세척제를말한다.
(2)2종세척제는가공기구,조리기구등식품기구(자동식기세척기
포함)․용기를씻는데사용되는세척제를말한다.
(3)3종세척제는식품의제조장치,가공장치등제조․가공용기구
등을씻는데사용되는세척제를말한다.
3)제조기준
(1)1종세척제는효소또는표백작용이있는성분을사용하여서는
아니된다.
(2)1종,2종및3종세척제에사용할수있는성분은[별표1]과같
다.다만,
식품위생법
에따른식품첨가물이거나식품성분으로
인정된경우에는사용할수있다.
이상엽 / 세계무역기구과 / 2017-11-28 17:23:08- 14 -(3)[별표1]에기재되지않은성분을세척제성분으로사용하고자
하는경우에는국외에서사용하고있는근거서류나관련문헌등
을식품의약품안전처장에 제출하여검토받아야한다.
(4)계면활성제를사용하는경우한국산업규격(KS)‘합성세제의생
분해도시험법(KSM2714)’에따라시험할때생분해도가90%
이상이거나수질-액상배지에서유기물의“최종”호기성생분해도
평가방법-용존유기탄소분석법(KSIISO7827)’에따라시험할
때생분해도가70%이상인계면활성제를사용해야한다.
4)규격
구분
항목1종세척제2종세척제3종세척제
pH6.0～10.56.0～10.5
(자동식기세척기용및
세척과정중손에
직접닿지않는곳에
사용하는세척제는
제외)-
메탄올(mg/g)
(고형,분말,
과립상제외)1이하1이하 -
비소(mg/kg)0.05이하0.05이하0.4이하
중금속(mg/kg)1이하1이하2이하
형광증백제불검출불검출불검출
*사용농도에따라기준을적용한다.사용농도가기재되어있지않
거나,세척대상에따라사용농도가다를경우는30배희석액을사
이상엽 / 세계무역기구과 / 2017-11-28 17:23:08- 15 -용농도로한다.
5)사용기준
(1)1종세척제의경우세척제의용액에야채혹은과일을5분이상
담가서는아니된다.
(2)1종세척제의경우세척제의용액으로야채,과일,음식기또는
조리기구등을씻은후에는반드시음용에적합한물로씻어야
한다.이때흐르는물을사용할때에는야채혹은과일을30초
이상,식기류는5초이상씻고흐르지않는물을사용할때는물
을교환하여2회이상씻어야한다.
(3)2종,3종세척제에사용한후에는음식기,조리기구등에세척제
가잔류하지않도록음용에적합한물로씻어야한다.
(4)2종,3종세척제를사용하는경우에는용도이외로사용하거나
규정사용량이상을사용하여서는아니된다.
(5)1종세척제는2종또는3종세척제,2종세척제는3종세척제의
목적으로사용할수있으나,3종세척제는1종또는2종세척제,
2종세척제는1종세척제의목적으로사용하여서는아니된다.
6)시험법
(1)pH:제5.,1.pH,가.희석측정법
(2)메탄올:제5.,2.메탄올
이상엽 / 세계무역기구과 / 2017-11-28 17:23:08- 16 -(3)비소:제5.,18.비소
(4)중금속:제5.,21.중금속
(5)형광증백제:제5.,3.형광증백제
2.헹굼보조제
1)적용범위
자동식기세척기의최종헹굼과정에서식기류에남아있는잔류물제
거,건조촉진등보조적역할을위해사용되는제제(製劑)에적용한
다.
2)위생용품의유형
3)제조기준
(1)헹굼보조제에사용할수있는성분은[별표2]와같다.다만,
식품위생법
의식품첨가물이거나식품성분으로인정된것으로
식품에직접사용되는것을사용할수있다.
(2)[별표2]에기재되지않은성분을헹굼보조제성분으로사용하
고자하는경우에는국외에서사용하고있는근거서류나관련문
헌등을식품의약품안전처장에 제출하여검토받아야한다.
4)규격
이상엽 / 세계무역기구과 / 2017-11-28 17:23:08- 17 -(1)메탄올(mg/g):1이하(고형,분말,과립상은제외한다)
(2)비소(mg/kg)：0.05이하(사용농도에따라기준적용)
(3)중금속(mg/kg)：1이하(사용농도에따라기준적용)
(4)형광증백제：불검출
5)사용기준
헹굼보조제의사용농도를[별표2]의규정사용농도이상사용하여서
는아니된다.
6)시험법
(1)메탄올:제5.,2.메탄올
(2)비소:제5.,18.비소
(3)중금속:제5.,21.중금속
(4)형광증백제:제5.,3.형광증백제
3.일회용 컵
1)적용범위
식품과접촉하는컵으로서일회용으로사용되는제품에적용한다.
2)위생용품의유형
이상엽 / 세계무역기구과 / 2017-11-28 17:23:08- 18 -3)제조기준
제조·가공에사용되는재질및제조방법은
식품위생법
에따른
기
구및용기·포장의기준및규격
(식품의약품안전처 고시)에따라
제조하여야한다.
4)규격
식품위생법
에따른
기구및용기·포장의기준및규격
(식품의약
품안전처고시)에따른다.
5)사용기준
6)시험법
식품위생법
에따른
기구및용기·포장의기준및규격
(식품의약
품안전처고시)에따른다.
4.일회용 숟가락
1)적용범위
식품과접촉하는숟가락으로서일회용으로사용되는제품에적용한
다.
이상엽 / 세계무역기구과 / 2017-11-28 17:23:08- 19 -2)위생용품의유형
3)제조기준
제조·가공에사용되는재질및제조방법은
식품위생법
에따른
기
구및용기·포장의기준및규격
(식품의약품안전처 고시)에따라
제조하여야한다.
4)규격
식품위생법
에따른
기구및용기·포장의기준및규격
(식품의약
품안전처고시)에따른다.
5)사용기준
6)시험법
식품위생법
에따른
기구및용기·포장의기준및규격
(식품의약
품안전처고시)에따른다.
5.일회용 젓가락
1)적용범위
이상엽 / 세계무역기구과 / 2017-11-28 17:23:08- 20 -식품과접촉하는젓가락으로서일회용으로사용되는제품에적용한
다.
2)위생용품의유형
3)제조기준
제조·가공에사용되는재질및제조방법은
식품위생법
에따른
기
구및용기·포장의기준및규격
(식품의약품안전처 고시)에따라
제조하여야한다.
4)규격
식품위생법
에따른
기구및용기·포장의기준및규격
(식품의약
품안전처고시)에따른다.
5)사용기준
6)시험법
식품위생법
에따른
기구및용기·포장의기준및규격
(식품의약
품안전처고시)에따른다.
6.일회용 포크
이상엽 / 세계무역기구과 / 2017-11-28 17:23:08- 21 -1)적용범위
식품과접촉하는포크로서일회용으로사용되는제품에적용한다.
2)위생용품의유형
3)제조기준
제조·가공에사용되는재질및제조방법은
식품위생법
에따른
기
구및용기·포장의기준및규격
(식품의약품안전처 고시)에따라
제조하여야한다.
4)규격
식품위생법
에따른
기구및용기·포장의기준및규격
(식품의약
품안전처고시)에따른다.
5)사용기준
6)시험법
식품위생법
에따른
기구및용기·포장의기준및규격
(식품의약
품안전처고시)에따른다.
이상엽 / 세계무역기구과 / 2017-11-28 17:23:08- 22 -7.일회용 나이프
1)적용범위
식품과접촉하는나이프로서일회용으로사용되는제품에적용한다.
2)위생용품의유형
3)제조기준
제조·가공에사용되는재질및제조방법은
식품위생법
에따른
기
구및용기·포장의기준및규격
(식품의약품안전처 고시)에따라
제조하여야한다.
4)규격
식품위생법
에따른
기구및용기·포장의기준및규격
(식품의약
품안전처고시)에따른다.
5)사용기준
6)시험법
식품위생법
에따른
기구및용기·포장의기준및규격
(식품의약
품안전처고시)에따른다.
이상엽 / 세계무역기구과 / 2017-11-28 17:23:08- 23 -8.일회용 빨대
1)적용범위
식품과접촉하는빨대로서일회용으로사용되는제품에적용한다.
2)위생용품의유형
3)제조기준
제조·가공에사용되는재질및제조방법은
식품위생법
에따른
기
구및용기·포장의기준및규격
(식품의약품안전처 고시)에따라
제조하여야한다.
4)규격
식품위생법
에따른
기구및용기·포장의기준및규격
(식품의약
품안전처고시)에따른다.
5)사용기준
6)시험법
식품위생법
에따른
기구및용기·포장의기준및규격
(식품의약
이상엽 / 세계무역기구과 / 2017-11-28 17:23:08- 24 -품안전처고시)에따른다.
9.일회용 종이냅킨
1)적용범위
사용자의인체를청결하게유지하기위하여개인위생목적으로사
용하는일회용의종이냅킨(칵테일용냅킨포함)에적용한다.
2)위생용품의유형
3)제조기준
펄프를주원료로하여
식품위생법
에따른
기구및용기·포장의
기준및규격
(식품의약품안전처 고시)종이제에따라제조하여야한
다.
4)규격
(1)포름알데히드(mg/L):4이하
(2)형광증백제:불검출
5)사용기준
이상엽 / 세계무역기구과 / 2017-11-28 17:23:08- 25 -6)시험법
(1)포름알데히드:제5.,4.포름알데히드
(2)형광증백제:제5.,3.형광증백제
10. 식품접객업소용 물티슈
1)적용범위
식품위생법
에따른식품접객업의영업소에서손을닦는용도등
으로사용할수있도록포장된물티슈에적용한다.
2)위생용품의유형
3)제조기준
미생물에의한품질저하를방지하여식품접객업소용 물티슈의보존
기간을연장하고자하는경우에한하여살균
보존제를사용할수
있다.다만,사용가능한살균
보존제성분은
식품위생법
에의한
식품첨가물또는
화장품법
에서정한성분에한하여사용기준에
적합하게사용하여야한다.
4)규격
(1)형광증백제:불검출
이상엽 / 세계무역기구과 / 2017-11-28 17:23:08- 26 -(2)일반세균(CFU/g):2,500이하
(3)대장균:음성
5)사용기준
6)시험법
(1)형광증백제:제5.,3.형광증백제
(2)일반세균:제5.,26.일반세균수,가.표준평판법
(3)대장균:제5.,27.대장균
11. 일회용 이쑤시개
1)적용범위
인체에직접적으로사용하는이쑤시개제품에대하여적용한다.다
만,식품용기구는제외한다.
2)위생용품의유형
3)제조기준
이쑤시개는표면이매끄럽도록가공하여야한다.
이상엽 / 세계무역기구과 / 2017-11-28 17:23:08- 27 -구분
항목합성수지제 목재전분제
잔류
규격수분(%)--13이하
납(mg/kg)100이하--
카드뮴(mg/kg)100이하--
용출
규격중금속(mg/L)1.0이하1.0이하1.0이하
과망간산칼륨
소비량(mg/L)10이하--
비소(mg/L)-0.1이하0.1이하
총용출량(mg/L)30이하--
허용외
타르색소(mg/L)-불검출불검출4)규격
5)사용기준
6)시험법
(1)수분:제5.,8.수분
(2)납:제5.,17.납
(3)카드뮴:제5.,19.카드뮴
(4)중금속:제5.,21.중금속
(5)과망간산칼륨소비량:제5.,5.과망간산칼륨소비량
(6)비소:제5.,18.비소
(7)총용출량:제5.,6.총용출량
(8)허용외타르색소:제5.,7.착색료
이상엽 / 세계무역기구과 / 2017-11-28 17:23:08- 28 -12. 일회용 면봉
1)적용범위
인체를청결하게하기위하여사용하는일반면봉에대하여적용한
다.다만,
약사법
에따른의약외품및
화장품법
에따른화장품
은제외한다.
2)위생용품의유형
(1)성인용면봉
어린이용면봉이외의일회용면봉을말한다.
(2)어린이용면봉
만13세이하어린이를대상으로사용하는일회용면봉을말한다.
3)제조기준
4)규격
(1)성상:면체에얼룩이나이물질등이없어야한다.
(2)면체와축의거리(mm):축의끝과면체끝의거리가1이상이
어야한다.
(3)축간거리(mm):면체가덮여지지않은부분이40이상이어야
이상엽 / 세계무역기구과 / 2017-11-28 17:23:08- 29 -항목 규격
유해원소용출1)(mg/kg)안티몬(Sb)60이하
비소(As)25이하
바륨(Ba)1,000이하
카드뮴(Cd)75이하
크롬(Cr) 60이하
납(Pb) 90이하
수은(Hg) 60이하
셀레늄(Se)500이하
유해원소함유량2)(mg/kg)총납(Pb)300이하
총카드뮴(Cd)75이하
프탈레이트계가소제3)(%)DEHP
총합으로써0.1이하 DBP
BBP
1)36개월미만의어린이대상제품으로서,합성수지제축과종이제축에
한하여적용
2)면체와축각각에대하여적용
3)합성수지제축에한하여적용한다.
(4)면체와축의접착강도:적합하여야한다.(나무재질축에한함)
(5)축의강도:적합하여야한다.(나무재질축에한함)
(6)일반세균(CFU/g):300이하(면체에한함)
(7)진균수(CFU/g):300이하(면체에한함)
(8)형광증백제:불검출(면체에한함)
(9)다음규격은어린이용면봉에한하여적용한다.
5)사용기준
이상엽 / 세계무역기구과 / 2017-11-28 17:23:08- 30 -6)시험법
(1)면체와축의거리:제5.,9.면체와축의거리
(2)축간거리:제5.,10.축간거리
(3)면체와축의접착강도:제5.,11.면체와축의접착강도
(4)축의강도:제5.,12.축의강도
(5)일반세균수:제5.,26.일반세균수
(6)진균수:제5.,28.진균수
(7)형광증백제:제5.,3.형광증백제
(8)유해원소용출:제5.,23.유해원소용출
(9)유해원소함유량:제5.,24.총납및총카드뮴
(10)프탈레이트계가소제:제5.,16.프탈레이트계가소제
13. 일회용 기저귀
1)적용범위
대·소변을스스로의힘으로가리기힘든성인및어린이에게사용되
는것으로서사용후폐기되는일회용기저귀제품에적용하며위
생깔개(매트)를포함한다.
2)위생용품의유형
이상엽 / 세계무역기구과 / 2017-11-28 17:23:08- 31 -(1)성인용기저귀
성인의일회용기저귀로팬티형(입거나입히는형),테이프형(점착
테이프및기계접착테이프등으로고정하는형),일자형으로구분
된다.
(2)어린이용기저귀
만13세이하의유아및어린이의일회용기저귀로팬티형,테이프
형,일자형,기저귀라이너(천기저귀및일회용기저귀등의사용량
을줄이기위한목적으로천기저귀또는일회용기저귀등에덧대
어사용하는것)으로구분된다.
(3)성인용위생깔개(매트)
기저귀등의보조수단으로써,대·소변을스스로가리기힘든사람
의침대나요위에깔아오염을방지하는위생깔개(매트)를말한
다.
(4)어린이용위생깔개(매트)
만13세이하의유아및어린이의침대나요위에깔아오염을방
지하는위생깔개(매트)을말한다.
3)제조기준
4)규격
(1)pH:3.0∼10.0(안감에한함)
이상엽 / 세계무역기구과 / 2017-11-28 17:23:08- 32 -항목 규격
유해원소용출1)(mg/kg)
(안감및방수층에한함)안티몬(Sb)60이하
비소(As)25이하
바륨(Ba)1,000이하
카드뮴(Cd)75이하
크롬(Cr) 60이하
납(Pb) 90이하
수은(Hg) 60이하
셀레늄(Se)500이하(2)형광증백제:불검출(안감에한함)
(3)포름알데히드(mg/L)(안감및방수층에한함)
①성인용기저귀및어린이용기저귀:75이하(36개월미만의
어린이용기저귀는20이하)
②성인용위생깔개(매트)및어린이용위생깔개(매트):300이하
(4)염소화페놀류(mg/kg)
①오염화석탄산(PCP):0.5이하
*오염화석탄산(PCP)이란pentachlorophenol로서PCP자체뿐만
아니라나트륨염등모든PCP화합물을포함한함유량을말한다.
②사염화석탄산(TeCP):0.5이하
 *사염화석탄산 (TeCP)란 2,3,5,6-tetrachlorophenol 로서 TeCP자체뿐만 
아니라 나트륨염 등 모든 TeCP화합물을 포함한 함유량을 말한다 .
(5)아조염료(mg/kg):30이하(안감및방수층에한함)
(6)다음규격은어린이용기저귀및어린이용위생깔개(매트)에한
하여적용한다.
이상엽 / 세계무역기구과 / 2017-11-28 17:23:08- 33 -유해원소함유량(mg/kg)
(안감및방수층에한함)총납(Pb)300이하
총카드뮴(Cd)75이하
프탈레이트계가소제2)(%)DEHP
총합으로써0.1이하 DBP
BBP
1)36개월미만의어린이대상제품으로서합성수지제와종이제에한하여
적용
2)합성수지제고정(테이프)에한하여적용
*안감:피부에직접접촉하는면으로구성상최상위층에있는
면을말한다.
**흡수층:흡수하는층으로구성상중간층에있는면을말한다.
***방수층:흡수된액이노출되지않도록방수한면으로구성상
최하위층에있는면을말한다.
****고정(테이프):고정하는데사용하는것을말한다.
5)사용기준
6)시험법
(1)pH:제5.,1.pH,나.수성추출액측정법
(2)형광증백제:제5.,3.형광증백제
(3)포름알데히드:제5.,4.포름알데히드,나.분광광도법
(4)염소화페놀류:제5.,13.염소화페놀류오염화석탄산(PCP)
 제5.,14.염소화페놀류사염화석탄산(TeCP)
이상엽 / 세계무역기구과 / 2017-11-28 17:23:08- 34 -(5)아조염료:제5.,15.아조염료
(6)유해원소용출:제5.,23.유해원소용출
(7)유해원소함유량:제5.,24.총납및총카드뮴
(8)프탈레이트계가소제:제5.,16.프탈레이트계가소제
14. 화장지
1)적용범위
화장실용화장지또는미용화장지에대하여적용한다.다만,이고
시에서기준및규격이정하여져있는것과
화장품법
에따른화
장품은제외한다.
2)위생용품의유형
(1)화장실용화장지
화장실에서위생을위해사용되는화장지를말한다.
(2)미용화장지
얼굴에사용하거나사용되는습윤인장강도가높은여러겹의부
드럽고흡수성이있는화장지를말한다.
3)제조기준
화장실용화장지의경우생산과정에서형광증백제를사용하여서는
이상엽 / 세계무역기구과 / 2017-11-28 17:23:08- 35 -아니된다.
4)규격
(1)포름알데히드(mg/L):4이하
(2)형광증백제:불검출(미용화장지에한함)
5)사용기준
6)시험법
(1)포름알데히드:제5.,4.포름알데히드,가.기기분석법
(2)형광증백제:제5.,3.형광증백제
15. 위생물수건
1)적용범위
식품위생법
에따른식품접객업의영업소에서손세척등에사용하
는물수건을세척,살균,소독등위생적인방법으로재사용처리
해포장한제품에적용한다.
2)위생용품의유형
이상엽 / 세계무역기구과 / 2017-11-28 17:23:08- 36 -3)위생처리기준
(1)원단의구비요건
구분건조무게(g/장)길이(cm/장)폭(cm/장)재료및색깔
1호15g±5%24cm±5%25cm±5%백색의
면타올
2호25g±5%28cm±5%28cm±5%백색의
면타올
(2)위생물수건처리기준
가.회수과정
대여한물수건은부착된오염물질로인한부패등을방지하기위
하여최대한4일이내에회수하여처리하여야한다.
나.전처리과정
부착되어있는오물은세탁전에충분히제거하여오염정도에따
라아주심한것과그렇지않은것을분류하여야한다.
다.본처리과정
가)오염정도가심하지않은물수건의처리방법
(가)소독효과가있는염소제를사용하는방법
①적당량의세제와식품첨가물용또는수처리제조용염소를
첨가하여온수로10분이상세탁및헹굼을충분히한다.
②정수된용수를사용하여세척제가충분히제거될수있도록
헹굼과탈수를번갈아4회이상실시한다.
③염소제첨가에의한소독은2회째헹굼다음에유리염소가
이상엽 / 세계무역기구과 / 2017-11-28 17:23:08- 37 -250ppm이상되도록첨가하여실시한다.
(나)열탕또는증기에의하여소독후세척하는방법
①소독은고온의용수또는100℃이상의증기에10분이상
접촉시킨후세척을실시한다.
②적당량의세제를사용하여온수로10분이상세탁및헹굼
을충분히한후정수된용수를사용하여세척제가충분히
제거될수있도록헹굼과탈수를번갈아4회이상실시한다.
나)오염정도가심한물수건의처리방법
(가)반복세척을행하는방법
①적당량의세제와식품첨가물용또는수처리제조용염소를
첨가하여온수로15분이상세탁및헹굼을충분히한다.
②헹굼및염소제첨가에의한소독은상기가),(가)의②,③
과같은방법으로행하여야한다.
(나)가성소다에의하여처리하는방법
①특히오염정도가심한물수건은식품첨가물용가성소다를
적당량첨가하여온수에15분이상침지를행하고탈수후
행하여야한다.
②세척은상기가)중(가)와같은방법으로실시한다.이때가
성소다가잔류하지않도록세척에철저를기하여야한다.
(다)효소제에의하여처리하는방법
이상엽 / 세계무역기구과 / 2017-11-28 17:23:08- 38 -①전처리는적당량의단백질분해효소와세제를첨가한온수
에40분간침지를행하고탈수후세척을행하여야한다.
②세척은상기가)중(가)와같은방법으로실시하여야한다.
다)상기가)또는나)의방법으로처리함에있어서표백효과를
높이기위하여적당량의염소제등표백제를전처리또는본처
리시에첨가할수있다.
라.탈수과정
본처리를마친물수건은충분히탈수하여야한다.
마.접는과정
물수건을포장하기전접는과정은자동기계를사용함을원칙으로
한다.단,수동작업을하는경우에는작업자의손에의한오염을
방지하기위해위생비닐장갑착용등적절한방법을사용하여야
한다.
바.포장과정
물수건의세척·살균·접는과정이끝나는즉시포장하여야하고,포
장후의재오염이발생하지않도록적절히봉함하여야한다.
사.공급및보관
포장된물수건제품은신속히공급하여야하며,부득이한경우에
는10℃이하에서보관하여야한다.
이상엽 / 세계무역기구과 / 2017-11-28 17:23:08- 39 -4)규격
(1)성상:외관이심하게손상되거나변색되어서는아니된다.
(2)이물:이물질이부착되어있어서는아니된다.
(3)이취:소독제이외의이취가있어서는아니된다.
(4)대장균:음성
(5)세균수
가)1호:100,000이하/장
나)2호:150,000이하/장
(6)납(mg/kg):20이하
(7)수은(mg/kg):20이하
(8)비소(mg/kg):20이하
(9)카드뮴(mg/kg):20이하
(10)6가크롬(mg/kg):20이하
5)사용기준
위생물수건처리업자는 아래의사용기준을
식품위생법
에따른식
품접객업의영업소에주지시킬의무가있다.
(1)대여받은제품은4일이내에사용하도록하여야한다.
(2)고객의손이나얼굴을닦기위하여대여하는것이어야하고식
탁의행주용등다른목적으로사용하여서는아니된다.
(3)미사용의제품은사용자에게제공하기전에가습및60℃이상
이상엽 / 세계무역기구과 / 2017-11-28 17:23:08- 40 -으로보온하는경우를제외하고는10℃이하로냉장보관하여야
한다.
(4)사용한제품은뚜껑이있는용기등에넣어회수전까지위생적
으로보관한다.
6)시험법
(1)대장균:제5.,27.대장균
(2)세균수:제5.,26.일반세균수
(3)납(mg/kg):제5.,17.납
(4)수은(mg/kg):제5.,20.수은
(5)비소(mg/kg):제5.,18.비소
(6)카드뮴(mg/kg):제5.,19.카드뮴
(7)6가크롬(mg/kg):제5.,22.6가크롬
16. 일회용 행주
1)적용범위
주방에서식품용기구나식탁등을닦기위하여사용하는일회용
제품으로서종이제등으로만들어진건조제품에대하여적용한다.
2)위생용품의유형
이상엽 / 세계무역기구과 / 2017-11-28 17:23:08- 41 -3)제조기준
4)규격
(1)포름알데히드(mg/L):4이하
(2)형광증백제:불검출
5)사용기준
6)시험법
(1)포름알데히드:제5.,4.포름알데히드
(2)형광증백제:제5.,3.형광증백제
17. 일회용 타월
1)적용범위
식품의유
수분등을닦아내거나손의물기를제거하는용도로사
용되는종이제등으로만들어진일회용타월에대하여적용한다.
2)위생용품의유형
(1)키친타월
이상엽 / 세계무역기구과 / 2017-11-28 17:23:08- 42 -구분
항목키친타월핸드타월
잔류
규격PCBs(mg/kg) 5이하 -
용출
규격비소(mg/L) 0.1이하 -
납(mg/L) 1이하 -
포름알데히드(mg/L)4이하 4이하
형광증백제불검출 -식품과접촉되어사용되는타월을말한다.
(2)핸드타월
화장실등에서손의물기제거등의용도로사용되는수세용타월
을말한다.
3)제조기준
핸드타월의경우생산과정에서형광증백제를사용하여서는아니된
다.
4)규격
5)사용기준
6)시험법
(1)PCBs:제5.25.PCBs
(2)비소:제5.18.비소
이상엽 / 세계무역기구과 / 2017-11-28 17:23:08- 43 -(3)납:제5.17.납
(4)포름알데히드:제5.4.포름알데히드,가.기기분석법
(5)형광증백제:제5.3.형광증백제
이상엽 / 세계무역기구과 / 2017-11-28 17:23:08- 44 -제4.검체의 채취 및취급방법
1.검체채취 및취급의 의의
검체의채취는
위생용품관리법
에따라서위생용품위생감시원이
검사대상으로부터일부의검체를채취하여기준및규격적합여부
검사를실시하여그검사결과에따라행정조치등이이루어지게되
므로검사대상선정,검체채취·취급·운반·시험검사등은효율성을확
보하면서과학적인방법으로수행되어야한다.따라서,검체를채취
하여위생용품검사기관에 검사의뢰하는것은중요한의의를가지므
로관계공무원은검체채취및취급방법등에대하여충분한지식을
가지고그직무를수행하여야한다.
2.용어의 정의
1)검체:검사대상으로부터채취된시료를말한다.
2)검사대상:같은조건에서제조·가공·소분·위생처리된위생용품으
로검체가채취되는하나의대상을말한다.
3)대포장검체:최종소비자에게그대로유통판매되는형태가아
닌대용량으로포장된검사대상을말한다.
3.검체채취의 일반원칙
1)검체의채취는
위생용품관리법
제26조및같은법시행령제13
이상엽 / 세계무역기구과 / 2017-11-28 17:23:08- 45 -조에서규정하는자가수행하여야한다.
2)검체는검사목적,검사항목등을참작하여검사대상전체를대표
할수있는최소한도의양을수거하여야한다.
3)검체를채취하는때에는검사대상으로부터[별표3]난수표를사
용하여대표성을가지도록하여야한다.다만,난수표를사용할수
없는사유가있을때에는채취자가검사대상을선정·채취할수있다.
4)검체를채취할때는규격검사에필요한양만큼채취한다.
5)채취된검체에의해검사대상이손상되지않도록주의하여야하
고,위생용품을포장하기전또는포장된것을개봉하여검체로채
취하는경우에는이물질의혼입,미생물의오염등이되지않도록
주의하여야하며,채취한검체는봉인하여야하고파손하지않고는
봉인을열수없도록하여야한다.
4.검체의 채취 및취급요령
검체채취시에는검사목적,대상위생용품의종류와물량,오염가
능성,균질여부등검체의물리·화학·생물학적상태를고려하여야
한다.
1)검체의채취요령
(1)포장된검체의채취
(가)상자등에넣어유통되는위생용품은가능한한개봉하지않
고그대로채취한다.
이상엽 / 세계무역기구과 / 2017-11-28 17:23:08- 46 -(나)대형상자에넣은위생용품은검사대상전체를대표할수있
는일부를채취할수있다.
(2)냉장검체의채취
냉장위생용품을검체로채취하는경우에는그상태를유지하면
서채취하여야한다.
(3)미생물검사를요하는검체의채취
(가)검체를채취·운송·보관하는때에는채취당시의상태를유지할
수있도록밀봉되는용기·포장등을사용하여야한다.
(나)검체를소분채취할경우에는멸균된기구·용기등을사용하
여무균적으로행하여야한다.
(다)검체는부득이한경우를제외하고는정상적인방법으로보관·
유통중에있는것을채취하여야한다.
(라)검체는관련정보및특별수거계획에의한경우를제외하고는
완전포장된것에서채취하여야한다.
(4)컨테이너검체의채취
(가)여러개의컨테이너가하나의검사대상인경우에는다음표에
따라컨테이너를개봉하여검체를채취하여야한다.다만,이
검체채취및취급방법상규정된검체채취지점수등을고려하
여개봉수를가감할수있다.
이상엽 / 세계무역기구과 / 2017-11-28 17:23:08- 47 -컨테이너수 1-3개 4-6개 7-10개 11-20개 21-30개 31-50개 51개 이상
개봉수 1개 2개 이상 3개 이상 4개 이상 6개 이상 8개 이상 10개 이상
(나)컨테이너에실려있는상태에서대표성있는검체를수거할
수없는경우에는당해위생용품을검사가능하도록1/3이상
꺼내게한후검체를채취할수있다.
2)검체채취내역서의기재
관계공무원은검체채취시당해검체와함께[별표4]검체채취
내역서를첨부하여야한다.다만,검체채취내역서를생략하여도기
준·규격검사에지장이없다고인정되는때에는그러하지아니할수
있다.
3)식별표의부착
수입위생용품검사 (유통수거검사는제외한다)의경우검체채취후
검체를수거하였음을나타내는[별표5]식별표를보세창고등의
해당제품에부착한다.
4)검체의운반요령
가)채취된검체는오염,파손,손상,변형등이되지않도록주의하
여검사실로운반하여야한다.
나)검체가장거리로운송되거나대중교통으로운송되는경우에는
손상되지않도록특히주의하여포장한다.
다)냉장검체의운반
이상엽 / 세계무역기구과 / 2017-11-28 17:23:08- 48 -냉장검체는온도를유지하면서운반하여야한다.얼음등을사용
하여냉장온도를유지하는때에는얼음녹은물이검체에오염되
지않도록주의하여야하며,드라이아이스사용시검체가냉동되
지않도록주의하여야한다.
라)미생물검사용검체의운반
(가)부패·변질의우려가있는검체
미생물검사를하는검체는멸균용기에무균적으로채취하여저
온(5±3℃이하)을유지하면서24시간이내에검사기관에운반하
여야한다.부득이한사정으로이규정에따라검체를운반하지
못한경우에는재수거하거나채취일시및그상태를기록하여검
사기관에검사의뢰한다.
(나)부패·변질의우려가없는검체
미생물검사용검체일지라도운반과정중부패·변질우려가없는
검체는반드시냉장온도에서운반할필요는없으나오염,검체및
포장의파손등에주의하여야한다.
(다)얼음등을사용할때의주의점
얼음등을사용할때에는얼음녹은물이검체에오염되지않도
록주의하여야한다.
5.검체채취 기구 및용기
1)검체채취기구및용기는검체의종류,형상,용기·포장등이다양
이상엽 / 세계무역기구과 / 2017-11-28 17:23:08- 49 -하므로검체의수거목적에적절한기구및용기를준비하여야한
다.
2)
기구및용기·포장의기준및규격
(식품의약품안전처 고시)에
적합한것이어야한다.
3)기구및용기는운반,세척,멸균에편리한것이어야하며미생물
검사를위한검체채취의기구·용기중검체와직접접촉하는부분
은반드시멸균처리하여야한다.
4)검체와직접접촉하는기구및용기는검사결과에영향을미치지
않는것이어야한다.
5)검체채취기구및용기의종류
가)채취용기구
저울,핀셋,가위,칼,캔따개,망치,전기톱또는톱,드라이어,피
펫,커터,액체검체채취용펌프또는튜브,국자,깔때기등
나)채취용용기·포장
검체봉투(대,중,소),검체채취병(광구병)등
다)미생물검사용검체채취기구
멸균백,멸균병,일회용멸균플라스틱피펫,멸균피펫inspirator,
일회용멸균장갑,70%에틸알콜,멸균스테인레스국자,멸균스
테인레스집게등
라)냉장·냉동검체운반기구
아이스박스,아이스팩,실시간온도기록계등
이상엽 / 세계무역기구과 / 2017-11-28 17:23:08- 50 -마)기타
안전모,간이사다리,위생장화,테이프,사진기,필기구등
이상엽 / 세계무역기구과 / 2017-11-28 17:23:08- 51 -순번 성분명 (한글 ) 성분명 (영문 ) 구분 (종)
1 1,3-이아미노메틸시클로헥산 1,3-bis(aminomethyl)cyclohexane 2,3
21-히드록시에틸 -1-벤질 -2-운데
실이미다졸리움 클로라이드1-Hydroxyethyl-1-Benzyl-2-Undecyli
midazolium Chloride3
31-히드록시에틸리덴 -1,1-디포스
포린산1-Hydroxy ethylidene-1,1-diphosphonic 
acid2,3
4 2,4,7,9-테트라메틸 -5-데킨-4,7-디올 2,4,7,9-Tetra methyl-5-decyne-4,7-diol 3
52-디메틸아미노에틸 
2-메틸 -2-프로페노에이트 
폴리머 (1,2-프로판디올 
모노 -2-프로페노에이트 ,
2-히드록시 -1,2,3-프로판트리카
르복시레이트 포함 )2-(Dimethylamino)ethyl
2-methyl-2-propenoate polymer with
1,2-propanediol mono-2-propenoate,
2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylate2,3
6 2-아미노 -2-메틸 -1-프로판올 2-Amino-2-methyl-1-propanol 2*,3
7 2-포스포노 -부탄-1,2,4-트리카르복실산2-phosphono butane-1,2,4-tricarboxylic 
acid3
8개미산 Formic acid 1,2,3
9과붕산나트륨 Sodium perborate 2*,3
10과산화수소 Hydrogen peroxide 3
11과산화요소 Urea Peroxide 1,2,3
12과탄산나트륨 Sodium percarbonate 2,3
13구연산 Citric acid 1,2,3
14구연산나트륨 Sodium citrate 1,2,3
15구연산나트륨이수화물 Sodium citrate, dihydrate 1,2,3
16규산나트륨 Sodium silicate 1,2,3
17규산마그네슘 Magnesium silicate 1,2,3
18규산칼륨 Potassium silicate 1,2,3
19글루코스 아미드 Glucose amide 2,3
20글루코헵토산나트륨 Sodium glucoheptonate 2,3
21글루콘산 Gluconic acid 1,2,3
22글루콘산나트륨 Sodium gluconate 1,2,3【별표 1】세척제에 사용할 수있는 성분
이상엽 / 세계무역기구과 / 2017-11-28 17:23:08- 52 -순번 성분명 (한글 ) 성분명 (영문 ) 구분 (종)
23글리세린 Glycerin 1,2,3
24글리세린 지방산 에스테르 Glycerin fatty acid ester 1,2,3
25글리세릴폴리옥시에틸에테르 Glyceryl polyoxyethylether 2,3
26녹차추출물 Green Tea Ext. 1,2,3
27니트릴로트리아세트산삼나트륨 Trisodium nitrilotriacetate 2*,3
28데나토늄벤조에이트 Denatoniumbenzoate 2,3
29데카노인산 Decanoic acid 2,3
30데히드로초산나트륨 Sodium dehydroacetate 1,2,3
31디메틸설폭시드 Dimethyl sulfoxide 2,3
32디메틸올 -5,5-디메틸히단토인 Dimethylol-5,5-dimethylhydantoin 2,3
33디부틸 히드록시 톨루엔 2,6-di-t-butyl-4-methylphenol 1,2,3
34디에탄올아민 Diethanolamine 2,3
35디에틸렌 글리콜 모노부틸 
에테르Diethylene glycol monobutyl ether 2,3
36디에틸렌삼아민오아세틸산
오나트륨염Penta sodium salt ofDiethylene
Triamine Penta Acetic Acid2,3
37디에틸렌트리아민 
펜타메틸렌포스포네이트Diethylenetriamine pentamethylene
phosphonate1,2,3
38디카르복실산 Dicarboxylic acid(C4-6) 1,2,3
39디클로이소시아눌산나트륨 Sodium dichloroisocyanurate 2,3
40디클로로이소시아눌산칼륨 Potassium dichloroisocyanurate 3
41디클로로 -s-트리아진트리온 Dichloro-s-triazinetrione 3
42디클로산 Dichlosan 2,3
43디프로필렌 글리콜 메틸에테르 Dipropylene glycol methylether 2,3
44라우라미도프로필아민 옥시드 Lauramidopropylamine oxide 2,3
45라우릴 미리스틴모노에탄올아미드 Lauryl myristin monoethanolamide 2,3
46라우릴 에테르 에톡시 설페이트 
나트륨Sodium Lauryl Ether ethoxy sulfate 1,2,3
47라우릴 에테르 황산나트륨 Sodium Lauryl Ether Sulfate 1,2,3
48라우릴 염화 피코릴레움 Lauryl Picolineum Chloride 2,3
이상엽 / 세계무역기구과 / 2017-11-28 17:23:08- 53 -순번 성분명 (한글 ) 성분명 (영문 ) 구분 (종)
49라우릴 폴리글루코사이드 Lauryl Polyglucoside (Vegetable oilext.) 2,3
50라우릴 황산나트륨 Sodium lauryl sulfate 2,3
51리그노술폰산나트륨 Sodium lignosulfonate 3
52말레인산 Maleic acid 1,2,3
53말레인산아크릴산공중합체 염화물Maleic acid, acrylic acid copolymer of
sodium salt2,3
54메타규산나트륨 Sodium metasilicate 1,2,3
55메타중아황산나트륨 Sodium metabisulfite 1,2,3
56메탄술폰산 Methanesulfonic acid 3
57메틸글리신디초산나트륨 Sodium methylglycinediacetate 2,3
58메틸셀룰로오스나트륨 sodium methylcellulose 1,2,3
59메틸옥시란 중합체 옥시란 함유 
모노헥실 에테르Methyloxirane polymer with oxirane,
monohexyl ether3
60메틸옥시레인 ,중합체함유 옥시레인
에테르 
함유 (1,2-에탄딜 -디니트리로 )테
트라커스 (프로판올 )Methyloxirane polymer with
oxirane, ether with(1,2-ethane
diyldinitrilo)tetrakis(propanol)2,3
61메틸파라벤 Methylparaben 1,2,3
62모노과황산칼륨 Potassium monopersulfate 2,3
63모노디알킬인산에스테르 Mono-(di)alkyl phosphoric acid ester 2,3
64모노에탄올아민 Monoethanol amine 2,3
65무정형 착규산염 Amorphous complex silicate 2,3
66미리스틸디메틸아민옥사이드 Myristyldimethylamine oxide 1,2,3
67벤조트리아졸 benzotriazol 2,3
68복숭아잎 추출물 Peach leaves fluid 2,3
79부톡시에톡시 초산나트륨 Sodium butoxyethoxy acetate 3
70붕산 Boric acid 1,2,3
71브로노폴 Bronopol 2,3
72산성피로인산나트륨 Disodium dihydrogen pyrophosphate 1,2,3
73산화마그네슘 Magnesium oxide 1,2,3
74살구추출물 Apricot HSext. 1,2,3
이상엽 / 세계무역기구과 / 2017-11-28 17:23:08- 54 -순번 성분명 (한글 ) 성분명 (영문 ) 구분 (종)
75설파민산 Sulfamic acid 2,3
76소르빈산칼륨 Potassium sorbate 1,2,3
77수산화나트륨 Sodium hydroxide 1,2,3
78수산화칼륨 Potassium hydroxide 2,3
79수소첨가피마자유 PEG-40 Hydrogenated Castor Oil 2,3
80스티렌 /아크릴 중합체 Styrene/Acrylates Copolymer 2,3
81스티렌 /아크릴산 암모늄 
공중합체Styrene/Acrylic acid polymer,
ammonium salt2,3
82아민폴리글리콜콘덴세이트 Aminepolyglycol condensate 3
83아밀라아제 Amylase 2,3
84안식향 추출물 Benzoin Extract 1,2,3
85안식향산나트륨 Sodium benzoate 1,2,3
86알로에 에센스 Aloe essence 1,2,3
87알로에베라 젤 Aloe vera gel 1,2,3
88알로에추출물 Aloe Ext. 1,2,3
89알루민산 나트륨 Sodium aluminate 2,3
90알루민산실리콘 Silicone aluminate 2,3
91알카놀아민 Alkanol amine 2,3
92알칸술폰산나트륨 Sodium alkansulfonate 2,3
93알코올알콕시레이트 Alcohol alkoxylate 2,3
94알킬글루코시드 Alkyl glucoside 1,2,3
95알킬벤젠설폰네이트 Alkylbenzene sulfonate 1,2,3
96알킬 (C12-C15) 에테르 
황산암모늄Ammonium C12-15 pareth sulfate 2,3
97알킬폴리글루코시드 Alkylpolyglucoside 1,2,3
98알킬 폴리에틸렌 글리콜 
폴리옥시 프로필렌 글리콜 
에테르Alkyl polyethylene glycol
polyoxypropylene glycol ether2,3
99알킬 (C12-C18) 폴리에틸렌글리콜 
(3EO-8EO) 폴리프로필렌글리콜
(8PO)에테르Alkyl(C12-C18)
polyethyleneglycol(3EO-8EO)
polypropyleneglycol(8PO)ether2,3
100알킬디메틸 벤질염화암모니움 Alkyl dimethyl benzyl ammonium 2,3
이상엽 / 세계무역기구과 / 2017-11-28 17:23:08- 55 -순번 성분명 (한글 ) 성분명 (영문 ) 구분 (종)
chloride
101알킬디메틸베타인 Alkyl dimethyl betaine 2,3
102알킬디메틸아민옥사이드 Alkyl dimethyl amine oxide 1,2,3
103알킬메틸에틸벤질염화암모늄Alkylmethyl ethyl benzyl ammonium
chloride2,3
104알킬벤젠설폰산 Alkylbenzene sulfonic acid 1,2,3
105알킬에톡시나트륨 Sodium alkyl ethoxylate 2,3
106알킬폴리에틸렌 글리콜 Alkyl(C12-C18) polyethylene glycol 2,3
107알파 술포 메틸 코코넛 나트륨Alpha Sulfo Methyl Coconut
Sodium salt (Coconut OilExt.)2,3
108암모니아수 Ammonium hydroxide 2,3
109에스테라아제 Esterase 2,3
110에탄올 Ethanol 1,2,3
111에톡시레이티드 지방알콜 Ethoxylated Fatty Alcohol 2,3
112에틸렌글리콜 ethyleneglycol 2,3
113에틸렌글리콜모노부틸에테르 Ethylene glycol monobutyl ether 2,3
114염산 Hydrochloric Acid 2,3
115염화나트륨 Sodium chloride 1,2,3
116염화디데실메틸암모늄 Didecyl methyl ammonium chloride 2,3
117염화디알킬 디메틸 암모늄염 Dialkyl dimethyl ammonium chloride 2,3
118염화마그네슘 Magnesium chloride 1,2,3
119염화아연 Zinc chloride 2,3
120염화암모늄 Ammonium chloride 1,2,3
121염화칼슘 Calcium chloride 1,2,3
122오이추출물 Cucumber Ext. 1,2,3
123옥사반 -A Oxaban-A 2,3
124옥타노익산 Octanoic Acid 2,3
125옥탄설폰산 나트륨 Sodium octane sulfonate 2,3
126옥탄포스포닉산 Octanephosphonic acid 2,3
127옥틸황산염나트륨 Sodium octyl sulfate 2,3
이상엽 / 세계무역기구과 / 2017-11-28 17:23:08- 56 -순번 성분명 (한글 ) 성분명 (영문 ) 구분 (종)
128올레인산 Oleic acid 1,2,3
129요소 Urea 1,2,3
130요오드 Iodine 2,3
131요오드칼륨 Potassium iodide 1,2,3
132은 Silver 3
133이디티에이 2나트륨Ethylene diamine tetra acetic acid,
disodium salt(EDTA-2Na)1,2,3
134이디티에이 3나트륨Ethylenediamine tetra acetic acid,
trisodium salt(EDTA-3Na)1,2,3
135이디티에이 4나트륨Ethylene diamine tetra acetic acid,
tetrasodium salt(EDTA-4Na)1,2,3
136이소프로필알콜 Isopropyl alcohol 2,3
137이차 알칸 술포네이트 Secondary alkane sulfonate 2,3
138인산 1-헥사데카놀 1-Hexadecanol phosphate 2,3
139인산아미노트리메틸렌 Aminotrimethylene phosphate 2,3
140인산에스테르 phosphoric acid ester 1,2,3
141자당지방산에스테르 Sucrose fatty acid ester 1,2,3
142제라니올Geraniol(3,7-dimethyl-trans-2,6-octadi
en-1-ol)1,2,3
143제사 코코 알킬아민 에톡실레이트 Quaternary coco alkylamine ethoxylate 3
144제삼인산나트륨 Sodium phosphate, tribasic 1,2,3
145제이인산나트륨 Sodium Phosphate,Dibasic 1,2,3
146제일인산나트륨 Sodium Phosphate, monobasic 1,2,3
147중규산나트륨 Sodium disilicate 2,3
148지방산 탈로우 Tallow fatty acid 1,2,3
149지방산 ,이소노네인 ,
3,5,5-트리메틸헥사놀산Fatty acid, Isononane,
3,5,5-Trimethylhexanoic acid3
150지방산코코넛 Coconut fatty acid 1,2,3
151지방산폴리글리세롤에테르 Polyglycerol fatty acid ether 2,3
152질산 Nitric acid 3
153차아염소산나트륨 Sodium hypochlorite 2,3
이상엽 / 세계무역기구과 / 2017-11-28 17:23:08- 57 -순번 성분명 (한글 ) 성분명 (영문 ) 구분 (종)
154차아염소산칼슘 Calcium hypochlorite 3
155초산 Acetic acid 1,2,3
156초산나트륨 Sodium acetate 1,2,3
157카라멜 Caramel 1,2,3
158카르복시 메틸셀루로오스나트륨 Sodium carboxy methylcellulose 1,2,3
159카르복실산 나트륨 Sodium carboxylate 2,3
160카보닐히드롤라아제 Carbonyl hydrolases 2,3
161칼슘디소디움 에틸렌 
디아민테트 라 아세테이트Calcium disodium ethylene
diaminetetra
acetate2,3
162코코넛 디에탄올아미드 Coconut fatty acid diethanolamide 1,2,3
163코코넛아미도 프로필 베타인 Cocoamidopropyl betaine 1,2,3
164코코아모카르복시 글리시네이트 Cocoamphocarboxy glycinate 3
165코크아미도 프로필아민 산화물 Cocamidopropyl amine oxide 3
166코크아미드 디에탄올아민 Cocamide diethanolamine 2,3
167퀴놀린 옐로우 Quinolin Yellow 2,3
168큐멘설폰산 나트륨 Sodium cumene sulfonate 2,3
169큐멘설폰산 지방알콜 Cumen sulfonate fatty alcohol 2,3
170클로로헥시딘 디글루콘산염 Chlorohexidine digluconate 3
171키실렌설폰산나트륨 Sodium xylene sulfonate 2,3
172키실렌설폰산칼슘 Calcium xylene sulfonate 2,3
173탄산나트륨 Sodium carbonate 1,2,3
174탄산수소나트륨Sodium hydrogen carbonate, sodium
bicarbonate1,2,3
175탄산칼륨 Potassium carbonate 1,2,3
176테트라아세틸렌디아민 Tetraacetylethylene diamine(TAED) 2*,3
177톨루엔 술폰산 toluene sulfonic acid 2,3
178톨루엔 술폰산 나트륨 Sodium toluene sulfonate 2,3
179톨루엔 술폰산 칼륨 Potassium toluene sulfonate 2,3
180트리에탄올아민 Triethanol amine 2,3
이상엽 / 세계무역기구과 / 2017-11-28 17:23:08- 58 -순번 성분명 (한글 ) 성분명 (영문 ) 구분 (종)
181트리에틸렌글리콜 Triethylene glycol 2,3
182트리클로산 Triclosan 2,3
183트리클로카반 Triclocarban 2,3
184삼인산나트륨 Sodium triphosphate 1,2,3
185트리폴리인산나트륨 Sodium tripolyphosphate 1,2,3
186파라옥시안식향산 부틸 Butyl-p-hydroxybenzoate 1,2,3
187파라옥시안식향산 에틸 Ethyl-p-hydroxybenzoate 1,2,3
188파라옥시안식향산 이소부틸 Isobutyl-p-hydroxybenzoate 1,2,3
189파라옥시안식향산 이소프로필 Isopropyl-p-hydroxybenzoate 1,2,3
190파라핀 오일 Paraffine oil 1,2,3
191파라핀 왁스 paraffin wax 1,2,3
192파인오일 Pine oil 1,2,3
193패각소성칼슘 　 1,2,3
194페이턴트블루 V Patent blue V 2,3
195펜타소디움디에틸렌트리아민
펜타아세테이트Pentasodium
diethylenetriaminepentaacetate2,3
196펜타아민아세토코발트 질산염Penta Amine Acetato Cobalt III
Nitrate3
197포스피노폴리카르복실산 Phosphino polycarboxylic acid 2,3
198폴리디메틸실록산 Polydimethyl siloxane 2,3
199폴리디메틸아미노에틸메타크릴레
이트Polydimethyl amino ethyl
methacrylate2,3
200폴리소르베이트 20Polyoxyethylene(20) sorbitan
monolaurate1,2,3
201폴리소르베이트 80Polyoxyethylene(80) sorbitan
monooleate1,2,3
202폴리아크릴 /이타코닉 코폴리머 Polyacryl/itaconic copolymer 2,3
203폴리아크릴산 Polyacrylic acid 2,3
204폴리아크릴산나트륨 Sodium polyacrylate 2,3
205폴리알킬렌 글리콜 에테르 Polyalkylene glycol ether 2,3
206폴리에톡시 폴리프로폭시 
알터네이팅 콘덴세이트Polyethoxy polypropoxy alternating
condensate2,3
이상엽 / 세계무역기구과 / 2017-11-28 17:23:08- 59 -순번 성분명 (한글 ) 성분명 (영문 ) 구분 (종)
207폴리에톡시 폴리프로폭시 
알터네이팅 콘덴세이트 
벤질레이트Polyethoxy polypropoxy alternating
condensat ebenzylate2,3
208폴리에틸렌 글리콜 Polyethylene glycol 1,2,3
209폴리에틸렌폴리프로필렌 공중합물Polyethylene polypropylene block
copolymer1,2,3
210폴리옥시알킬렌알킬에테르 Polyoxyalkylene alkyl ether 2,3
211폴리옥시에틸렌 올레일에테르 Polyoxyethylene oleyl ether 2,3
212폴리옥시에틸렌알킬에테르 Polyoxyethylene alkyl ether 2,3
213폴리프로필렌글리콜 Polypropylene glycol 2,3
214표백분 Bleaching powder 3
215프로테아제 Protease 2,3
216프로필렌 글리콜 Propylene glycol 1,2,3
217프로필렌글리콜 1-메틸에테르 Propylene glycol 1-methyl ether 2,3
218피로인산칼륨 Potassium pyrophosphate 1,2,3
219피마자유 Castor oil 1,2,3
220헥사메타인산나트륨 Sodium hexametaphosphate 1,2,3
221황산 sulfuric acid 2,3
222황산나트륨 Sodium Sulfate 2,3
223황산마그네슘 Magnesium sulfate 2,3
224황삼산화물 Sulfur trioxide 2,3
225히드록시에틸셀룰로오스 Hydroxy ethylcellulose 2,3
226 C12-14선형 글루코스아미드 C12-14 Linear glucose amide 2,3
227C12-15-옥소알콜에톡시레이티드 
프로폭시레이티드C12-15-Oxoalcohol ethoxylate
propoxylate2,3
228 D-글루코스데실옥틸에테르 D-glucose decyloctyl ether 2,3
229 PCA나트륨 Sodium PCA 2,3
230α-라우릴 -오메가 -하이드록시폴 리
(옥시에틸렌 )α-Lauryl-omega-hydroxypoly(oxyethylene) 1,2,3
이상엽 / 세계무역기구과 / 2017-11-28 17:23:08- 60 -순번 성분명 (한글 ) 성분명 (영문 ) 구분 (종)
231α-올레핀설폰산나트륨 α-olefin sulfonate(AOS) 1,2,3
<색 소>
1식용색소 녹색 제3호 Fast green FCF 1,2,3
2녹색 201호 Alizarine Cyanine Green F 2,3
3녹색 202호 Quinizarine green SS 2,3
4녹색 204호 Pyranine Conc 2,3
5녹색 2호 Light green SFyellowish 2,3
6녹색 401호 Naphthol green B 2,3
7녹색 402호 Guinea green B 2,3
8식용색소 적색 제2호 Amaranth 1,2,3
9식용색소 적색 제40호 Alura red(Food Red 40) 1,2,3
10식용색소 적색 제102호 New Coccin(or Ponceau 4R) 1,2,3
11적색 103호의 (1) Eosine YS 2,3
12적색 104호의 (1) Phloxine B 2,3
13적색 104호의 (2) Phloxine BK 2,3
14적색 105호의 (1) Rose bengal 2,3
15적색 105호의 (2) Rose bengal K 2,3
16적색 106호 Acid Red 2,3
17적색 201호 Lithol Rubine B 2,3
18적색 202호 Lithol Rubine BCA 2,3
19적색 203호 Lake red C 2,3
20적색 204호 Lake red CBA 2,3
21적색 205호 Lithol red 2,3
22적색 206호 Lithol red CA 2,3
23적색 207호 Lithol red BA 2,3
24적색 208호 Lithol red SR 2,3
25적색 213호 Rhodamine B 2,3
26적색 214호 Rhodamine BAcetate 2,3
27적색 215호 Rhodamine BStearate 2,3
이상엽 / 세계무역기구과 / 2017-11-28 17:23:08- 61 -순번 성분명 (한글 ) 성분명 (영문 ) 구분 (종)
28적색 218호 Tetrachlorotetrabromofluorescein 2,3
29적색 219호 Brilliant lake red R 2,3
30적색 220호 Deep Maroon 2,3
31적색 221호 Toluidine red 2,3
32적색 223호 Tetrabromofluorescein 2,3
33적색 225호 SudanⅢ 2,3
34적색 226호 Helindon Pink CN 2,3
35적색 227호 Fast Acid magenta 2,3
36적색 228호 Permaton red 2,3
37적색 230호의 (2) Eosine SK 2,3
38적색 401호 Violamine R 2,3
39적색 404호 Brilliant fast scarlet 2,3
40적색 405호 Parmanent red F5R 2,3
41적색 503호 Ponceau R 2,3
42적색 504호 Ponceau SX 2,3
43적색 506호 Fast red S 2,3
44식용색소청색 제1호 Brilliant blue FCF 1,2,3
45식용색소 청색 제2호 Indigocarmine 1,2,3
46청색 201호 Indigo 2,3
47청색 202호 Patent blue NA 2,3
48청색 203호 Patent blue CA 2,3
49청색 204호 Carbanthrene blue 2,3
50청색 205호 Alphazurine FG 2,3
51청색 403호 Sudan blue B 2,3
52청색 404호 Phthallocyanine blue 2,3
53식용색소 황색 4호 Tartrazine 1,2,3
54식용색소 황색 5호 Sunset yellow FCF 1,2,3
55황색 201호 Fluorescein 2,3
56황색 202호의 (1) Uranine 2,3
이상엽 / 세계무역기구과 / 2017-11-28 17:23:08- 62 -순번 성분명 (한글 ) 성분명 (영문 ) 구분 (종)
57황색 202호의 (2) Uranine K 2,3
58황색 203호 Quinoline yellow WS 2,3
59황색 204호 Quinoline yellow SS 2,3
60황색 205호 Benzidine yellow G 2,3
61황색 401호 Hanza yellow 2,3
62황색 403호의 (1) Naphthol yellow S 2,3
63황색 407호 Fast Light yellow 3G 2,3
64등색 201호 Dibromofluorescein 2,3
65등색 203호 Permanent orange 2,3
66등색 204호 Benzidine orange G 2,3
67등색 205호 OrangeⅡ 2,3
68등색 206호 Diiodofluorescein 2,3
69등색 207호 Erythrosine yellowish NA 2,3
70등색 402호 Orange I 2,3
71자색 201호 Alizurine purple SS 2,3
72자색 401호 Alizurol purple 2,3
73갈색 201호 Resorcin Brown 2,3
74흑색 401호 Naphthol blue black 2,3
<향 료>
1구연산 향료 Citrus fragrance 1,2,3
2레몬향 Perfume, Lemon flavor 1,2,3
3사과향 Apple fragrance 1,2,3
4스위트 오렌지 오일 Sweet orange oil 1,2,3
5시트랄 Citral (3,7-dimethyl-2,6-octadienol) 2,3
6오렌지엣센스 (오렌지향 ) Orange essence (Orange fragance) 1,2,3
7천연레몬오일 Natural lemon oil 1,2,3
8텐시드향 Tensid flavor 2,3
9 L-멘톨 L-menthol 1,2,3
*2*:자동식기세척기용및산업용식기류에한정
이상엽 / 세계무역기구과 / 2017-11-28 17:23:08- 63 -순번 성분명 (한글 ) 성분명 (영문 ) 사용농도
1구연산 Citric acid 농도제한 없음
2 D-글루콘산나트륨D-Gluconic acid,monosodium
salt760 ppm이하
3글루타르알데히드 Glutaraldehyde 0.3ppm이하
4α-라우로일 -ω-하이드록시
폴리 (옥시에틸렌 )α-Lauroyl- ω-hydroxypoly(oxyeth
ylene) with anaverage of8-9
moles ethylene oxide, average
molecular weight(in amu), 400농도제한 없음
5 2-메틸 -2,4-펜탄디올 2,4-Pentanediol, 2-methyl- 농도제한 없음
6 2-부톡시 -에탄올 2-butoxy-ethanol 농도제한 없음
7붕산나트륨 Boric acid, sodium salt 농도제한 없음
8알킬(C12-15)폴리에틸렌글리콜Linear alcohol 12-13mole
ethoxylate
(Alkyl(C 12-15)polyethyleneglycol)7.14 ppm
9α-알킬 (C11-C15)-ω-하이드
록시폴리 (옥시에틸렌 )α-Alkyl(C 11-C15)-ω-hydroxypoly
(oxyethylene) with ethylene
oxide content 9to13moles,
18moles농도제한 없음
10α-알킬 (C10-C14)-ω-
하이드록시폴리 (옥시에틸
렌)폴리 (옥시프로필렌 )α-Alkyl(C 10-C14)-ω-hydroxypoly(o
xyethylene) poly(oxypropylene)농도제한 없음
11α-알킬 (C12-C15)-ω-하이드
록시폴리 
(옥시에틸렌 )폴리 (옥시프
로필렌 )α-Alkyl(C 12-C15)-ω-hydroxypoly(o
xyethylene) polyoxypropylene,
average molecular weight(in
amu), 965농도제한 없음
12α-알킬 (C12-C18)-ω-
하이드록시폴리 (옥시에틸
렌)폴리 (옥시프로필렌 )α-Alkyl(C 12-C18)-ω-hydroxypoly
(oxyethylene)
poly(oxypropylene)농도제한 없음
13에탄올 Ethanol 농도제한 없음
14 2-(2-에톡시에톡시 )에탄올 Ethanol, 2-(2-ethoxyethoxy)- 농도제한 없음
15에틸렌디아민테트라아세
트산 ,사나트륨Ethylenediaminetetraacetic
acid(EDTA), tetrasodium salt농도제한 없음
16에틸렌디아민테트라아세
트산 ,이나트륨Ethylenediaminetetraacetic
acid(EDTA), disodium salt1,400 ppm이하【별표 2】헹굼보조제에 사용할 수있는 성분
이상엽 / 세계무역기구과 / 2017-11-28 17:23:08- 64 -순번 성분명 (한글 ) 성분명 (영문 ) 사용농도
17(에틸렌 -프로필렌 )폴리알
킬렌글리콜Alkyl(C 12-C15)monoether of
mixed(ethylene-propyene)
polyalkylene
glycol, cloud point of70-77℃
in1%aqueous solution, average
molecular weight(in amu), 807농도제한 없음
18(에틸렌 -프로필렌 )폴리알
킬렌글리콜부톡시모노에
테르Butoxy monoether ofmixed
(ethylene-propylene)polyalkylene
glycol, cloudpoint of90-100℃
in0.5aqueous solution, average
molecular weight (inamu),
3,300농도제한 없음
19옥시에틸렌옥시프로필렌 
공중합체Oxirane, methyl-, polymer with
oxirane, block, average
molecular weight (inamu),
1,900농도제한  없음 
20옥시에틸렌옥시프로필렌 
공중합체Oxirane, methyl-, polymer with
oxirane, block, minimum
average molecular weight (in
amu), 2,000농도제한 없음
21옥시에틸렌옥시프로필렌 
공중합체Oxirane, methyl-, polymer with
oxirane, block, 27to31moles
ofpolyoxypropylene, average
molecular weight(in amu), 2,000농도제한 없음
22옥타데칸산칼슘Octadecanoic acid, calcium salt
(Calcium stearate)16ppm이하
23옥탄산 Octanoic acid 52ppm이하
24 1-옥탄설폰산나트륨1-Octanesulfonic acid, sodium
salt46ppm이하
25옥틸황산염나트륨Sodium 2-ethylhexyl
sulfate(Octyl sodium sulfate)20ppm이하
26요소 Urea 농도제한 없음
27인산 Phosphoric acid 농도제한 없음
28인산나트륨Phosphoric acid, monosodium
salt350 ppm이하
29인산삼나트륨 Phosphoric acid, trisodium salt 5,916 ppm이하
이상엽 / 세계무역기구과 / 2017-11-28 17:23:08- 65 -순번 성분명 (한글 ) 성분명 (영문 ) 사용농도
30젖산 Lactic acid 138 ppm이하
31초산 Acetic acid 290 ppm이하
32코코지방산칼륨Fatty acids, coco, potassium
salts농도제한 없음
33큐멘설폰산나트륨 Cumene sulfonate, sodium salt 40ppm이하
34n-클로로 -4-메틸벤젠설폰
아미드나트륨Benzene sulfonamide, n-chloro
-4-methyl, sodium salt농도제한 없음
35키실렌설폰산나트륨 Xylene sulfonate, sodium salt 40ppm이하
36톨루엔술폰산나트륨 Tolune sulfonate, sodium salt 40ppm이하
37톨루엔설폰산칼륨 Tolune sulfonate, potassium salt 40ppm이하
38α,α-트리메틸 -3-시클로헥
산-1-메탄올3-Cyclohexene-1-methanol, α,α,4-tr
imethyl-농도제한 없음
39폴리실록산베타인Polybetaine polysiloxane
copolymer2.14 ppm
40폴리알킬렌글리콜 (에틸렌
-프로필렌 )부톡시모노에
테르Butoxy monoether ofmixed
(ethylene-propylene)polyalkylene
glycol, minimum average
molecular weight(in amu), 2,400농도제한 없음
41폴리에틸렌 글리콜 (400)
모노라우레이트Polyethylene glycol(400)
monolaurate농도제한 없음
42폴리에틸렌 글리콜 
폴리프로필렌글리콜 ,
모노부틸에테 르Polyethylene glycol
polypro-pylene glycol,
monobutyl ether, (MW 2400
-3500)농도제한 없음
43폴리에틸렌 
글리콜 /폴리프로필렌 
글리콜 n-알킬 에테르,
C12-C15PEG/PPG n-alkyl ether, C12-C15농도제한 없음
44폴리 (옥시 -1,2-에탄디일 ),
α-[(1,1,3,3- 테트라메틸부틸
),페닐 ]-ω-하이드록시 ,
페놀 1분자와 4-14분자의 
에틸렌옥사이드의 
반응물 )Poly(oxy-1,2-ethanediyl),
α-[(1,1,3,3- tetra
methylbutyl)phenyl]- ω-hydroxy-,
produced with one mole ofthe
phenol and 4to14moles
ethylene oxide농도제한 없음
이상엽 / 세계무역기구과 / 2017-11-28 17:23:08- 66 -순번 성분명 (한글 ) 성분명 (영문 ) 사용농도
45폴리 (옥시에틸렌 )(1분자 )
α-알킬 (C12-C15)-ω-하이드
록시폴리 (옥시에틸렌 )황산
나트륨Sodium- α-alkyl(C 12-C15)-ω-hydrox
ypoly(oxyethylene) sulfate with
the poly(oxyethylene) content
averaging one mole농도제한 없음
46폴리옥시에틸렌폴리옥시
프로필렌 공중합체Oxirane, methyl-, polymer with
oxirane, minimum molecular
weight(in amu), 1,900112 ppm
47폴리옥시에틸렌폴리옥시
프로필렌 폴리머Polyoxyethylenepolyoxypropylen
eblock polymer(MW 2,800)농도제한 없음  
이상엽 / 세계무역기구과 / 2017-11-28 17:23:08- 67 -【별표 3】난수표
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
2595767
81934
64959
88488
22306
01436
35962
80319
32141
99197
04030
99835
26400
64363
82878
19485
72762
53747
84760
42365
44336
52930
50436
24980
9418626878
99378
10235
81729
61346
13553
90832
01462
01977
78637
88194
54210
63946
11259
87304
82792
47963
17433
29591
42338
05322
61970
54490
54548
9554094971
73901
55441
60733
09026
53487
21604
60338
57874
67636
08580
80413
83204
59066
33618
88195
14380
51614
96142
66105
04540
05808
50650
49428
7507175204
46997
87439
84690
66275
19706
29620
69763
25052
35765
86080
82015
36388
92948
19490
31877
96130
97763
02207
03782
75989
22807
59386
91704
1007664775
11173
04966
94315
78204
30740
01151
32812
11567
36871
76119
07459
30497
72291
88779
74902
74633
90426
79847
83727
51385
85460
25572
86913
1026352647
80744
96170
10841
11563
83272
81945
84076
35505
22555
62260
93910
24021
31804
38883
13212
21388
47833
89559
14200
52279
22723
23267
92940
2766435672
51957
22582
99296
67457
69602
61894
10555
04797
94013
81248
93694
93962
82029
14481
02514
22096
58245
66803
57263
16661
61318
44039
86923
9853497456
50801
13512
47844
69438
99251
91583
88707
21900
15118
51732
41184
25555
15789
77089
47152
24987
14890
15461
85617
91446
23281
08759
22428
8117189815
25785
60227
87998
98753
81599
41133
92309
81703
81620
89078
65698
00357
04683
58544
17292
50056
77303
39639
95577
48811
63426
33702
47877
6150716767
40475
81391
01066
23478
79264
83955
34505
11848
76730
21940
31977
93441
34455
22761
62081
26487
35338
23187
88654
25346
69030
34580
20510
749761
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
이상엽 / 세계무역기구과 / 2017-11-28 17:23:08- 68 -1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
26
27
28
29
3012359
57132
71239
03935
7280146569
49387
49511
83975
7377711050
74792
07466
28893
7910190529
50937
15364
66615
2659249289
62339
86050
14015
4542494545
43401
31093
22410
0089902258
82825
16730
90938
7846220678
03692
73587
35961
7433618898
37836
79875
36373
6047850931
68752
43576
84810
1385226
27
28
29
30
31
32
33
34
3580252
69388
40225
59925
3117211587
92356
60304
62338
8978010862
81282
13526
78784
9538411627
33832
47601
63228
5194789857
56676
12751
82603
1384107788
35132
19233
31755
7437146817
07119
02057
72733
8101655863
27613
28447
80303
3979835713
01304
46676
91066
2669044712
70032
29541
52537
0097831
32
33
34
35
36
37
38
39
4045587
37819
51402
93873
9764542590
60911
74213
99143
5183608443
94740
01105
82254
1183520404
05536
15098
53647
9927615100
94042
61470
11010
8646674747
17969
23047
68668
6764750642
36747
28521
25888
6083434480
92151
58559
36209
3070468080
07501
59305
65412
0671123169
67660
08761
00066
1112836
37
38
39
40
41
42
43
44
4513123
72110
13751
83809
4626415323
70217
40714
98109
5793324885
23475
99330
48292
3760774046
48152
05232
06947
5892649145
83457
97056
15924
6077299982
01585
40788
08787
6252348231
90915
70005
03919
6626026711
69308
36274
72577
9527087670
89090
78649
12906
4646922062
77158
50897
80694
4511041
42
43
44
45
46
47
48
49
5097426
74715
92481
40176
9017678630
09140
55828
70724
1936006115
90315
20144
99476
7401544047
03927
77853
34567
8908042350
82118
18100
10214
3633788455
00800
13196
97743
4024261426
14314
12279
15770
3962108812
06984
20903
78474
7136904255
88951
01252
75691
7235087718
10983
00731
59930
7343046
47
48
49
50
이상엽 / 세계무역기구과 / 2017-11-28 17:23:08- 69 -※난수표사용방법
아래의그림과같이농산물이든상자가가로,세로,높이각10개
씩1,000상자가쌓여있다고할때난수표를사용하여검체를채취
할상자를선정하는것을설명하면다음과같다.
①임의로한상자를선택한다.
예：임의로왼쪽끝의위에서두번째상자를선택하였다면위그
림의“가”에해당된다.
②난수표의한지점을임의로선택한다.
예：임의로난수표의한지점을선택한결과3번칸,25번줄위치
에있는다섯숫자(75071)중에서네번째숫자인7을선택
하였다.
③난수표에서선택한숫자로부터임의로가로,세로또는위,아래
방향으로세개숫자를읽는다.
예：선택된숫자인7로부터가로방향으로읽기로했다면7,1,1
이상엽 / 세계무역기구과 / 2017-11-28 17:23:08- 70 -로읽혀진다.
④읽혀진숫자에따라세방향으로상자를세어검체채취할상자를
선정한다.
예：오른쪽,위의,안쪽으로숫자를세기로하였다면위그림에서
오른쪽으로7번째,윗쪽으로1번째,안쪽으로1번째에있는상
자즉,위그림의“나”가검체를채취할상자가된다.
이상엽 / 세계무역기구과 / 2017-11-28 17:23:08- 71 -①검 사 의 뢰 번 호②제    품    명
③제조번호 또는
유  통  기  한
④채 취 일 자년  월  일  시  분⑤채    취    량
⑥채  취  목  적○감시계획
○조사연구
○기타 ( )⑦제  품  유  형
⑧검  사  항  목
⑨검 체 채 취 시
보관 및 운반상태○실온
○냉장
○냉동
○기타 ( )⑩채    취    자소속：
성명              
⑪인    수    자소속：
성명              
※기타 정밀검사시 참고할 사항
【별표 4】검체채취내역서
이상엽 / 세계무역기구과 / 2017-11-28 17:23:08- 72 -【별표 5】식별표
검체채취식별표
①채취일자 년 월  일 ②채취량( )mL
( )kg
( )개
( )기타
③채취목적 OOO④채취자 OOO
OO지방식품의약품안전청
이상엽 / 세계무역기구과 / 2017-11-28 17:23:08- 73 -제5.위생용품 시험법
1.pH
가.희석측정법
1)장치
pH측정기
2)증류수또는탈이온수
pH5.0∼7.5이어야한다.규정된범위안에들어오지않는경우
내화학성이있는유리제품을사용하여다시증류한다.산또는유기
물은1g/L의과망간산칼륨과4g/L의수산화나트륨을이용하여증
류수에서제거할수있다.알칼리성은묽은황산용액을이용하여
증류수에서제거할수있다.
3)시험조작
시료에증류수또는탈이온수를가하여사용농도로희석한액을25
℃에서유리전극법(pH측정기)으로측정한다.
나.수성추출액측정법
1)장치
(1)pH측정기
(2)기계적진탕기
이상엽 / 세계무역기구과 / 2017-11-28 17:23:08- 74 -2)기구
(1)마개달린유리또는폴리프로필렌플라스크
수성추출을하기위하여사용되며내화학성이있는것이어야한
다.유리제품은오직이용도를위해서만사용하며,시험과시험
사이에는증류수를채워놓을것을권장한다.
3)시약및시액
(1)증류수또는탈이온수
pH5.0∼7.5이어야한다.규정된범위안에들어오지않는경우
내화학성이있는유리제품을사용하여다시증류한다.산또는유
기물은1g/L의과망간산칼륨과4g/L의수산화나트륨을이용하
여증류수에서제거할수있다.알칼리성은묽은황산용액을이
용하여증류수에서제거할수있다.
(2)염화칼륨용액
증류수또는탈이온수를이용한0.1mol/L용액
4)시료의준비
(1)섬유의안감부위를시료로하고흡수층이있는경우흡수층을
제거한다.
(2)섬유재료를대표할수있고필요한모든시료량을제공하기에
충분한양을채취한다.시료각각의크기가대략5㎜정도의조
이상엽 / 세계무역기구과 / 2017-11-28 17:23:08- 75 -각들로자르거나또는시료가빨리젖을수있도록시료를조각
낸다.
(3)오염을피하기위해손으로재료를만지지않도록하며,시험
용시료는각각2.00±0.05g씩3개의시료를취한다.
5)시험용액의조제
각각의시료에100mL의추출용액(물또는염화칼륨용액)을마개
가달린플라스크에넣고시료가적당히적셔지도록손으로짧은
시간동안플라스크를흔들어준후2시간±5분동안기계로진
탕하여추출하여시험용액으로한다.
6)시험조작
(1)첫번째추출액을비이커에옮긴후즉시10㎜이상의깊이로
전극을담그고pH표시값이안정화될때까지막대로천천히젓
는다.(이용액의pH값은기록하지않는다)
(2)두번째추출액을다른비이커로옮긴후전극을수세하지않
은상태로즉시10㎜이상의깊이로비이커에전극을담그고pH
값이안정화될때가지젓지않고세워둔후pH값을측정한다.
(3)세번째추출액을다른비이커로옮긴후전극을수세하지않
은상태로즉시10㎜이상의깊이로비이커에전극을담그고pH
값이안정화될때가지젓지않고세워둔후pH값을측정한다.
이상엽 / 세계무역기구과 / 2017-11-28 17:23:08- 76 -(4)두개의pH값사이에차이가0.2보다적은경우평균치로계
산하며,0.2보다크다면다른시료를사용하여시험절차를반복한
다.
이상엽 / 세계무역기구과 / 2017-11-28 17:23:08- 77 -2.메탄올
1)장치
기체크로마토그래프
2)표준용액
(1)메탄올표준용액:메탄올100mg을정밀히달아100mL메스
플라스크에넣고이에내부표준용액5mL및물을가하여100
mL로한액을메탄올표준용액으로한다.
메탄올표준용액1mL=1.0mgCH3OH
(2)이소프로필알콜내부표준용액:이소프로필알콜1,600mg을취해
물을가하여100mL로한다.
3)시험용액의조제
이품목10g에물20mL및실리콘수지1～2방울을가하여조
용히증류하여유액9mL를받는다.(이때혼탁이있으면석유벤
젠5mL를가하여1～2회잘흔들어섞은후석유벤젠층을버려
유분을제거한다)유액에내부표준용액0.5mL를가해주고물을
가하여10mL로한액을시험용액으로한다.
4)시험조작
이상엽 / 세계무역기구과 / 2017-11-28 17:23:08- 78 -(1)기체크로마토그래프측정조건
-컬럼:안지름0.2mm,길이50m의모세관에폴리에틸렌글
리콜이0.3μm의두께로코팅된것,또는이와동등한
분리성능을가진것
-컬럼온도:60℃～150℃
-주입부온도:200℃
-주입방식:스플릿(10:1)
-검출기:불꽃이온화검출기
-검출기온도:250℃
-운반기체:질소또는헬륨(유속:분당1mL)
(2)정량시험
시험용액및메탄올표준용액1μL씩을사용하여(1)기체크로마
토그래프측정조건에따라기체크로마토그래피를행하고,시험용
액의크로마토그램의피크검출시간과메탄올표준용액의크로마토
그램의메탄올피크검출시간이일치하는지확인한다음각크로
마토그램의이소프로필알콜피크면적에대한메탄올피크면적비
를구하여시험용액중메탄올의농도를구한다.
이상엽 / 세계무역기구과 / 2017-11-28 17:23:08- 79 -3.형광증백제
1)장치
자외선램프
2)시약및시액
(1)0.1%암모니아수
(2)10%염산:염산23.6mL에물을가하여100mL로한다.
3)예비시험
어두운곳에서이품목에365nm를주파장으로하는자외선을조
사하여자색～청백색형광의유무를관찰한다.형광이확인된경우
에는다음시험을한다.
4)본시험
(1)시험용액의조제
-물에용해되는제품(희석법):시료에물을가하여사용농도로
희석한액100mL를취한다음0.1%암모니아수몇방울을가해
주고잘저어준다음미알칼리성(pH7.5～9)으로한액을시험
용액으로한다.
-물에용해되지않는제품(용출법):시료(기저귀의경우피부
이상엽 / 세계무역기구과 / 2017-11-28 17:23:08- 80 -가닿을수있는안감에서,위생깔개매트는가장자리부위에서
최소10cm떨어진곳에서채취한다)를가로5m,세로5cm(25
cm2)의크기로자른다.이때검체가25cm2미만일때에는합하
여동일면적이되도록한다.단,면봉은축을제외한면에서2g
을채취한다.200mL용량의비이커에물100mL를넣고0.1%
암모니아수몇방울을가해주고잘저어준다음미알칼리성(pH
7.5～9)을확인한다.이용액에시료를넣고때때로느리게저어
주면서약10분간상온(기저귀의경우40℃)에서침출한후유
리면을이용하여여과한액을시험용액으로한다.
(2)시험조작
시험용액에10%염산1～2방울을가하여약산성(pH3～3.5)으
로한다음이에미리자외선을조사하였을때형광이없는거즈
(2×4cm)를넣고약30분간수욕상에서가온한다.거즈를꺼
내물로씻고짠다음암실에서자외선을거즈에약30cm떨어
진위치에서조사한다.
이상엽 / 세계무역기구과 / 2017-11-28 17:23:08- 81 -4.포름알데히드
가.액체크로마토그래프 법
1)장치
액체크로마토그래프
2)시약및시액
(1)2,4-디니트로페닐하이드라진시액
2,4-디니트로페닐하이드라진(2,4-dinitrophenylhydrazine,DNPH)
300mg을정밀히달아아세토니트릴에녹여100mL로한액을
2,4-디니트로페닐하이드라진시액으로한다.
(2)구연산완충액
구연산일수화물(citricacidmonohydrate)21.0g을물에녹여100
mL로한액과구연산삼나트륨(trisodiumcitrate)25.8g을물에
녹여100mL로한액을8:2(v/v)로혼합한액을구연산완충액으
로한다.
3)표준용액
포름알데히드(formaldehyde)를4%초산에녹여4μg/mL의농도가
되도록한액을포름알데히드표준용액으로한다.
이상엽 / 세계무역기구과 / 2017-11-28 17:23:08- 82 -4)시험용액의조제
4%초산을침출용액으로하여「기구및용기·포장의기준및규
격」Ⅳ.기구및용기·포장의시험법중‘2-6재질별용출시험용액의
조제’에따라조제한액을시험용액으로한다.다만,종이제에대해
서는물을침출용액으로한다.
5)유도체화
시험용액및표준용액25mL씩을각각취하여50mL메스플라스
크에넣고각각에구연산완충액4mL및2,4-디니트로페닐하이드
라진시액2mL를가한후밀봉하여때때로흔들어주며40℃에서
1시간방치한다.식힌후물을가하여50mL로한다.
6)시험조작
(1)액체크로마토그래프측정조건
-컬럼:C18(4.6mmI.D.×250mm,5μm)또는이와동등한
것
-컬럼온도:40℃
-검출기:자외부흡광검출기(파장:354nm)
-이동상:55%아세토니트릴
-유속:분당1mL
(2)정성시험
이상엽 / 세계무역기구과 / 2017-11-28 17:23:08- 83 -5)유도체화에따라처리한시험용액및표준용액을각각10μL
씩사용하여(1)액체크로마토그래프측정조건에따라액체크로마
토그래피를행하고,시험용액크로마토그램의피크검출시간과표
준용액크로마토그램의포름알데히드유도체피크검출시간이일
치하는지확인한다.
(3)정량시험
(2)정성시험에서시험용액크로마토그램의피크검출시간과표준
용액크로마토그램의포름알데히드유도체피크검출시간이일치
할때에는다음의시험을한다.
(2)정성시험에서얻어진시험결과를토대로시험용액및표준용
액크로마토그램의포름알데히드유도체피크면적을측정하여시
험용액중포름알데히드의양을구한다.
나.분광광도법
1)장치
분광광도계
2)시약및시액
(1)아세틸아세톤시액
암모늄아세테이트150g을800mL의증류수에넣어녹인후3
이상엽 / 세계무역기구과 / 2017-11-28 17:23:08- 84 -mL의아세트산과2mL의아세틸아세톤을넣고증류수를첨가하
여1,000mL이되도록맞춘것을아세틸아세톤시액으로하며,제
조후갈색병에보관한다.
*처음조제후12시간방치하면그색이약간진해지므로사용
하기12시간이전에미리조제하여야하며,조제후6주까지는
사용가능하다.
(2)디메돈에탄올용액
디메돈(dimethyl-dihydro resrcinol또는
5,5-dimethyl-cyclohexanedione)1g을에탄올에녹인후용액을
에탄올로희석시켜100mL를만든다.사용직전에제조한다.
(3)포름알데히드용액
농도약37%(w/v또는w/w)
3)표준용액
(1)표준원액
포름알데히드용액을증류수로희석하여1,500mg/L농도의용액
을표준원액으로하며4주간보관한다.
(2)표준용액
표준원액(1.5mg/mL)10mL를취하여200mL메스플라스크에
넣은다음증류수를가하여200mL로한액을표준용액으로한
다.이용액은75mg/L의포름알데히드를포함한다.
이상엽 / 세계무역기구과 / 2017-11-28 17:23:08- 85 -(3)검량곡선용표준용액의준비
표준용액을500mL메스플라스크로옮겨증류수로희석하여다
음과같은방법으로최소5개의검량곡선용표준용액을준비한
다.
가)표준용액1mL를희석하여500mL로하면포름알데히드농
도0.15㎍/mL≡천에대한포름알데히드농도15mg/kg
나)표준용액2mL를희석하여500mL로하면포름알데히드농
도0.30㎍/mL≡천에대한포름알데히드농도30mg/kg
다)표준용액5mL를희석하여500mL로하면포름알데히드농
도0.75㎍/mL≡천에대한포름알데히드농도75mg/kg
라)표준용액10mL를희석하여500mL로하면포름알데히드농
도1.50㎍/mL≡천에대한포름알데히드농도150mg/kg
마)표준용액15mL를희석하여500mL로하면포름알데히드농
도2.25㎍/mL≡천에대한포름알데히드농도225mg/kg
바)표준용액20mL를희석하여500mL로하면포름알데히드농
도3.00㎍/mL≡천에대한포름알데히드농도300mg/kg
사)표준용액30mL를희석하여500mL로하면포름알데히드농
도4.50㎍/mL≡천에대한포름알데히드농도450mg/kg
아)표준용액40mL를희석하여500mL로하면포름알데히드농
도6.00㎍/mL≡천에대한포름알데히드농도600mg/kg
*y=a+bx형태의일차회귀선식을계산한다.이회귀선은모든
이상엽 / 세계무역기구과 / 2017-11-28 17:23:08- 86 -범위의측정에적용된다.시험용액이500mg/kg보다높은농도
의포름알데히드를포함하고있으면시료용액을희석하여분석
한다.
**이런이중희석은시료의시험용액과검정곡선용표준용액
의포름알데히드농도를같게하는데필요하다.시료가20
mg/kg의포름알데히드를포함하고있다면이시료1g을100
mL의증류수로추출하면이용액은20㎍의포름알데히드를포
함하게되며,시험용액1mL에는0.2㎍의포름알데히드를포함
하게된다.
4)시료의준비
(1)하나의검체에서2개의시료를채취하고잘게잘라서약1g을
10mg의정확도로칭량한다.포름알데히드함량이낮으면충분
한정확도를얻을수있도록시료의무게를2.5g까지늘린다.
(2)무게를측정한각시료를마개달린250mL플라스크에넣고
증류수를100mL를가한다.마개를단단히막은다음40±2℃의
항온수조에60±5분간유지시키며적어도매5분마다흔들어준
다.그후필터를사용하여다른플라스크에용액을여과한다.
*시험에앞서시료를일정용기에보관하거나바로시험한다.
**시료보관은폴리에틸렌봉지에넣어알루미늄호일로싸서
보관한다.이처럼보관에주의를기울이는이유는포름알데히드
이상엽 / 세계무역기구과 / 2017-11-28 17:23:08- 87 -가봉지의작은기공을통해서확산될수있기때문이다.이외
에도가공공정시존재하는촉매나다른화합물때문에세척하
지않은시료는호일과직접접촉시반응이일어날수도있다.
5)시험조작
(1)여과된추출액5mL를시험관에넣고표준포름알데히드용액
5mL를다른시험관에넣는다.이각시험관에아세틸아세톤시
액5mL를가한후잘흔든다.
(2)이시험관을40±2℃의항온수조에서30±5분간유지한후꺼
내어실온에서30±5분간방치한다.5mL의증류수에5mL의아
세틸아세톤시약을가한후같은방법으로처리하여공시험액으
로사용하며,10㎜흡광셀을사용하여분광광도계412nm에서
증류수에대한흡광도를측정한다.
(3)시료가500mg/kg보다높은포름알데히드추출값이나올것으
로예측되거나5:5비율을사용하여계산한값이500mg/kg보
다높을경우에는흡광도가검정곡선의범위내에들어오도록
희석해야한다.(결과계산할때희석비를고려하여야한다)
(4)시험추출액의색상이바뀌거나포함된불순물에의한효과를
보정하기위해서5mL의시료추출액을다른시험관에넣고아
세틸아세톤시약대신에증류수5mL를넣은다음위와같이처
리한다.그리고증류수를대조시료로사용하여위와같은방법으
이상엽 / 세계무역기구과 / 2017-11-28 17:23:08- 88 -로흡광도를측정한다.
(5)적어도2개의평행시험을한다.
*발색된노란색은일광에잠시동안직접노출되면색이변화한
다.이러한경우시험관의흡광도를측정하는시간이지연되므로
강한일광이비치는장소이면시험관들을포름알데히드가포함
되지않은재료로된덮개를씌우는방법등을사용하여주의를
기울여야한다.이렇게하면일정시간(하룻밤정도)동안색상의
변화가없으므로필요시흡광도측정이지연되어도된다.
(6)측정한흡광도가포름알데히드에의한것이아니고추출된염
료등에의한것으로의심되면디메돈으로확인한다.
*디메돈은포름알데히드와반영하여포름알데히드에의한발색
반응이나타나지않는다.
(7)디메돈확인시험을5mL의시료추출액을시험관에넣고(필
요시희석)디메돈과에탄올혼합용액1mL를가하고흔든다.
이용액을40±2℃의항온수조에서10±1분간유지시킨후5
mL의아세틸아세톤시액을가한후흔들어서40±2℃의항온
수조에서30±5분간유지시킨다.그리고실온에서30±5분간방치
한다.추출액대신증류수로위와같은절차대로준비한대조용
액을사용하여용액의흡광도를측정한다.412nm에서포름알데
히드에의한흡광도가나타나지않는다.
이상엽 / 세계무역기구과 / 2017-11-28 17:23:08- 89 -6)결과
각시료에대하여아래와같이시료의흡광도를보정한다.
A=As-Ab-(Ad)
A:보정된흡광도
As:측정된시료의흡광도
Ab:공시험액의측정된흡광도
Ad:공시료액의측정된흡광도(색상의변화나오염이있을
경우에한함)
(1)보정된흡광도값으로검정곡선에서포름알데히드의양을㎍
/mL의단위로계산한다.
(2)각시료에대해추출된포름알데히드양(F)을다음식을사용
하여mg/kg단위로계산한다.
F=(C×100)/W
C:검정곡선에서계산한용액중의포름알데히드농도
(mg/L)
W:시료의질량(g)
(3)2개의결과값에대한산술평균값을계산하며,그결과가20
mg/kg미만이면“불검출”로한다.
이상엽 / 세계무역기구과 / 2017-11-28 17:23:08- 90 -5.과망간산칼륨소비량
1)시약및시액
(1)희석한황산(1→3):증류수200mL에황산(H2SO4)100mL를
저으면서천천히넣어제조한다.
(2)0.005mol/L옥살산나트륨용액:(150～200)℃에서(1～1.5)시간
건조시키고데시케이터에서식힌옥살산나트륨(Na2C2O4)0.6700g
을물에녹여1L로하여갈색병에보존하고,조제후1개월내에
사용한다.
(3)0.002mol/L과망간산칼륨용액:과망간산칼륨(KMnO4)0.31g
을물에녹여1L로한후갈색병에보존한다.사용시0.005
mol/L옥살산나트륨용액을사용하여표정한다.
<0.002mol/L과망간산칼륨용액의표정>
삼각플라스크에물100mL,희석한황산(1→3)5mL및0.002
mol/L과망간산칼륨용액5mL를넣고5분간끓인다음0.005
mol/L옥살산나트륨용액10mL를가하여탈색시킨후0.002
mol/L과망간산칼륨용액으로엷은홍색이없어지지아니하고남을
때까지첨가한다.이액에다시희석한황산(1→3)5mL와0.002
mol/L과망간산칼륨용액5mL를넣고5분간끓인다음0.005
mol/L옥살산나트륨용액10mL를가하여탈색시킨후0.002
mol/L과망간산칼륨용액으로엷은홍색이없어지지않고남을때
이상엽 / 세계무역기구과 / 2017-11-28 17:23:08- 91 -까지적정한다.적정에소비된0.002mol/L과망간산칼륨용액의량
(mL)으로부터다음식에따라역가(f)를구한다.
f=10
5+0.002M과망간산칼륨용액의적정량(mL)
2)시험용액의조제
이품목을물로잘씻은후표면적1㎝2에대하여2mL의비율로
70℃로가열한물에담근후시계접시로덮고70℃를유지하면서
때때로저어가며30분간방치한액을시험용액으로한다.
3)시험조작
삼각플라스크에물100mL,희석한황산(1→3)5mL및0.002
mol/L과망간산칼륨용액5mL를넣고5분간끓인후액을버리고
물로씻는다.이삼각플라스크에시험용액100mL를취해희석한
황산(l→3)5mL를가하고다시0.002mol/L과망간산칼륨용액10
mL를가하여5분간끓인다음가열을중지하고즉시0.005mol/L
옥살산나트륨용액10mL를가하여탈색시킨후0.002mol/L과망
간산칼륨용액으로엷은홍색이없어지지아니하고남을때까지적
정한다.따로같은방법으로공시험을행하고다음식에따라과망
간산칼륨소비량을구한다.
이상엽 / 세계무역기구과 / 2017-11-28 17:23:08- 92 -과망간산칼륨소비량(mg/L)＝(a—b)×f×1,000×0.316100
a:본시험의0.002mol/L과망간산칼륨용액의적정량(mL)
b:공시험의0.002mol/L과망간산칼륨용액의적정량(mL)
f:0.002mol/L과망간산칼륨용액의역가
이상엽 / 세계무역기구과 / 2017-11-28 17:23:08- 93 -6.총용출량
1)시험용액의조제
이품목을물로잘씻은후표면적1㎝2에대하여2mL의비율로
70℃로가열한물에담근후시계접시로덮고70℃를유지하면서
때때로저어가며30분간방치한액을시험용액으로한다.
2)시험조작
시험용액200～300mL를미리105℃에서건조시킨중량을알고
있는백금제또는석영제의증발접시에취하여수욕상에서증발건
고한다.이어서105℃에서2시간건조시킨후데시케이터중에방
랭한다.이를식힌후칭량하여증발접시의전후의무게차a(mg)를
구하고다음식에따라총용출량을구한다.
총용출량(mg/L)＝(a—b)×1,000
시험용액채취량(mL)
b:시험용액과같은양의침출용액에대하여얻은공시험치(mg)
이상엽 / 세계무역기구과 / 2017-11-28 17:23:08- 94 -7.착색료
1)장치
(1)실리카겔또는폴리아미드박층
(2)여지(거름종이):여지크로마토그래피용
(3)전개조
2)시약및시액
(1)탈지양모
가)1법:백색양모100g을강암모니아수1～4mL를적당히물로
희석한용액중에담그고가끔저으면서45℃에서30～60분간
방치한다음건져내어가볍게짜고다음에희석한암모니아수(1
→100)에잠시방치하였다가건져내어처음에는온탕,다음에는
냉수로씻고가볍게짜서바람에말린다.
나)2법:속슬렛추출장치에서석유에테르로백색양모를충분히
탈지한다음에테르를실온에서증발시켜물로충분히씻고가
볍게짜서바람에말린다.
(2)전개용매
가)박층크로마토그래피(실리카겔박층)
(가)초산에틸：메탄올：28%암모니아수(4.5:1:1또는3:1:
1)
이상엽 / 세계무역기구과 / 2017-11-28 17:23:08- 95 -(나)아밀알코올：에탄올：28%암모니아수(10:10:1)
(다)메틸에틸케톤：에틸렌글리콜모노메틸에테르：에탄올：28%
암모니아수(20:15:12:1)
나)박층크로마토그래피(폴리아미드박층)
(가)메탄올：에탄올：이소아밀알코올：28%암모니아수(15:10:
5:3)
(나)피리딘：메탄올：28%암모니아수：물(5:6:1:16)
다)여지크로마토그래피
(가)아세톤：이소아밀알코올：물(6：5：5)
(나)n-부탄올：무수에탄올：1%암모니아수(6：2：3)
(다)25%에탄올용액：5%암모니아수(1：1)
3)시험용액의조제
물을침출용액으로하여2-6재질별용출시험용액의조제에따라
조제한액20mL에1%초산1mL를가하고탈지양모0.1g을넣
고잘흔들어섞은다음수욕중에서30분간가온한다음양모를
건져내어,양모가염색되지않으면불검출로하고양모가염색되
면이염색된양모를1%암모니아용액5mL중에넣고30분간
가온한다음양모를건져내고초산으로중화하여농축한액을시
험용액으로한다.
이상엽 / 세계무역기구과 / 2017-11-28 17:23:08- 96 -4)시험조작
(1)박층크로마토그래피
실리카겔또는폴리아미드박층의하단에서2cm의일직선상에
시험용액및색소표준용액을직경약3mm로1cm의간격으로
찍고말린다.이를박층의하단0.5～1cm를전개용매에담그고
8～15cm전개시킨다.전개가끝나면시험용액과색소표준용액에
서얻은반점의위치와색을자연광및자외선(약365nm)조사
하에서비교관찰한다.
(2)여지크로마토그래피
크로마토그래피용여과지의끝에서40mm의곳에연필로줄을
긋고그위에시험용액과색소표준용액을각각20mm의간격으
로미량피펫또는모세관으로직경약5mm의원이되게찍고
말린다.이여과지를규정의전개용매를넣은용기에여과지가기
벽에닿지않도록주의하여수직으로매달고하단약10mm를
전개용매중에담그고뚜껑을닫고방치한다.용매가반점에서1
3～25cm의높이까지상승하였을때여과지를건져내어말린다
음시험용액과색소표준용액으로부터전개된반점의위치와색을
자연광및자외선(약365nm)조사하에서비교관찰한다.
이상엽 / 세계무역기구과 / 2017-11-28 17:23:08- 97 -8.수분
1)장치
건조기
2)시험조작
미리가열하여항량으로한칭량접시에검체3～5g을정밀히달아
뚜껑을약간열어넣고105～110℃로맞춘건조기에넣어3～5시
간건조한후데시케이터중에서약30분간식히고무게를단다.다
시칭량접시를1～2시간건조하여항량이될때까지같은조작을
반복한다.일반적인것은1회에4시간건조하여수분량을측정한다.
수분(%)=b-c×100b-a
a：칭량접시의무게(g)
b：칭량접시와검체의무게(g)
c：건조후항량이되었을때의무게(g)
이상엽 / 세계무역기구과 / 2017-11-28 17:23:08- 98 -9.면체와 축의 거리
1)시험조작
버니어캘리퍼스또는이와동등이상의측정기를사용하여,면체의
끝과축의끝사이를측정한다.
1㎜이상
이상엽 / 세계무역기구과 / 2017-11-28 17:23:08- 99 -10. 축간 거리
1)시험조작
버니어캘리퍼스또는이와동등이상의측정기를사용하여,면체가
덮여지지않은축간의거리를측정한다.
40㎜이상 40㎜이상
이상엽 / 세계무역기구과 / 2017-11-28 17:23:08- 100 -11. 면체와 축의 접착강도
1)시험조작
시료를지지판에넣고축에500g추를매달아30초간유지되어야
한다.면체는건조한것,물을적신것,베이비오일을적신것3종
류로하고,적신후바로확인한다.
이상엽 / 세계무역기구과 / 2017-11-28 17:23:08- 101 -12. 축의 강도
1)시험조작
아래의그림과같이축의중앙에직경1.5㎜철사로1kg의중력을
가하였을때1분내에부러지지말아야한다.
이상엽 / 세계무역기구과 / 2017-11-28 17:23:08- 102 -13. 염소화페놀류 오염화석탄산 (PCP)
1)장치
(1)기체크로마토그래프-전자포획검출기(GC-ECD)
(2)기체크로마토그래프-질량분석기(GC-MS)
2)시약및시액
(1)오염화석탄산(PCP,pentachlorophenol)
(2)테트라클로로메톡시페놀(TCG,tetrachloro-o-methoxyphenol)
(3)수산화칼륨(KOH)
(4)트리에틸아민(triethylamine)
(5)아세트산무수물(aceticacidanhydride)
(6)n-헥산(n-hexane)
(7)메탄올(methanol)
(8)아세톤(acetone)
(9)무수황산나트륨(sodiumsulphateanhydrous)
(10)2M수산화칼륨(KOH)용액:112g의수산화칼륨을증류수
1,000mL에용해한다.
3)표준용액
(1)오염화석탄산(PCP)표준원액
이상엽 / 세계무역기구과 / 2017-11-28 17:23:08- 103 -오염화석탄산10mg을정밀히달아메탄올을가하여10mL로
정용한액을표준원액(1,000mg/L)으로한다.
(2)오염화석탄산표준용액
오염화석탄산표준원액(1mg/mL)단계별로10배씩메탄올로희
석하여1mg/L의농도로조제한액을오염화석탄산표준용액으
로한다.
(3)테트라클로로메톡시페놀(TCG)표준원액
테트라클로로메톡시페놀0.01g을정밀히달아n-헥산을가하여
10mL로정용한액을표준원액(1,000mg/L)으로한다.
(4)테트라클로로메톡시페놀(TCG)표준용액
테트라클로로메톡시페놀표준원액을n-헥산으로100배희석하여
10mg/L의농도로조제한액을테트라클로로메톡시페놀표준용
액으로한다.
(5)작업표준용액
가)아래의표에따라오염화석탄산1mg/L표준용액과10mg/L
농도의테트라클로로메톡시페놀표준용액250µL를40mL유
리바이알에넣어준후,2M수산화칼륨용액을20mL을넣어
준다.
나)혼합한후2mL아세트산무수물을넣고30초동안볼텍스
믹서로혼합한다.
다)바이알뚜껑을열어가스를빼준후,액-액추출을위해n-헥
이상엽 / 세계무역기구과 / 2017-11-28 17:23:08- 104 -산5mL를넣고진탕기로30분간강하게교반시킨다.
라)교반이끝난후뚜껑을열어약1분간n-헥산층의분리를기
다린다.분리되지않는경우원심분리기를이용하여분리한다.
마)분리된n-헥산층을1mL정도취하여각각GC분석용바이
알에담는다.
[작업표준용액의농도]
표준
용액1mg/L
오염화석탄산
표준용액의사용량
(µL)작업표준용액의
최종농도값
(mg/L)TCG의최종
농도값
(mg/L)
1500 0.1 0.5
21,000 0.2 0.5
32,000 0.4 0.5
*작업 표준용액의 농도는 시료의 농도에 맞게 다른 농도로 조제될 수 있
다.
**TCG-아세테이트의 생성은 아세틸 유도체화 반응이 성공적으로 되었음을 알 
수 있게 해주며 ,시료에 가해지는 TCG의 양과 작업 표준용액에 가해진 
TCG의 양은 동일해야 한다 .
***작업 표준용액의 TCG-아세테이트 피크 면적은 표준편차가 5%미만으로 
일정해야 한다 .
4)예비시험
(1)공시험
시료를포함하지않은유리바이알에20mL의2M수산화칼륨을
넣어주고,4)시험용액의조제중(2)∼(7)과정에따른다.
(2)공스파이크시험
이상엽 / 세계무역기구과 / 2017-11-28 17:23:08- 105 -시료가들어있지않은40mL유리바이알에50mL의1mg/L
농도의오염화석탄산을넣고4)시험용액의조제에따른다.
5)시험용액의조제
(1)시료1g을0.01g까지칭량하여5㎜×5㎜의크기로작게
잘라40mL유리바이알에넣는다.시료가담겨있는바이알에
20mL의2M수산화칼륨을넣은후70℃의초음파추출기에서
한시간동안추출하고실온으로냉각한다.
(2)추출액을분액깔때기(또는뚜껑있는유리바이알)로옮기고10
mg/L테트라클로로메톡시페놀표준용액을50µL넣어준다음
무수아세트산1.5mL와트리에틸아민0.5mL를넣고뚜껑은닫
은후60초동안강하게흔들어아세틸유도체화한다.
(3)뚜껑을열어가스를빼준후10mL의n-헥산을넣어준다.뚜껑
을닫은후액-액추출을위해진탕기로30분동안강하게교반
한다.
(4)교반이끝난후뚜껑을열어약1분동안헥산층의분리를기다
린다.분리되지않는다면원심분리기(3,000rpm,5분)를이용하여
분리한다.
(5)분리된헥산층을50mL의둥근바닥플라스크에담고상기의
(3)～(4)과정을한번더실행한다.(필요한경우무수황산나트륨
을넣어준다)
이상엽 / 세계무역기구과 / 2017-11-28 17:23:08- 106 -(6)추출물은감압증발장치를이용하여1mL정도까지농축하고,
남은n-헥산은질소가스로약하게건조시킨다.이때과도하게
n-헥산을건조시키면분석대상인아세틸유도체화된오염화석
탄산이손실될수있다.
(7)n-헥산1mL을넣어잘녹여시험용액으로한다.
6)시험조작
(1)가스크로마토그래프전자포획검출기(ECD)또는질량분석기
(MS)로분석한다.
(2)가스크로마토그래프전자포획검출기(ECD)
가)기기:가스크로마토그래프전자포획검출기(ECD)
나)컬럼:DB-35,(30m×0.25mm,0.25µm)또는이와동등한
것
다)이동상가스및유량:질소,1.0mL/분
라)컬럼온도:초기온도100℃에서시험용액을주입한후1분간
유지하고15℃/분의비율로240℃까지상승하여3분간유지
한다.
마)시료주입부온도:260℃
바)시료주입량:1.0mL
(3)가스크로마토그래프질량분석기(MS)
가)기기:가스크로마토그래프질량분석기(MS)
이상엽 / 세계무역기구과 / 2017-11-28 17:23:08- 107 -나)컬럼:HP-35MS,(30m×0.25mm)또는이와동등한것
다)이동상가스및유량:헬륨,1.0mL/분
라)컬럼온도:초기온도100℃에서시험용액을주입한후1분간
유지하고15℃/분의비율로240℃까지상승하여3분간유지한
다.
마)시료주입부온도:260℃
바)검출기온도:300℃
사)시료주입량:1.0µL
아)주입모드:Splitless
*라이너:Split/Splitlessliner(ID:4mm,singletapwith
glasswool)
자)질량분석기(MS)조건
-용매지연:1.0분
-MSQuad:150℃(최대200℃)
-MSSource:230℃(최대250℃)
-모드:SCAN/SIM모드
-스캔범위:35～320amu
-샘플링레이트:2
-스레시홀드:100
이상엽 / 세계무역기구과 / 2017-11-28 17:23:08- 108 -[기체크로마토그래프 -질량분석기 분석을 위한  특성이온 ]
물질 타겟이온 (m/z) 참고이온 (m/z)
TCG아세테이트 262 260, 264
PCP아세테이트 266 264, 268
7)계산
시료의오염화석탄산(PCP)함유량은아세틸유도체화과정을통해
생성된시료의PCP-아세테이트피크면적과여러농도의작업표
준용액의PCP-아세테이트피크면적의외부검량곡선에의해계산
되며,계산식은다음과같다.
*시료의TCG-아세테이트피크면적은작업표준용액의TCG-
아세테이트피크평균면적대비최소70%이상이어야하며,
70%미만일경우다시시험하여야한다.
C시료=C시료추출액×V×DM
이상엽 / 세계무역기구과 / 2017-11-28 17:23:08- 109 -14. 염소화페놀류 사염화석탄산 (TeCP)
1)장치
(1)기체크로마토그래프-전자포획검출기(GC-ECD)
(2)기체크로마토그래프-질량분석기(GC-MS)
2)시약및시액
(1)사염화석탄산(TeCP,tetrachlorophenol)
(2)테트라클로로메톡시페놀(TCG,tetrachloro-o-methoxyphenol)
(3)수산화칼륨(KOH)
(4)트리에틸아민(triethylamine)
(5)아세트산무수물(aceticacidanhydride)
(6)n-헥산(n-hexane)
(7)메탄올(methanol)
(8)아세톤(acetone)
(9)무수황산나트륨(sodiumsulphateanhydrous)
(10)2M수산화칼륨(KOH)용액:112g의수산화칼륨을증류수
1,000mL에용해한다.
3)표준용액
(1)사염화석탄산(TeCP)표준원액
이상엽 / 세계무역기구과 / 2017-11-28 17:23:08- 110 -사염화석탄산10mg을정밀히달아메탄올을가하여10mL로
정용한액을표준원액(1,000mg/L)으로한다.
(2)사염화석탄산표준용액
사염화석탄산표준원액(1mg/mL)단계별로10배씩메탄올로희
석하여1mg/L의농도로조제한액을사염화석탄산표준용액으
로한다.
(3)테트라클로로메톡시페놀(TCG)표준원액
테트라클로로메톡시페놀0.01g을정밀히달아n-헥산을가하여
10mL로정용한액을표준원액(1,000mg/L)으로한다.
(4)테트라클로로메톡시페놀(TCG)표준용액
테트라클로로메톡시페놀표준원액을n-헥산으로100배희석하여
10mg/L의농도로조제한액을테트라클로로메톡시페놀표준용
액으로한다.
(5)작업표준용액
가)아래의표에따라사염화석탄산1mg/L표준용액과10mg/L
농도의테트라클로로메톡시페놀표준용액250µL를40mL유
리바이알에넣어준후,2M수산화칼륨용액을20mL을넣어
준다.
나)혼합한후2mL아세트산무수물을넣고30초동안볼텍스믹
서로혼합한다.
다)바이알뚜껑을열어가스를빼준후,액-액추출을위해n-헥
이상엽 / 세계무역기구과 / 2017-11-28 17:23:08- 111 -산5mL를넣고진탕기로30분간강하게교반시킨다.
라)교반이끝난후뚜껑을열어약1분간n-헥산층의분리를기
다린다.분리되지않는경우원심분리기를이용하여분리한다.
마)분리된n-헥산층을1mL정도취하여각각GC분석용바이알
에담는다.
[작업표준용액의농도]
표준
용액1mg/L
사염화석탄산
표준용액의사용량
(µL)작업표준용액의
최종농도값
(mg/L)TCG의최종
농도값
(mg/L)
1500 0.1 0.5
21,000 0.2 0.5
32,000 0.4 0.5
*작업 표준용액의 농도는 시료의 농도에 맞게 다른 농도로 조제될 수 있
다.
**TCG-아세테이트의 생성은 아세틸 유도체화 반응이 성공적으로 되었음을 알 
수 있게 해주며 ,시료에 가해지는 TCG의 양과 작업 표준용액에 가해진 
TCG의 양은 동일해야 한다 .
***작업 표준용액의 TCG-아세테이트 피크 면적은 표준편차가 5%미만으로 
일정해야 한다 .
4)예비시험
(1)공시험
시료를포함하지않은유리바이알에20mL의2M수산화칼륨을
넣어주고,4)시험용액의조제중(2)∼(7)과정에따른다.
(2)공스파이크시험
이상엽 / 세계무역기구과 / 2017-11-28 17:23:08- 112 -시료가들어있지않은40mL유리바이알에50mL의1mg/L
농도의사염화석탄산을넣고4)시험용액의조제에따른다.
5)시험용액의조제
(1)시료1g을0.01g까지칭량하여5㎜×5㎜의크기로작게
잘라40mL유리바이알에넣는다.시료가담겨있는바이알에
20mL의2M수산화칼륨을넣은후70℃의초음파추출기에서
한시간동안추출하고실온으로냉각한다.
(2)추출액을분액깔때기(또는뚜껑있는유리바이알)로옮기고10
mg/L테트라클로로메톡시페놀표준용액을50µL넣어준다음
무수아세트산1.5mL와트리에틸아민0.5mL를넣고뚜껑은닫
은후60초동안강하게흔들어아세틸유도체화한다.
(3)뚜껑을열어가스를빼준후10mL의n-헥산을넣어준다.뚜껑
을닫은후액-액추출을위해진탕기로30분동안강하게교반
한다.
(4)교반이끝난후뚜껑을열어약1분동안헥산층의분리를기다
린다.분리되지않는다면원심분리기(3,000rpm,5분)를이용하여
분리한다.
(5)분리된헥산층을50mL의둥근바닥플라스크에담고상기의
(3)～(4)과정을한번더실행한다.(필요한경우무수황산나트륨
을넣어준다)
이상엽 / 세계무역기구과 / 2017-11-28 17:23:08- 113 -(6)추출물은감압증발장치를이용하여1mL정도까지농축하고,
남은n-헥산은질소가스로약하게건조시킨다.이때과도하게
n-헥산을건조시키면분석대상인아세틸유도체화된사염화석
탄산이손실될수있다.
(7)n-헥산1mL을넣어잘녹여시험용액으로한다.
6)시험조작
(1)가스크로마토그래프전자포획검출기(ECD)또는질량분석기
(MS)로분석한다.
(2)가스크로마토그래프전자포획검출기(ECD)
가)기기:가스크로마토그래프전자포획검출기(ECD)
나)컬럼:DB-35,(30m×0.25mm,0.25µm)또는이와동등한
것
다)이동상가스및유량:질소,1.0mL/분
라)컬럼온도:초기온도100℃에서시험용액을주입한후1분간
유지하고15℃/분의비율로240℃까지상승하여3분간유지한
다.
마)시료주입부온도:260℃
바)시료주입량:1.0µL
(3)가스크로마토그래프질량분석기(MS)
가)기기:가스크로마토그래프질량분석기(MS)
이상엽 / 세계무역기구과 / 2017-11-28 17:23:08- 114 -나)컬럼:HP-35MS,(30m×0.25mm)또는이와동등한것
다)이동상가스및유량:헬륨,1.0mL/분
라)컬럼온도:초기온도100℃에서시험용액을주입한후1분간
유지하고15℃/분의비율로240℃까지상승하여3분간유지한
다.
마)시료주입부온도:260℃
바)검출기온도:300℃
사)시료주입량:1.0µL
아)주입모드:Splitless
*라이너:Split/Splitlessliner(ID:4mm,singletapwith
glasswool)
자)질량분석기(MS)조건
-용매지연:1.0분
-MSQuad:150℃(최대200℃)
-MSSource:230℃(최대250℃)
-어케지션모드:SCAN/SIM모드
-스캔범위:35～320amu
-샘플링레이트:2
-스레시홀드:100
이상엽 / 세계무역기구과 / 2017-11-28 17:23:08- 115 -[기체크로마토그래프 -질량분석기 분석을 위한 특성이온 ]
물질 타겟이온 (m/z) 참고이온 (m/z)
TCG아세테이트 262 260, 264
TeCP아세테이트 232 230, 234
7)계산
시료의사염화석탄산(TeCP)함유량은아세틸유도체화과정을통
해생성된시료의TeCP-아세테이트피크면적과여러농도의작
업표준용액의TeCP-아세테이트피크면적의외부검량곡선에의
해계산되며,계산식은다음과같다.
*시료의TCG-아세테이트피크면적은작업표준용액의TCG-
아세테이트피크평균면적대비최소70%이상이어야하며,
70%미만일경우다시시험하여야한다.
C시료=C시료추출액×V×DM
이상엽 / 세계무역기구과 / 2017-11-28 17:23:08- 116 -15. 아조염료
가.염료 및염색물 시험법
시험에사용하는섬유는염료추출과정없이환원제를이용해확인
할수있는섬유(셀룰로스(면,비스코스)직물,단백질(모,견)직물,
합성(폴리아마이드,아크릴)직물,가죽)와염료추출과정을통해확
인할수있는섬유(폴리에스터,폴리아마이드,아세테이트,트리아세
테이트,아크릴,염화비닐섬유)로구분된다.
1)장치
(1)액체크로마토그래프/117
다이어드어레이검출기(HPLC/DAD)
(2)액체크로마토그래프/질량분석기(HPLC/MS)
(3)가스크로마토그래프/불꽃이온화검출기(GC/FID)
(4)가스크로마토그래프/질량분석기(GC/MS)
2)기구
(1)추출장치
이상엽 / 세계무역기구과 / 2017-11-28 17:23:08- 117 -
-코일 콘덴서 NS29/32
-비활성 소재로 만들어진 고리로 시험편을 적절히 고
정하고 ,응축된 용매가 시험편으로 떨어지게 한다 .
-100 mL둥근바닥 플라스크 NS29/32
-가열원
*비고 :이와 유사하거나 동등한 장치 사용 가능
(2)초음파수조:온도조절가능한것
(3)반응용기:단단히잠기는열저항성유리용기,20∼50mL
(4)열원:70±2℃
(5)유리또는폴리프로필렌컬럼:내경25∼30㎜,길이130∼150
㎜이고,20g의규조토로충진되며,배출구부분이유리섬유로
채워진것
(6)감압회전증발장치
3)시약및시액
(1)클로로벤젠(chlorobenzene)
(2)아세토니트릴(acetonitrile)
(3)메탄올(methanol)
(4)터트-부틸메틸에테르(t-butylmethylether)
(5)노르말-펜탄(n-pentane)
이상엽 / 세계무역기구과 / 2017-11-28 17:23:08- 118 -순번 CAS번호 Index번호 EC번호 물 질 명
1 92-67-1 612-072-00-6 202-177-1-biphenyl-4-ylamine
-바이페닐 -4-일아민
-4-aminobiphenyl
-4-아미노바이페닐
-xenylamine
-제닐아민
2 92-87-5 612-042-00-2 202-199-1-benzidine
-벤지딘
3 95-69-2 612-196-00-0 202-441-6-4-chloro-o-toluidine
-4-클로로 -오쏘 -톨루이딘
4 91-59-8 612-022-00-3 202-080-4-2-naphthylamine
-2-나프틸아민
5a97-56-3 611-006-00-3 202-591-2-o-aminoazotoluene
-오쏘 -아미노아조톨루엔
-4-amino-2’,3-dimethylazobenzene
-4-아미노 -2‘,3-디메틸아조벤젠
-4-o-yolyazo-o-toluidine
-4-오쏘 -톨랴조 -오쏘 -톨루이딘(6)0.06mol/L구연산/수산화나트륨완충용액(pH6)
(7)200mg/mL히드로아황산나트륨수용액(사용시제조)
(8)10%수산화나트륨용액
(9)규조토컬럼
4)표준물질
(1)아닐린
(2)1,4-페닐렌디아민
(3)내부표준물질(벤지딘-d8,나프탈렌-d8,2,4,5-트리클로로아닐린,
안트라센-d10)
(4)방향족아민
이상엽 / 세계무역기구과 / 2017-11-28 17:23:08- 119 -6a99-55-8 612-210-00-5 202-765-8-2-amino-4-nitrotoluene
-2-아미노 -4-니트로톨루엔
-5-nitro-o-toluidine
-5-니트로 -오쏘 -톨루이딘
7 106-47-8 612-137-00-9 203-401-0-4-chloroaniline
-4-클로로아닐린
8 615-05-4 612-200-00-0 210-406-1-2,4-diaminoanisole
-2,4-다이아미노아니졸
-4-methoxy-m-phenylenediamine
-4-메톡시 -메타 -페닐렌디아민
9 101-77-9 612-051-00-1 202-974-4-4,4‘-diamino-diphenylmethane
-4,4‘-디아미노 -디페닐메탄
-4,4‘-methylenedianiline
-4,4‘-메틸렌디아닐린
10 91-94-1 612-068-00-4 202-109-0-3,3‘-dichlorobenzidine
-3,3‘-디클로로벤지딘
-3,3‘-dichlorobiphenyl-4,4'-ylendiamine
-3,3'-디클로로바이페닐 -4,4‘-알렌디아민
11 119-90-4 612-036-00-X 204-355-4-3,3‘-dimethoxybenzidine
-3,3’-디메톡시벤지딘
-o-dianisidine
-오쏘 -디아니시딘
12 119-93-7 612-041-00-7 204-358-0-3,3‘-dimethylbenzidine
-3,3’-디메틸벤지딘
-4,4‘-bi-o-toluidine
-4,4‘-바이 -오쏘 -톨루이딘
13 838-88-0 612-085-00-7 212-658-8-4,4‘-methylenedi-o-toluidine
-4,4‘-메틸렌디 -오쏘 -톨루이딘
14 120-71-8 612-209-00-X 204-419-1-p-cresidine
-파라 -크레지딘
-6-methoxy-m-toluidine
-6-메톡시 -메타 -톨루이딘
15 101-14-4 612-078-00-9 202-918-9-4,4‘-methylene-bis-(2-chloroaniline)
-4,4’메틸렌 -비스 -(2-클로로아닐린 )
-2,2‘-dichloro-4,4’-methylene-dianiline
-2,2’-디클로로 -4,4‘-메틸렌 -디아닐린
16 101-80-4 612-199-00-7 202-977-0-4,4‘-oxydianiline
-4,4‘-옥시디아닐린
17 139-65-1 612-198-00-1 205-370-9-4,4‘-thiodianiline
-4,4’-티오디아닐린
18 95-53-4 612-091-00-X 202-429-0 -o-toluidine
이상엽 / 세계무역기구과 / 2017-11-28 17:23:08- 120 --오쏘 -톨루이딘
-2-aminotoluene
-2-아미노톨루엔
19 95-80-7 612-099-00-3 202-453-1-2,4-toluylenediamine
-2,4-톨루일렌디아민
-2,4-diaminotoluene
-2,4-디아미노톨루엔
-4-methyl-m-phenylenediamine
-4-메틸 -메타 -페닐렌디아민
20 137-17-7 612-197-00-6 205-282-0-2,4,5-trimethylaniline
-2,4,5-트리메틸아닐린
21 90-04-0 612-035-00-4 201-963-1-o-anisidine
-오쏘 -안시딘
-2-methocyaniline
-2-메톡시아닐린
22b60-09-3 611-008-00-4 200-453-6-4-aminoazobenzene
-4-아미노아조벤젠
23 95-68-1 - 202-440-0-2,4-xylidine
-2,4-자일리딘
24 87-62-7 - 201-758-7-2,6-xylidine
-2,6자일리딘
aCAS번호 97-56-3(번호 5)과 99-55-8(번호 6)은 CAS번호 95-53-4(번호 18)와 95-80-7(번
호 19)로 환원된다 .
b4-아미노아조벤젠을 형성할 수 있는 아조 염료는 이 방법의 조건에서 아닐린과 1,4-페
닐렌디아민을 발생시킨다 .검출 한계 때문에 오직 아닐린만 검출될 수 있다 .이러한 염
료의 존재는 ‘다.4-아미노아조벤젠 시험법 ’에 따라 시험해야 한다 .
5)표준용액
(1)아민표준원액
적합한용매로mL당아민표준물질이300μg보다크거나이와
동등한농도를가지도록아민표준원액을조제한다.
*아세토니트릴은좋은안정성을가지므로저장용액으로적절
한용매이다.
(2)매일사용하기위한아민표준용액
이상엽 / 세계무역기구과 / 2017-11-28 17:23:08- 121 -적합한용매로mL당아민표준물질이15μg의농도가되도록
아민표준원액을희석한다.
(3)정량을위한아민표준용액
적합한용매를사용하여검량선작성을위하여mL당2∼50μg
농도의용액을조제한것을아민표준용액으로한다.
(4)내부표준용액(IS)
가)적합한용매로mL당내부표준물질이 1.0mg이되도록조
제한다.
나)GC-MS분석의경우다음의내부표준용액중하나를사용
해야한다.
①벤지딘-d8(benzidine-d8),CAS번호:92890-63-6
②나프탈렌-d8(naphthalene-d8),CAS번호:1146-65-2
③2,4,5-트리클로로아닐린(2,4,5-trichloroaniline),CAS번호:
636-30-6
④안트라센-d10(anthracene-d10),CAS번호:1719-06-8
*DAD를이용한벤지딘검증분석시,내부표준용액으로
벤지딘-d8를사용한다면중수소화되지아니한벤지딘피크
와분리할수없으므로적합하지않다.
6)시료의준비
(1)일반
이상엽 / 세계무역기구과 / 2017-11-28 17:23:08- 122 -가)시험편을총1g이되도록잘라서준비한다.추출장치를사용
하는경우염료추출을위해시험편은가늘고긴조각으로자
른다.만약다른장치에사용하거나오직환원분해를위한시
험편이라면작은조각으로자른다.
나)참고로시료는다음기준을근거로선정하여야한다.
-섬유제품의부위
-섬유조성의특성(섬유조성)
-프린트된물질
-색상
-가죽제품
(2)섬유제품
가)만약섬유제품이실,천과같은반공정제품이라면그것으로
부터시험편을채취한다.
나)섬유제품이의류와같이여러부분으로구성되어있다면,피
부에직접적이고지속적으로접촉하는섬유제품의모든부분
으로부터시험편을채취한다.
(3)섬유조성
아래의표1.에대한적용은염료의추출에기본적으로기반을두
고분산염료의사용여부를확인하기위하여섬유조성의특성
을확인한다.
이상엽 / 세계무역기구과 / 2017-11-28 17:23:08- 123 -[표1.섬유특성에관련된분산염료로부터염료추출적용]
직물특성분산염료사용경우분산염료추출이
필요한가
천연섬유아니오 A아니오
합성섬유아니오 B아니오
확인불가C 예
예D 예
*섬유가염색되지않았다면시험하지않는다.
천연섬유또는합성섬유에사용되는염료물질의범주는[참고1]
에서설명한다.
(4)섬유혼방의경우
다른종류의섬유가혼방되었을경우,분산염료의추출방법을결
정하기위하여아래의표2.를참조한다.
[표2.섬유혼방에관련된분산염료를위한착색제추출의적용]
분산염료의염료추출이
필요한가?혼방의다른부분
ABCD
혼방의한부분A아니요아니요예예
B아니요아니요예예
C예예예예
D예예예예
*A,B,C,D의의미는표1참조
(5)프린트물질
만약물질이안료로프린트된경우7)시험용액의조제중(2)
분산염료가아닌다른염료로염색된섬유제품에따라시험용
이상엽 / 세계무역기구과 / 2017-11-28 17:23:08- 124 -액을조제한다.
(6)색상
가)일반
모든색상에대하여시험한다.다만‘흰색’은색상으로간주하지
않으므로‘흰색’부위는시험하지않는다.
나)혼합된색상의경우
세가지색상까지함께시험할수있으며,세가지색상의혼합
을위하여다음의순서대로적용한다.
-섬유제품의동등한부위로부터세가지색상을선택한다.
-만약,섬유제품의동등한부위로부터세가지색상을채취
할수없다면,섬유제품의같은형태로만들어진부분에서
세가지색상을선택한다.
-만약섬유제품의동등한부위로부터세가지색상을채취
할수없고,섬유제품의같은형태로도채취할수없다면,
같은절차(시험방법)를적용하는섬유제품으로부터세가지
색상을선택한다.
다)세가지색상의시험편준비
각색상은대략같은질량을가지되,그총질량이1g되어야
한다.
만약,혼합시험의결과로특정아민의농도가5∼30mg/kg범
위에존재한다면,단일색상시험편의시험결과가30mg/kg을
이상엽 / 세계무역기구과 / 2017-11-28 17:23:08- 125 -초과할수있기때문에개별시험이필요하다.
7)시험용액의조제
(1)분산염료에대한염료추출
가)클로로벤젠으로분산염료추출
분산염료로염색된시험편을25mL의끓는클로로벤젠으로
제시된추출장치를이용하여30분동안추출한다.클로로벤젠
추출물은추출장치로부터제거하기전에실온으로냉각시킨다.
45∼60℃온도에서회전감압증발기를이용하여클로로벤젠추
출물을소량의잔류물로농축시킨다.잔류물에1mL메탄올을
두번에나누어첨가하고,염료를분산시키기위하여초음파처
리한후반응용기에담는다.
나)분산염료로만염색된섬유
추출장치에서섬유시험편을제거한다.그리고분산염료로만
염색된섬유이거나추출후완전히제거되었다면시험편을폐
기하여도된다.
다)분산염료및다른염료로염색된섬유
만약A및B의경우(표.2)에해당되는섬유를포함한다면,추
출장치로부터추출된섬유시험편을꺼낸다.그리고n-펜탄또
는터트-부틸메틸에테르같은적절한용매로시험편을세척하
고그것을건조시킨다.
이상엽 / 세계무역기구과 / 2017-11-28 17:23:08- 126 -만약필요하다면환원분해를위해서작은조각들로자른다.상
기가)클로로벤젠으로분산염료추출에서분산된메탄올용액
(총2mL)과건조된시험편을반응용기에옮긴다.
(2)분산염료가아닌다른염료로염색된섬유제품
만약섬유시험편이오직A및B의경우(표.2)에만해당된다면,
반응용기에직접시험편을넣고메탄올을2mL첨가한다.
(3)환원에의한분해
70℃로예열된구연산완충용액15mL를반응용기에넣는다.
반응용기는밀폐하고70±2℃에서30±1분동안처리한다.
그다음,3mL의히드로아황산나트륨수용액을아조그룹의환원
분해를위해반응용기로첨가한다.그런뒤강하게흔들어섞고,
즉시70±2℃에서30분동안처리한다.그리고2분이내에실온인
20～25℃로냉각시킨다.
(4)아민분리와농축
가)0.2mL의수산화나트륨용액을반응용액에넣고강하게흔
다.규조토컬럼에반응용액을옮기고15분동안컬럼에의해
흡수시킨다.
나)반응용기내에10mL의터트-부틸메틸에테르를넣고강하
게흔들어준다.그리고15분후이터트-부틸메틸에테르는컬
럼의상단에시험편과함께부어주고,증발장치사용을위해
100mL둥근바닥플라스크나유리용기에용출액을모은다.
이상엽 / 세계무역기구과 / 2017-11-28 17:23:08- 127 -다)추가로반응용기를10mL의터트-부틸메틸에테르로헹구어
주고,그용매는컬럼으로옮겨넣는다.그다음60mL의터트
-부틸메틸에테르를직접컬럼안에부어준다.
라)아민의검출과정량을위해터트-부틸메틸에테르추출물은
50℃미만에서약1mL(건조주의)로농축한다.만약다른용
매로의전환이필요하다면,약한유량의비활성기체로매우조
심히용매의잔류물을제거한다.
*만약제시된조건에맞지않게용매를제거(회전감압증발
기에서의농축,건조에의한증발)할경우,아민의상당한손
실을일으킬수있다.
마)추출물이나잔류물은즉시아세토니트릴또는터트-부틸메틸
에테르와같은적합한용매를첨가하여2mL가되게하고지
체없이분석한다.24시간내에분석을완료할수없다면시료
는–18℃미만의온도로보관되어야한다.
*매질로인해2,4-디아미노톨루엔과2,4-디아미노아니졸과같
은아민은매우낮은안정성을나타내는경향이있다.작업
중지연이발생하는경우아민은기기분석시검출되지않
을수도있다.
(5)아민검출과정량
제시된크로마토그래프를이용하여아민을검출하며정량을확인
하기위하여세점의검량곡선을작성해야한다.
이상엽 / 세계무역기구과 / 2017-11-28 17:23:08- 128 -*만약확인된아미들이이성질체를가진다면정확한확인을위
해주의해야한다.
(6)검증절차
가)일반
과정을검증하기위하여예열된구연산/수산화나트륨완충용액
15mL가들어있는반응용기에아민저장용액(또는반응용
기에각아민30µg이포함하는용량에해당)100µg과메탄올
2.0mL를첨가한다.이검증절차는개별시료배치마다수행
한다.그다음상기(4)아민분리와농축및(5)아민검출과
정량과정을진행하며,매일작성된검량곡선을기반으로검증
표준을정량한다.
나)내부표준물질을이용한검량(가스크로마토그래프에의한정
량)
PS=PC×AS×AISC×VS
AC×AISSV
PS:시험편추출용액에포함된아민의농도(µg/mL)
AS:시험용액에포함된아민의피크면적
AC:표준용액에포함된아민의피크면적
AISS:시험편추출용액에추가된내부표준물질의피크면적
AISC:표준용액에추가된내부표준물질의피크면적
V:시험편추출용액의최종부피(mL)
이상엽 / 세계무역기구과 / 2017-11-28 17:23:08- 129 -VS:검증과정에적용되는아민용액의부피(mL)
PC:표준용액에서아민의농도(µg/mL)
다)외부표준물질을이용한검량
PS=PC×AS×VS
ACV
PS:시험편추출용액에포함된아민의농도(µg/mL)
AS:시험용액에포함된아민의피크면적
AC:표준용액에포함된아민의피크면적
V:시험편추출용액의최종부피(mL)
VS:검증과정에적용되는아민용액의부피(mL)
PC:표준용액에서아민의농도(µg/mL)
8)시험조작
(1)고성능액체크로마토그래프/다이오드어레이검출기(DAD)
가)분석컬럼:ZorbaxEclipseXDBC18(3.5µm),150×4.6㎜
나)컬럼온도:32℃
다)검출파장:다이오드어레이검출기(DAD)240nm,280nm,
305nm,380nm
라)주입량:5µL
마)이동상:메탄올(A),인산이수소칼륨0.68g을증류수1,000
mL에녹인다음메탄올150mL을첨가한다.(B)
이상엽 / 세계무역기구과 / 2017-11-28 17:23:08- 130 -시간유속(mL/min)A(%)B(%)
0.00 0.610.090.0
22.50 0.655.045.0
27.50 0.6100.0 0.0
28.50 0.95100.0 0.0
28.51 2.0100.0 0.0
29.00 2.0100.0 0.0
29.01 2.010.090.0
31.00 0.610.090.0
35.00 0.610.090.0
(2)고성능액체크로마토그래프/질량분석기(HPLC/MS)
가)분석컬럼:ZorbaxEclipseXDBC18(3.5µm),2.1×50㎜
나)컬럼온도:40℃
다)검출기:사중극자및이온포획질량검출기,스캔모드및
daughter이온질량검출
라)이온화:API전자분무방식양이온,조각이온화전압
120V
마)주입량:2.0µL
바)유량:300µL/분
사)이동상:아세토니트릴(ACN)(A),1,000mL증류수에5
mmol암모늄아세테이트,pH3.0(B)
이상엽 / 세계무역기구과 / 2017-11-28 17:23:08- 131 -시간유속(mL/min)A(%)B(%)
0.00 0.310.090.0
1.50 0.320.080.0
6.00 0.390.010.0
(3)가스크로마토그래프/질량분석기(GC/MS)
가)분석컬럼:DB-35MS(J&W),35m×0.25mm,두께0.25µm
나)주입방식:split/splitless
다)주입구온도:260℃
라)운반기체:헬륨
마)컬럼온도:100℃(2분),100℃→310℃(15℃/분)→310
℃(2분)
바)주입량:1.0µL,분할(1:15)
사)검출기:질량분석기
9)계산
(1)일반
특정아민이매일작성된검량곡선을통해5mg/kg이상검출
및정량된다면,정량은다중포인트검량그래프를작성해야하
며,검량곡선으로부터아민농도(µg/mL)를결정한다.
(2)시험편의아민함량계산
다음식에따라시험편내아민함량을mg/kg의질량분율로계
이상엽 / 세계무역기구과 / 2017-11-28 17:23:08- 132 -산한다.
W=PS×V
mE
W:시험편추출용액에포함된아민의농도(µg/mL)
PS:추출물최종부피
mE:시험편질량(g)
*30mg/kg이하의아민농도해석은잘못된검출결과를야
기시킬수있어주의를기울여야한다.
나.4-아미노아조벤젠 시험법
4-아미노아조벤젠을형성할수있는아조염료는‘가.염료및염색
물시험법’조건하에서아민류인아닐린과1,4-페닐렌디아민을생성
한다.이러한4-아미노아조벤젠염료의존재는추가적인정보나특별
한절차없이는시험하기가어려우므로본시험법은‘가.염료및염
색물시험법’을보완하고특정아조염료를사용할때생성되는4-아
미노아조벤젠을확인하기위한시험법이다.
따라서,‘가.염료및염색물시험법’에서아닐린또는1,4-페닐렌디아
민검출시동시험법에따라4-아미노아조벤젠확인여부를시험한
다.
1)장치
이상엽 / 세계무역기구과 / 2017-11-28 17:23:08- 133 -(1)액체크로마토그래프/다이어드어레이검출기(HPLC/DAD)
(2)액체크로마토그래프/질량분석기(HPLC/MS)
(3)가스크로마토그래프/질량분석기(GC/MS)
2)기구
(1)추출장치
-코일콘덴서NS29/32
-비활성소재로만들어진고리로시험편을적
절히고정하고,응축된용매가시험편으로
떨어지게한다.
-100mL둥근바닥플라스크NS29/32
-가열원
*비고 :이와 유사하거나 동등한 장치 사용 가능
(2)반응용기:단단히잠기는열저항성유리용기,20∼50mL
(3)열원:40±2℃
(4)원심분리기
(5)감압회전증발장치
3)시약및시액
(1)200mg/mL히드로아황산나트륨수용액(사용시제조)
(2)2%수산화나트륨용액
이상엽 / 세계무역기구과 / 2017-11-28 17:23:08- 134 -(3)n-펜탄
(4)메탄올
(5)클로로벤젠
(6)t-부틸메틸에테르
(7)염화나트륨
4)표준물질
(1)4-아미노아조벤젠
(2)GC분석을위한내부표준물질
①벤지딘-d8(benzidine-d8),CAS번호:92890-63-6
②나프탈렌-d8(naphthalene-d8),CAS번호:1146-65-2
③2,4,5-틀리클로로아닐린(2,4,5-trichloroaniline),CAS번호:
636-30-6
④안트라센-d10(anthracene-d10),CAS번호:1719-06-8
5)표준용액
(1)내부표준물질일정량을t-부틸메틸에테르에녹여10.0µg/mL
의농도로제조한것을내부표준용액으로한다.
(2)4-아미노아조벤젠일정량을메탄올에녹여500µg/mL의농도로
조제한것을표준용액으로한다.
이상엽 / 세계무역기구과 / 2017-11-28 17:23:08- 135 -6)시료의준비
(1)다양한색상을가진원단의경우,가능한색상별로분리해서시
험해야한다.다양한직물특성으로구성된제품,다양한특성의
시편(섬유와색상에관해)은분리해서분석해야한다.
(2)시험시편을잘라총질량1g이되도록준비한다.염료추출방
법으로진행하는시료는길게자르고만약다른시험기구를사용
하거나시료가염료추출없이환원분해한다면작은조각으로자
른다.
7)시험용액의조제
(1)분산염료에대한염료추출
가)클로로벤젠으로분산염료추출
분산염료로염색된시험편을25mL의클로로벤젠으로제시된
추출장치를이용하여30분간추출한다.클로로벤젠추출물은추
출장치로부터제거하기전에실온으로냉각시킨다.
45∼60℃온도에서회전감압증발기를이용하여클로로벤젠추
출물을소량의잔류물로농축시킨다.잔류물에7mL메탄올을
가하고,염료를분산시키기위하여초음파처리한후반응용기
에담는다.
*이단계는여러번거치는것이좋다.예를들어메탄올을4
mL을첨가하고초음파수조를사용하여유리플라스크로부터
이상엽 / 세계무역기구과 / 2017-11-28 17:23:08- 136 -잔류물을용해하고난다음피펫을사용하여반응용기내에
정량적으로현탁액을옮기고그다음에메탄올을1mL씩3
회나누어녹여내어정량적으로용액을옮긴다.
*4-아미노아조벤젠을생성시키는분산염료의직접적인확인
을위해메탄올추출용액으로HPLC/DAD/MS를이용하여
바로분석할수있다.
나)분산염료로만염색된섬유
추출장치에서섬유시험편을제거한다.그리고분산염료로염
색된섬유로구성되어있거나추출후탈색이되었다면그것을
폐기한다.추출장치에서섬유편을제거한다.그리고분산염료로
만염색된섬유이거나추출후완전히색이제거되었다면시료
를폐기해도된다.
다)분산염료및다른염료로염색된섬유
추출장치로부터추출된섬유시험편을꺼낸다.그리고n-펜탄
또는t-부틸메틸에테르같은적절한용매로시험편을세척하고
그것을건조시킨다.
만약필요하다면분산염료와함께환원반응을위하여녹여낸
메탄올용액이들어있는반응용기에건조된시험편을잘라넣
는다.
(2)분산염료가아닌다른염료로염색된섬유
반응용기에직접시험시편을넣고메탄올7mL를첨가한다.
이상엽 / 세계무역기구과 / 2017-11-28 17:23:08- 137 -(3)환원분해
9mL의수산화나트륨용액을메탄올혼합용액또는시료((1)중
가)및다),(2))에첨가하고,반응용기를밀폐하여강하게흔든다.
그다음1mL의히드로아황산나트륨수용액을환원분해를위해
첨가한다.혼합액을강하게흔들어섞고정확하게40±2℃에30분
동안처리한다.그리고1분이내에실온인20∼25℃로냉각시킨
다.
(4)4-아미노아조벤젠의분리와농축
5mLt-부틸메틸에테르또는5mL내부표준용액을반응용액에
첨가한다.그후7g의염화나트륨을첨가하고혼합액을45분동
안수평방향으로일정하게f=5s-1의빈도로진탕한다.
*냉각과진탕사이의지연시간은5분을초과해서는안된다.진
탕후의완전한상분리를위해혼합물을원심분리하는것을
추천한다.
이후분석을위해t-부틸메틸에테르층의일부를적합한바이알에
옮기고즉시밀폐한다.4-아미노아조벤젠의검출및정량은크로
마토그래피법을사용하여수행한다.
*다음분석을위해서는용매를변경하거나(3)환원분해로부터
추출물을농축하고이를적절한다른용매(메탄올등)로전환시
킬필요가있다.만약제시된조건에맞지않게용매를제거할
경우상당한4-아미노아조벤젠의손실을일으킬수있다.
이상엽 / 세계무역기구과 / 2017-11-28 17:23:08- 138 -t-부틸메틸에테르추출액을감압증발농축기에서약한진공으로
50℃미만에서약1mL(건조주의)까지농축한다.그다음진공
없이약한유량의비활성기체로매우조심히잔류용매를제거
한다.분석절차의과정에매질효과로인해분석물의심각한손실
이발생할수있다면가능한한용매를바꾸는것은피한다.
24시간이내에분석을완료할수없다면–18℃미만의온도로
보관되어야한다.
*매질로인해4-아미노아조벤젠은매우낮은안정성을나타내
므로작업중지연이발생할경우분석에큰손실을가져올수
있다.
(5)검정용액
가)염료를추출하지않은시료의검정용액
5mLt-메틸부틸에테르또는5mL내부표준용액에4-아미노
아조벤젠검정용액100µL를첨가한다.이절차에따르면상
분리를통해4-아미노아조벤젠의회수율은95～100%이기때
문에이혼합액은검정을위해사용한다.
나)추출된시료의검정용액
100µL4-아미노아조벤젠검정용액을6.9mL메탄올,9mL
수산화나트륨용액,1mL증류수,염화나트륨,5mLt-부틸메
틸에테르또는5mL내부표준용액에첨가한다.이혼합액을
일정하게수평방향f=5s-1의빈도로45분동안진탕한다.다음
이상엽 / 세계무역기구과 / 2017-11-28 17:23:08- 139 -분석을위해t-부틸메틸에테르상에서분석용바이알에분취
하고즉시밀폐한다.
(6)분석체계의점검
가)염료를추출하지않은시료준비
절차를확인하기위해4-아미노아조벤젠검정용액100µL로
(3)환원분해에따라처리한다.4-아미노아조벤젠의회수율은
최소60%이상이어야한다.
나)염료를추출하는시료준비
절차를확인하기위해4-아미노아조벤젠검정용액100µL를메
탄올6.9mL에첨가한다.이혼합액은(3)환원분해에따라처
리한다.4-아미노아조벤젠의회수율은최소60%이상이어야한
다.
8)시험조작
(1)고성능액체크로마토그래프/다이오드어레이검출기
(HPLC/DAD)
가)분석컬럼:ZorbaxEclipseXDBC18(3.5µm),150×4.6㎜
나)컬럼온도:32℃
다)검출파장:다이오드어레이검출기(DAD)240nm,280nm
라)주입량:5µL
마)이동상:메탄올(A),인산이수소칼륨0.68g을증류수1,000
이상엽 / 세계무역기구과 / 2017-11-28 17:23:08- 140 -mL에녹인다음메탄올150mL을첨가한다.(B)
시간유속(mL/min)A(%)B(%)
0.00 0.610.090.0
22.50 0.655.045.0
27.50 0.6100.0 0.0
28.50 0.95100.0 0.0
28.51 2.0100.0 0.0
29.00 2.0100.0 0.0
29.01 2.010.090.0
31.00 0.610.090.0
35.00 0.610.090.0
(2)고성능액체크로마토그래프/질량분석기(HPLC/MS)
가)분석컬럼:ZorbaxEclipseXDBC18(3.5µm),2.1×50㎜
나)컬럼온도:40℃
다)검출기:사중극자및이온포획질량검출기,스캔모드및
daughter이온질량검출
라)이온화:API전자분무방식양이온,조각이온화전압
120V
마)분사기체:질소
바)주입량:2.0µL
사)유량:300µL/분
아)이동상:아세토니트릴(ACN)(A),1,000mL증류수에5
mmol암모늄아세테이트,pH3.0(B)
이상엽 / 세계무역기구과 / 2017-11-28 17:23:08- 141 -시간유속(mL/min)A(%)B(%)
0.00 0.310.090.0
1.50 0.320.080.0
6.00 0.390.010.0
(3)가스크로마토그래프/질량분석기(GC/MS)
가)분석컬럼:DB-35MS(J&W),35m×0.25mm,두께0.25µm
또는이와동등한것
나)주입방식:split/splitless
다)주입구온도:260℃
라)운반기체:헬륨
마)컬럼온도:100℃(2분),100℃→310℃(15℃/분)→310
℃(2분)
바)주입량:1.0µL,분할(1:15)
사)검출기:질량분석기
9)계산
(1)내부표준물질을이용한계산
W=PC×AS×AISC×V
AC×AISS×mE
W:시험편중4-아미노아조벤젠의질량분율(mg/kg)
PC:검정용액중4-아미노아조벤젠의농도(µg/mL)
AS:시험용액중4-아미노아조벤젠의피크면적
이상엽 / 세계무역기구과 / 2017-11-28 17:23:08- 142 -AC:검정용액중4-아미노아조벤젠의피크면적
AISS:시험편용액중내부표준용액의피크면적
AISC:검정용액중내부표준용액의피크면적
V:시험용액의부피(mL)
mE:시험편의무게(g)
(2)외부표준물질을이용한계산
W=PC×AS×V
AC×mE
W:시험편중4-아미노아조벤젠의질량분율(mg/kg)
PC:검정용액중4-아미노아조벤젠의농도(µg/mL)
AS:시험용액중4-아미노아조벤젠의피크면적
AC:검정용액중4-아미노아조벤젠의피크면적
V:시험용액의부피(mL)
mE:시험편의무게(g)
*4-아미노아조벤젠의함량이30mg/kg이하인경우불검출로판
단한다.
이상엽 / 세계무역기구과 / 2017-11-28 17:23:08- 143 -[참고1]다양한섬유제품에사용된염료의종류
1)일반
착색제종류염료 물질
안료
기본 산크롬금속
착염직접분산아조 황a건염a반응
천연 섬유
동물성
섬유모 xx xx xx (x) x x
견 (x) xx x x (x) (x) (x) x x
면
xx xx xx xx xx x마
아마
자바솜
사이잘마
모시
황마
인조 섬유
폴리에스터 xx x
폴리아마이드 xx x xx (x) x x x x x
트리아세이트 xx x
디아세이트 xx x (x) (x) (x) xx x
아크릴 xx (x) x
비스코스
(레이온 )xx xx x xx xx x
염화비닐섬유 x x
a
x
(x)
xx아조 염료가 쓰이지 않음 .
해당 염료 물질이 쓰임 .
해당 염료 물질이 특별한 경우에 쓰임 .
해당 염료 물질이 보통 쓰임 .
분산염료만염료추출시험에관련되어있다.만약분산염료가존
재한다면시료는끓는클로로벤젠으로20분동안섬유안의염료를
추출하여확인할수있다.만일용매가색을나타낸다면분산염료가
사용된것이다.
이상엽 / 세계무역기구과 / 2017-11-28 17:23:08- 144 -2)프린트재질에대한기준
(1)안료프린트의기준
-프린트는섬유에남아있는고착제에의해고정된다.
-작은입자들은섬유에결합되어있다.
-섬유의촉감은프린트되지않은부분보다더빳빳하다.
-혼방섬유에가장저렴하게프린트할수있는것은안료이다.
-내마모성은염료로프린트된것보다성능이떨어진다.
-안료프린트를사용해야만기질보다더하얗거나밝은색상을
나타낼수있다.
(2)염료로염색된프린트의기준
-염료는고착제에의해고정되지않는다.
-염료는섬유를투과한다.
-유연한섬유제품을당겼을때,일반적으로하얗거나밝은줄무
늬가보이지않는다.
-혼방섬유를프린트하는것은어렵다.왜냐하면섬유마다색심
도가다르기때문이다.
-내마모성은안료로프린트한것보다뛰어나다.
이상엽 / 세계무역기구과 / 2017-11-28 17:23:08- 145 -16. 프탈레이트계 가소제
1)장치
(1)가스크로마토그래프/질량분석기(GC/MS)
2)기구
(1)속실렛용필터
(2)속실렛추출기
(3)초음파추출기
(4)회전감압증발기
(5)냉동분쇄기
3)시약및시액
(1)n-헥산
(2)메탄올
(3)테트라하이드로퓨란
(4)아세토니트릴
(5)속실렛용필터
(6)실린지필터
4)표준용액의조제
이상엽 / 세계무역기구과 / 2017-11-28 17:23:08- 146 -각표준물질약100mg을0.1mg까지정확히무게를재어100mL
부피플라스크에옮긴후n－헥산으로녹이고,눈금까지n－헥산
또는용매혼합액(테트라하이드로퓨란:아세토나이트릴또는메탄올
=1:2)으로채우고잘흔들어섞는다.이용액을표준원액으로
하고표준원액을적당히희석하여각농도의희석표준용액을
조제한다.
5)시료의준비
시료를절단기또는가위를사용해시료를5mm×5mm의
크기로미리절단하여냉동분쇄기에넣어입자크기500
μm이하로분쇄하여준비한다.냉동분쇄기를적용할수없는시료는
1mm이하로절단한다.
*사용전모든유리제품(마개포함)은세척제를이용하여깨끗이
세척한후물로수회헹군다.아를다시아세톤으로헹구고10
mL의n-헥산으로2회헹군후105℃에서충분히건조한다.
6)시험용액의조제
(1)시료추출
가)테트라하이드로퓨란에녹지않는시료
500mg의시료를속실렛용필터로옮긴다.질량을0.1mg까지
기록한다.시료가뜨는것을방지하기위해속실렛용필터를유
이상엽 / 세계무역기구과 / 2017-11-28 17:23:08- 147 -리솜으로막는다.n-헥산을추출용매로하여약60mL를100
mL둥근바닥플라스크에넣고n-헥산의비점(69℃)에도달
하여용액이환류되기시작한후최소6시간추출한다.추출용
액을일정량으로하여용매로채운액을시험용액으로한다.(농
축이필요할경우농축한다.)
나)테트라하이드로퓨란에녹는시료
300mg이상의시료를0.1mg까지측정하여40mL바이알에
취한다.바이알에테트라하이드로퓨란10mL를넣는다.시료가
충분히침지되지않는다면테트라하이드로퓨란을더가하고
시료가용해되도록60분간초음파처리를한다.20mL의
메탄올이나아세토나이트릴을넣어고분자물질을석출한다.
테트라하이드로퓨란을더가한경우에는테트라하이드로퓨란과
메탄올또는아세토나이트릴의비율(1:2)이유지되도록하며
0.45㎛PTFE막에혼합물을여과한액을시험용액으로한다.
7)시험조작
(1)기기:가스크로마토그래프질량분석기(MS)
(2)컬럼:안지름0.25mm,두께0.1m,길이30m및이와동등
한것
(3)운반기체:헬륨
(4)컬럼온도:100∼270℃
이상엽 / 세계무역기구과 / 2017-11-28 17:23:08- 148 -(5)주입구온도:325℃
(6)검출기온도:280℃
(7)시료주입량:1µL(Splitless모드)
(8)이온화부:전자이온화법(EI)
(9)분석부:사중극자형(Quadrupole)
(10)검출범위:50～500m/z
8)계산
시료의농도와바탕시험용액에기술된검정곡선은각가소제의
양을구하기위해이용되며다음식에따라각각의가소제함유량
(%)을계산한다.
C=A1-A2×V×1/10,000m
C:시료중의가소제농도(%)
A1:시료용액중의가소제농도(mg/L)
A2:바탕시험용액중의가소제농도(mg/L)
V:시료용액의총부피(mL)
m:시료의무게(g)
이상엽 / 세계무역기구과 / 2017-11-28 17:23:08- 149 -17. 납
1)장치
원자흡광광도기또는유도결합플라즈마발광강도측정기
2)표준용액
납표준용액:질산납(Ⅱ)(Pb(NO3)2)159.8mg을10%질산10mL에
녹이고물을가하여100mL로한액을납표준원액으로한다.납표
준원액1mL를취해0.1mol/L질산을가하여200mL로한액을
납표준용액으로한다.
납표준용액1mL=5μgPb
3)시험용액의조제
이품목1.0g을정밀히달아백금제,석영제또는내열유리제도가
니에취한다.황산2mL를가하여황산의흰연기가나지않고대
부분이탄화될때까지서서히가열한다.이를다시약450℃의전
기로에서가열하여회화한다.이때,도가니의내용물이완전히회
화될때까지식힌후내용물을황산에적시고다시가열하는조작
을반복한다.식힌후,그잔류물에희석한염산(1→2)5mL를가하
여섞고수욕상에서증발건고한다.식힌후0.1mol/L질산을가하
여녹이고,불용물이있는경우에는여과하여20mL로한액을납
이상엽 / 세계무역기구과 / 2017-11-28 17:23:08- 150 -시험용액으로한다.
4)시험조작
(1)원자흡광광도법
별도의규정이없는한다음의어느한방법에따라측정한다.
①화염방식(직접분무식)
광원램프(카드뮴의시험에있어서카드뮴중공음극관램프를,납의
시험에있어서는납중공음극관램프를사용한다)를켜고,분광기
를납에대응하는분석파장에맞춘다음,적당한전류값과슬릿
폭을설정하고,가스(아세틸렌가스또는수소가스를사용한다)에
점화시킨후가스및압축공기의유량을조절하고용매를화염
중에분무시켜서영점을맞춘다.이어서시험용액또는표준용액
을화염중에분무하여파장283.3nm에서흡광도를측정한다.
②전기가열방식
광원램프(카드뮴의시험에있어서카드뮴중공음극관램프를,납의
시험에있어서는납중공음극관램프를사용한다)를켜고,분광기
를납에대응하는분석파장에맞춘다음,적당한전류값과슬릿
폭을설정한다.이어서시험용액또는표준용액의일정량을전기
가열로에주입하고,적당한유량의가스를흘리고,적당한온도,
시간및가열모드에서건조시키고회화시킨다음,원자화하여
파장283.3nm에서그흡광도를측정한다.
이상엽 / 세계무역기구과 / 2017-11-28 17:23:08- 151 -(2)유도결합플라즈마발광강도측정법
일반적으로전류가통하는부분에이상이없는것을확인한후
여기원부및제어장치의전원스위치를켠다.진공형분광기를이
용하는진공자외역의발광선을측정하는경우에는발광부와분광
기간의광축을알곤또는질소로10분간치환한다.알곤또는
질소를소정의유량으로설정하고,고주파전원을켜고플라즈마
를점화한다.수은램프의발광선을이용하여분광기의파장교정을
행한다.다음에,시험용액또는표준용액의일정량을도입하여적
당한발광스펙트럼선의발광강도를측정한다.
시험용액에대한발광강도를시험용액과동일하게조작하여얻
은표준용액에대한발광강도와비교하여시험용액중목적하는
원소의농도를구한다.
(3)시험용액과표준용액에대하여원자흡광광도법또는유도결합
플라즈마발광강도측정법에따라시험하여시험용액중납의농도
를구하고다음식에따라시료중납의양을구한다.
납(mg/kg)=시험용액중납의농도(μg/mL)
×20(mL)
시료의채취량(g)
이상엽 / 세계무역기구과 / 2017-11-28 17:23:08- 152 -
A：발생병,용량약60mL로서40mL에표
선이있다.
B：안지름약6.5mm의유리관
C및D：접속부가안지름6.5mm,바깥지
름약18mm로서갈아맞춘유리
관으로접속부의내연과외연이
동심원을이루고있는것
E：고무마개
F：유리관B의협소부,유리솜을그위치까지
넣는다.
G：고무관
H：집게18. 비소
가.비색법
1)장치
유리관B에는유리솜을F로부터약30mm높이까지채우고초산
납시액및물을같은양의혼액으로고르게적시고관의하단으로
부터조용히흡인하여유리솜및기벽에서과잉의액을제거한다.
사용직전유리관C및D의접속부에브롬제2수은지를끼우고,집게
H로양관을고정한다.
2)시약및시액
(1)요오드칼륨시액:요오드칼륨(KI)16.5g을물에녹여100mL로
이상엽 / 세계무역기구과 / 2017-11-28 17:23:08- 153 -하여갈색병에보존한다.
(2)산성염화제1주석시액:염화제1주석(SnCl2․2H2O)4g을염산
125mL에녹이고물을가하여250mL로하여밀봉하여보존한
다.조제후1개월내에사용한다.
(3)브롬제2수은지:크로마토그라피용여과지를폭약3cm,길이
약10cm로잘라서이를브롬제2수은(HgBr2)5g을에탄올100
mL에녹인액에담그어때때로흔들어주면서1시간이상어두
운곳에방치한다음꺼내어어두운곳에서수평을유지하면서자
연건조시키고지름약18mm의원형으로잘라서갈색병에보존
한다.정색하는부분에손을대어서는아니된다.
(4)사상아연:아연(무비소,약1,000～1,410 μm)을쓴다.
(5)초산납시액：초산납11.8g을물에녹여100mL로하고초산2
방울을가하여밀봉하여보존한다.
3)표준용액
비소표준용액:아비산(As2O3)을미세한분말로하여데시케이터(황
산)에서건조한다음0.10g을정확하게달아20%수산화나트륨시
액5mL에녹인다.이액을희석한황산(1→20)으로중화하고다시
희석한황산(1→20)10mL를추가한다음,새로끓여서식힌물을
가하여1,000mL로한액을표준원액으로한다.
이표준원액10mL에희석한황산(1→20)10mL를넣고새로끓여
이상엽 / 세계무역기구과 / 2017-11-28 17:23:08- 154 -서식힌물을넣어1,000mL로한액을표준용액으로한다.이액
은쓸때만들어밀봉하여보존한다.
비소표준용액1mL=1.0ugAs2O3
4)시험용액의조제
검체소량을가열하여탄화할때는1법에의하고,탄화하지아니할
때는2법에따른다.
(1)1법
이품목에물을가하여사용농도로희석한액100mL를취하여
분해플라스크에넣고질산10mL를가하여혼합한다음천천히
가열하여식히고황산10mL를가하여다시가열한다.액의색이
암색이되기시작하면질산2～3mL씩을추가하면서액이무
색～엷은황색이될때까지가열한다.식힌다음물50mL및포
화수산암모늄시액10mL를가하여황산의흰연기가발생할때
까지가열한다.식힌다음물10mL를가하여식히면서암모니아
시액으로중화하고,이를100mL이하로증발농축한다음물을
가하여정확히100mL로한액을시험용액으로한다.
(2)2법
이품목에물을가하여사용농도로희석한액100mL에질산을
가하여산성으로한다음다시질산10mL를가하여수욕상에서
15분간가열하고,식힌다음물20mL를가하여여과하고,여과
이상엽 / 세계무역기구과 / 2017-11-28 17:23:08- 155 -지상의잔류물을물20mL로씻어그씻은액을여액에합쳐암
모니아시액으로중화하고이를100mL이하로증발농축한다음
물을가하여정확히100mL로한액을시험용액으로한다.
5)시험조작
1종및2종세척제의경우는발생병에시험용액20mL를,3종세척
제의경우는시험용액2.5mL를취하여발생병에넣거나또는따로
규정이없는한발생병에적당량의시험용액을넣고필요하면암모
니아수또는암모니아시액으로중화한다음,이에희석한염산(1→
2)5mL및요오드칼륨시액5mL를가하여2～3분간방치한다음
산성염화제1주석시액5mL를가하여10분간방치한다.이어물을
가하여40mL로하고사상아연2g을가하여즉시유리관B,C및
D를꽂은고무마개E를막고25℃의수욕조에발생병의약4분의
3까지넣어1시간방치한다.
6)표준색의제법
발생병에비소표준용액1mL를넣고위의시험용액과동일하게처
리한다.
7)비소한도
5)및6)의조작을될수있는대로동시에하고장치는적어도2개
이상엽 / 세계무역기구과 / 2017-11-28 17:23:08- 156 -씩을사용하여시험하되조작한다음즉시브롬제2수은지를꺼내어
직사광선을피하여곧비색한다.이때5)에서얻은색이6)에서얻
은색보다진하여서는아니된다.같은조작에의하여얻은정색의
정도가다를때에는조작을다시한다.
8)조작상의주의
(1)이시험및시험용액의제조에사용하는시약은공시험에서정
색되지아니하거나거의정색되지아니하는것을써야한다.
(2)발생가스가새지아니하도록브롬제2수은지를끼워맞춘부분의
연결을긴밀히하여야한다.
(3)브롬제2수은지의정색은빛,열,습기등에의하여퇴색하므로
비색은즉시하여야하며,데시케이터에차광하여두면잠시보존
할수있다.
나.원자흡광광도법
1)장치
일반적으로광원부,검체원자화부,분광부및측광부로되어있다.
광원부에는중공음극(中空陰極)램프(Hollowcathodlamp)또는방전
(放電)램프등을사용한다.검체원자화부는화염(火炎)방식(직접분무
기)및무염(無炎)방식이있으며무염방식은다시환원기화법및가
열기화법등으로나뉜다.화염방식은버너및가스유량조절기,환원
이상엽 / 세계무역기구과 / 2017-11-28 17:23:08- 157 -기화법은밀폐기(密閉器)및펌프,가열기화법은석영접시및가열
장치로되어있다.분광부에는회절격자또는프리즘을쓴다.측광
부는검출기및지시계기등으로되어있다.
2)시험용액의조제
따로규정이없는한각품목에따라조제한시험용액을다음의어
느한방법에따라측정한다.
(1)화염방식:따로규정하는광원램프를끼우고측광부에전기를
넣어광원램프를켜고분광기를따로규정하는분석선파장(分析線
波長)에맞춘다음적당한전류값을설정한다.다음따로규정하
는조연성(助燃性)가스및가연성가스를써서이혼합가스에점화
하고가스유량,압력을조정하고용매를화염중에분무시켜서영
점(零點)을맞춘다.따로규정하는방법으로조제한검액을화염
중에분무하여그흡광도를측정한다.
(2)무염방식:따로규정하는광원램프를끼우고측광부에전기를
넣는다.광원램프를켜고분광기를따로규정하는분석선파장에
맞춘다음적당한전류값을설정한다.다음환원기화법에서는 검
액을밀폐기에취하고적당한환원제를넣어원소로될때까지환
원시킨다음기화시킨다.또가열기화법에서는검체를가열하여
기화시킨다.이러한방법에의하여생긴원자증기의흡광도를측
정한다.
이상엽 / 세계무역기구과 / 2017-11-28 17:23:08- 158 -3)정량법
보통다음의어느한방법에따른다.특히정량을할때는간섭(干
涉)및공시험보정(Background)을고려할필요가있다.
(1)검량선법:3종이상의농도가다른표준액을조제하고각각의
표준액에대한그흡광도를측정하여얻은값으로부터검량선을
작성한다.다음측정가능한농도범위로조제한검액의흡광도를
측정한다음검량선으로부터피검원소량(농도)을구한다.
(2)표준첨가법:같은양의검액3개이상을취하여각각에피검원
소가단계적으로함유되도록표준액을첨가하고이에용매를넣어
일정용량으로한다.각각의용액의흡광도를측정하고횡축에첨
가한표준피검원소량(농도),종축에흡광도를취하여그라프에각
각의값을그려넣는다.이그려넣은값으로얻어진회귀선을연
장하여횡축과만나는점과원점과의거리로서피검원소량(농도)
을구한다.다만,이방법은(1)에의한검량선이원점을지나는
직선일경우에만적용된다.
(3)내부표준법:내부표준원소의 일정량에대하여표준피검원소의
기지량을각각단계적으로함유되도록표준액을첨가하고이에용
매를넣어일정용량으로한다.각각의용액의흡광도를측정하고
횡축에첨가한표준피검원소량(농도),종축에흡광도의비를취하
여검량선을작성한다.다음검액의조제에는표준액의경우와같
이상엽 / 세계무역기구과 / 2017-11-28 17:23:08- 159 -이동량의내부표준원소를 넣는다.다음에검량선을작성할때와
같은조건으로얻은피검원소에의한흡광도와내부표준원소에의
한흡광도와의비를구하여검량선으로부터피검원소량(농도)을
구한다.(※주의:시험에쓰는시약,시액은측정에방해가되지
않는것을쓴다.)
다.유도결합플라즈마발광강도측정법
1)장치
유도결합플라즈마발광강도측정기
2)표준용액
가.비색법3)표준용액에따라조제한액을비소표준용액으로한다.
3)시험용액의조제
가.비색법4)시험용액의조제에따라조제한액을시험용액으로
한다.
4)시험조작
일반적으로전류가통하는부분에이상이없는것을확인한후여
기원부및제어장치의전원스위치를켠다.진공형분광기를이용하
는진공자외역의발광선을측정하는경우에는발광부와분광기간
의광축을알곤또는질소로10분간치환한다.알곤또는질소를
소정의유량으로설정하고,고주파전원을켜고플라즈마를점화한
다.수은램프의발광선을이용하여분광기의파장교정을행한다.다
이상엽 / 세계무역기구과 / 2017-11-28 17:23:08- 160 -음에,시험용액또는표준용액의일정량을도입하여파장193.7nm
에서발광스펙트럼선의발광강도를측정한다.
시험용액에대한발광강도를시험용액과동일하게조작하여얻은
표준용액에대한발광강도와비교하여시험용액중목적하는비소
의농도를구한다.
이상엽 / 세계무역기구과 / 2017-11-28 17:23:08- 161 -19. 카드뮴
1)장치
원자흡광광도기또는유도결합플라즈마발광강도측정기
2)표준용액
금속카드뮴(cadmium,Cd)100mg을10%질산50mL에녹이고수
욕상에서증발건고한다.잔류물에0.1mol/L질산을가하여1,000
mL로한액을카드뮴표준원액으로한다.카드뮴표준원액10mL를
취해0.1mol/L질산을가하여100mL로하고다시이액5mL를
취해0.1mol/L질산을가하여100mL로한액을카드뮴표준용액
으로한다.
카드뮴표준용액1mL=0.5μgCd
3)시험용액의조제
17.납시험법4)시험용액의조제에따라조제한시험용액2mL를
취해0.1mol/L질산을가하여20mL로한액을카드뮴시험용액으
로한다.
4)시험조작
(1)원자흡광광도법
이상엽 / 세계무역기구과 / 2017-11-28 17:23:08- 162 -별도의규정이없는한다음의어느한방법에따라측정한다.
①화염방식(직접분무식)
광원램프(카드뮴의시험에있어서카드뮴중공음극관램프를,납의
시험에있어서는납중공음극관램프를사용한다)를켜고,분광기
를납에대응하는분석파장에맞춘다음,적당한전류값과슬릿
폭을설정하고,가스(아세틸렌가스또는수소가스를사용한다)에
점화시킨후가스및압축공기의유량을조절하고용매를화염
중에분무시켜서영점을맞춘다.이어서시험용액또는표준용액
을화염중에분무하여파장228.8nm에서흡광도를측정한다.
②전기가열방식
광원램프(카드뮴의시험에있어서카드뮴중공음극관램프를,납의
시험에있어서는납중공음극관램프를사용한다)를켜고,분광기
를납에대응하는분석파장에맞춘다음,적당한전류값과슬릿
폭을설정한다.이어서시험용액또는표준용액의일정량을전기
가열로에주입하고,적당한유량의가스를흘리고,적당한온도,
시간및가열모드에서건조시키고회화시킨다음,원자화하여
파장228.8nm에서그흡광도를측정한다.
(2)유도결합플라즈마발광강도측정법
일반적으로전류가통하는부분에이상이없는것을확인한후
여기원부및제어장치의전원스위치를켠다.진공형분광기를이
용하는진공자외역의발광선을측정하는경우에는발광부와분
이상엽 / 세계무역기구과 / 2017-11-28 17:23:08- 163 -광기간의광축을알곤또는질소로10분간치환한다.알곤또
는질소를소정의유량으로설정하고,고주파전원을켜고플라
즈마를점화한다.수은램프의발광선을이용하여분광기의파장
교정을행한다.다음에,시험용액또는표준용액의일정량을도
입하여적당한발광스펙트럼선의발광강도를측정한다.
시험용액에대한발광강도를시험용액과동일하게조작하여얻
은표준용액에대한발광강도와비교하여시험용액중목적하는
원소의농도를구한다.
(3)시험용액과표준용액에대하여원자흡광광도법또는유도결합플
라즈마발광강도측정법에따라시험하여시험용액중납의농도를
구하고다음식에따라시료중납의양을구한다.
카드뮴(mg/kg)=시험용액중카드뮴의농도(μg/mL)
×200(mL)
시료의채취량(g)
이상엽 / 세계무역기구과 / 2017-11-28 17:23:08- 164 -20. 수은
1)시험용액의조제
(1)황산-질산환류법
시료(5～10g)를분해플라스크에취하고,물10mL및질산20mL
를넣어혼합하여잠시방치한다음황산20mL를천천히넣는다.
환류냉각기를연결하여주의하면서NO2의발생이끝날때까지가
열한다.분해액이담황색으로투명하게되지않을때에는식힌다
음질산5mL를넣어다시가열한다.필요하면질산5mL의추가
를되풀이하여분해액이담황색으로투명하게되고NO2의발생이
끝나면식힌다음물50mL및10%요소용액10mL를넣어서10
분간끓이고식혀과망간산칼륨1g을넣고10분간때때로흔들어
섞는다.자홍색이없어지면다시과망간산칼륨1g을넣고흔들어
섞는다.이조작을자홍색이남을때까지되풀이하고20분간끓여
액의자홍색이없어지면식힌다음과망간산칼륨1g을넣고다시
20분간가열한다.이때액의자홍색이없어지면과망간산칼륨의
첨가및가열조작을다시2회되풀이하고식혀용액이무색투명
하게될때까지10%과산화수소용액을주의하여가한다.다만,비
색의경우에는과산화수소대신20%염산히드록실아민용액을이용
한다.식힌다음장치의내부및연결부분을황산(1→100)20mL로
씻고플라스크에합쳐일정량으로하여시험용액으로한다.지방분
이상엽 / 세계무역기구과 / 2017-11-28 17:23:08- 165 -이많은시료는헥산20mL씩으로3회추출하여수용액을시험용
액으로한다.
2)측정
(1)원자흡광광도법에의한정량(환원기화법)
가)분석원리
시험용액을환원기화장치를이용하여흡광도를측정한다.
나)시약및시액
①염화제일주석(SnCl2(II))용액:염화제일주석100g을100mL
염산에녹여물을가하여1,000mL로한다.
②수은표준용액:염화제이수은0.135g을10%질산100mL에
녹이고물을가하여1,000mL로한다.사용시이용액을1%
질산으로1,000배희석하여표준용액으로한다.
 수은표준용액1mL＝0.1μLHg
다)시험조작
시험용액및공시험용액,염화제일주석용액을시험용액병에취하
여환원기화장치에연결한다음다이아프램펌프(diaphram
pump)에의해공기를흡수셀중에순환시켜파장253.7nm에서
흡광도를측정한다.수은표준용액0,5,10,15,20mL에물을가
해서100mL로하여시험용액과같은조작을한다음각각의흡
광도를측정하여작성한검량선으로부터수은(Hg)의함량을구
한다.
이상엽 / 세계무역기구과 / 2017-11-28 17:23:08- 166 -(2)원자흡광광도법에의한정량(금아말감법)
가)분석원리
시료중수은을금아말감으로포집하여냉원자흡광법으로측정
한다.
나)장치
시료의연소에서금아말감에의한포집,냉원자흡광법에의한측
정까지를자동화한수은측정장치를쓴다.
다)시약및시액
①수은표준원액:염화제이수은135.4mg을10%질산에녹여
1,000mL로한다(어두운곳에서1～2개월까지보존가능).1
mL＝100μgHg
②수은표준용액:수은표준원액을10%질산으로희석하여0∼
20μg/mL로한다(쓸때에만든다).
③첨가제
-산화알루미늄
-수산화칼슘＋탄산나트륨(1：1혼합물)을쓸때에950℃에
서30분간활성화시킨다.
라)시험조작
첨가제*㉮약1g을도가니에고르게펴고고체시료는그위에
세절또는균질화한시료를10∼300mg,액체시료는0.1∼0.5mL
를첨가제㉮에완전히스며들게하고,그위에첨가제㉮약0.5
이상엽 / 세계무역기구과 / 2017-11-28 17:23:08- 167 -g㉯약1g을차례로고르게펴층을이루게한다.도가니를연
소부에넣고공기또는산소를0.521L/min를통과하면서300℃
에서60초간건조하고850℃에서180초간분해하여수은을유지
시켜포집관에수은을포집한다.포집관을약700℃로가열하여
수은증기를냉원자흡광분석장치에보내고,흡광도를측정하여A
로한다.따로도가니에첨가제만을취해같은조작을되풀이하
여흡광도를측정하여Ab로한다.다음수은표준용액을써서같
은조작을되풀이하여얻어진흡광도에서검량선을작성하여
A-Ab값을검량선으로부터시료중의수은량을산출한다.
*장비사양에따라첨가제를사용하지않을수있으며,장비
사용설명서를참고한다.
이상엽 / 세계무역기구과 / 2017-11-28 17:23:08- 168 -21. 중금속
1)장치및시약
(1)장치
원자흡광광도기또는유도결합플라즈마발광강도측정기
(2)시약및시액
황화나트륨시액:황화나트륨5g을물10mL및글리세린30
mL의혼액에녹인다.
2)표준용액
납표준용액:질산납(Ⅱ)(Pb(NO3)2)159.8mg을10%질산10mL에
녹이고물을가하여100mL로한액을납표준원액으로한다.납표
준원액1mL를취해물을가하여1,000mL로한액을납표준용액
으로한다.
납표준용액1mL=1μgPb
3)시험용액의조제
(1)세척제,헹굼보조제
17.비소중(4)시험용액의조제에따라조제한액을시험용액으
로한다.
(2)이쑤시개
이상엽 / 세계무역기구과 / 2017-11-28 17:23:08- 169 -가)합성수지제,전분제
4%초산을침출용액으로하여식품과접촉하는면에대하여표
면적1㎝2당2mL비율의70℃로가온한침출용액에접촉시킨
후70℃를유지하면서30분간방치한후침출용액을추가하여처
음의액량으로맞춘액을시험용액으로한다.
나)목재
물을침출용액으로하여식품과접촉하는면에대하여표면적1
㎝2당2mL비율로70℃의가온한물에접촉시킨후70℃를유
지하면서30분간방치한후물을추가하여처음의액량으로맞춘
다.이용액50mL를백금제,석영제또는내열유리제도가니에
취하여수욕상에서증발건고한다.이에황산2mL를가하여천
천히가열하여황산의흰연기가발생하지않을때까지가열하여
대부분탄화될때까지가열한다.화력을강하게하면서약450℃
에서가열회화하여거의백색이될때까지이조작을반복하고,
이를식힌후잔류물에4%초산20mL를넣고가온하여잔류물
을녹인다음4%초산을가하여50mL로한액을시험용액으로
한다.
4)시험조작
(1)세척제,헹굼보조제
1종및2종세척제(헹굼보조제포함)의경우는시험용액20mL
이상엽 / 세계무역기구과 / 2017-11-28 17:23:08- 170 -를,3종세척제의경우는시험용액10mL를취하여네슬러관에
넣고,이에희석한초산(6→100)2mL및물을가하여50mL로
한다.따로납표준용액2mL를취하여네슬러관에넣고,이에희
석한초산(6→100)2mL및물을가하여50mL로하여비교표준
용액으로한다.양액에황화나트륨시액2방울씩을가하여잘섞
어5분간방치한다음양관을백색을배경으로하여위와옆에
서보아액의색을비교할때시험용액의색이비교표준용액의
색보다진하여서는아니된다.
(2)이쑤시개
시험용액과표준용액에대하여원자흡광광도법(파장283.3nm)
또는유도결합플라즈마발광강도측정법(파장220.4nm)에따라시
험하여시험용액중납의양을구한다.
이상엽 / 세계무역기구과 / 2017-11-28 17:23:08- 171 -22. 6가크롬
1)장치
분광광도계
2)시액
(1)디페닐카바지드시액
1,5-디페닐카바지드0.25g을아세톤50mL에녹인다.발색병에보
관하고조제후7일내에사용한다.
(2)알칼리분해액
수산화나트륨20g과탄산나트륨30g을물에녹여1,000mL로한다.
(3)0.1M인산염완충액
인산이칼륨(K2HPO4)531.3mg과인산일칼륨(KH2PO4)265.4mg을
정밀히달아물에녹여100mL로한다.
3)표준용액
크롬산나트륨(sodiumchromate,Na2CrO4)311.5mg을정밀히달아
물에녹여1,000mL로한다.이액2mL를취하여100mL메스플
라스크에넣고물을가하여100mL로한액을표준용액으로한다(2
μg/mL).
이상엽 / 세계무역기구과 / 2017-11-28 17:23:08- 172 -4)시험용액의조제
세절한시료1g을정밀히달아250mL삼각플라스크에취하고알칼
리분해액50mL를넣은후염화마그네슘400mg과0.1M인산염완
충액0.5mL를가하여5분간잘섞는다.이를90～95℃가열기위에
서60분간저어주며가열하고상온으로식힌다음0.45μm필터를사
용하여여과한다.이어서여액에5M질산을한방울씩가하여pH를
(7.5±0.5)로맞춘다음물을가하여100mL로한액을시험용액으로
한다.따로알칼리분해액50mL를취하여시료와동일하게처리한액
을공시험용액으로한다.
5)시험조작
(1)검량선작성
표준용액1mL,10mL및25mL(6가크롬2μg,20μg및50μg
함유)를취하여100mL메스플라스크에각각넣고물을메스플라스
크의절반정도로가한다.각액에디페닐카바지드시액2mL씩을가
하고10%황산으로pH2±0.5로맞춘다음물을가하여100mL로
한다.각액을10분간방치한후파장540nm에서흡광도를측정하
여검량선을작성한다.
(2)시험
시험용액50mL를취하여100mL메스플라스크에넣고이에디페
닐카바지드시액2mL를가하고10%황산으로pH(2±0.5)로맞
이상엽 / 세계무역기구과 / 2017-11-28 17:23:08- 173 -춘다음물을가하여100mL로한다.이액을10분간방치한후파
장540nm에서흡광도를측정하여미리작성한검량선으로부터시
료중6가크롬의양을구한다.따로공시험용액50mL를사용하여
시험용액과동일하게처리하여파장540nm에서흡광도를측정하여
보정한다.
이상엽 / 세계무역기구과 / 2017-11-28 17:23:08- 174 -23. 유해원소 용출
1)장치
(1)원자흡광광도기
(2)유도결합플라즈마
2)시험용액의준비
(1)종이및판지
가)시험편준비
종이와판지는표면코팅되어있으나제거되지않는다면하나
의재료로처리되어야한다.종이또는판지시험편은되도록
100mg이상채취한다.시험재료의재질이균일하지않으며
100mg이상의무게를갖는각각다른재질로부터시험편을
채취한다.시험편100mg을사용한것으로적당량의원소의양
을계산한다.종이와판지,페인트,바니시,래커,인쇄잉크,접
착제또는유사한코팅이되어있으며,코팅부분을구분할필
요는없다.이러한경우의시료는코팅면을포함하기위하여재
질로부터채취되어야한다.
나)추출과정
시험편이고르게섞일수있도록37±2℃에서증류수의무게가
시험편의25배가되도록혼합하여준비한다.혼합물의손실이
이상엽 / 세계무역기구과 / 2017-11-28 17:23:08- 175 -없이적당한크기의추출용기에옮긴다음37±2℃에서농도
0.14mol/L인염산수용액의무게가시험편의25배가되도록
혼합하여준비한다.
1분동안흔들고혼합물의pH를확인한다.pH가1.5이상이면
농도약2mol/L인염산수용액을pH가1.0～1.5로될때까지
흔들면서한방울씩첨가한다.
혼합물은빛을차단하고37±2℃에서1시간동안흔들어준다
음37±2℃에서1시간동안방치후용액과시험편을분리한다.
먼저여과지를이용하여여과하고필요하면5,000G이상으로
원심분리한다.방치시간이끝난후가능하면빨리분리과정을
진행하여야한다.원심분리할경우10분이내에끝낸것을시험
용액으로한다.
추출용액을원소분석전에하루이상보관할경우에는염산
수용액을첨가하여보관용액의농도가1moL/L가되도록한
다.
(2)천연섬유및합성섬유
가)시험편준비
시험편은섬유재질을잘라되도록100mg이상채취한다.시
험편은압축되지않은상태에서약6mm를넘지않아야한다.
시험시료의재질이고르지않거나다른색을가질경우에는,
이상엽 / 세계무역기구과 / 2017-11-28 17:23:08- 176 -100mg이상의무게를갖는각각다른재질또는색으로부터
시험편을채취한다.동일재질또는동일색의시험편이10～
100mg이면주된재질에포함된다.
나)추출과정
적당한크기의추출용기를사용하여37±2℃에서농도0.07
mol/L인염산수용액의무게가준비된시험편의50배가되도록
혼합하여준비한다.시험편의무게가10∼100mg이면,37±2℃
에서농도0.07mol/L인염산수용액5.0mL에시험편을혼합
하여준비한다.
1분동안흔들고혼합물의pH를확인한다.pH가1.5이상이면
농도약2mol/L인염산수용액을pH가1.0～1.5될때까지흔
들면서한방울씩첨가한다.혼합물은빛을차단하고37±2℃에
서1시간동안흔들어준다음37±2℃에서1시간동안방치후
용액과시험편을분리한다.
먼저여과지를이용하고여과하고,필요하면5,000G이상으로
원심분리한다.방치시간이끝난후가능한한빨리분리과정
을진행하여야한다.원심분리할경우10분이내로끝낸것을
시험용액으로한다.
추출용액을원소분석전에하루이상보관할경우에는염산
수용액을첨가하여보관용액의농도가약1mol/L가되도록
한다.
이상엽 / 세계무역기구과 / 2017-11-28 17:23:08- 177 -(3)착색되었거나착색되지않은기타물질(나무,가죽)
가)시험편준비
상기‘종이및판지’,‘천연섬유및합성섬유’중적당한방법에
따라100mg이상시험편을얻는다.시험시료는재질이균일
하지않으면100mg이상의무게를갖는각각다른재질로부
터시험편을얻는다.
나)추출과정
추출과정은‘종이및판지’또는‘천연섬유및합성섬유’시험
법에따른다.
3)시험조작
(1)원자흡광광도법
이방법은시험용액중의금속원소를적당한방법으로해리시켜원
자증기화하여생성한기저상태의원자가그원자증기를통과하는
빛으로부터측정파장의빛을흡수하는현상을이용하여광전측정
등에따라목적원소의특정파장에있어서흡광도를측정하고시험
용액중의목적원소의농도를구하는방법이다.시료를원자화하는
일반적인방법은화염방식과무염방식이있다.시험용액및공시험
용액을그대로,혹은희석또는농축한다음원자흡광광도계에주
입하여흡광도를구하고따로표준용액및이의공시험용액에대해
서도각각시험용액의경우와같은조작을해서검량선을작성하여
이상엽 / 세계무역기구과 / 2017-11-28 17:23:08- 178 -시험용액의농도를구한다.
(2)유도결합플라즈마법(inductivelycoupledplasma,ICP)
이방법은아르곤가스에고주파를유도결합방법으로걸어방전되
어얻어진아르곤플라즈마에시험용액을주입하여목적원소의원
자선및이온선의발광광도또는질량값을측정하여시험용액중의
목적원소의농도를구하는방법이다.표준용액과시험용액및공시
험용액을ICP(유도결합플라즈마)에주입하여시험용액의농도를
구한다.
이상엽 / 세계무역기구과 / 2017-11-28 17:23:08- 179 -24. 총납및총카드뮴
1)장치
(1)원자흡수분광기(AAS)
(2)유도결합플라즈마원자방출분광분석기(ICP-OES)
(3)유도결합플라즈마질량분석기(ICP-MS)
2)기구
(1)마이크로파분해시스템시료용기와 고압
TFM(tetrafluoromethaxil)이나PFA(perfluoro-alkoxyfluorocarbon)
또는다른불화탄소물질로이루어진용기를사용
3)시약및시액
(1)황산
(2)질산
(3)염산
(4)과산화수소
(5)플루오르화수소산
(6)붕산
4)표준용액
이상엽 / 세계무역기구과 / 2017-11-28 17:23:08- 180 -(1)납표준용액(1,000mg/L)
(2)카드뮴표준용액(1,000mg/L)
(3)내부표준용액
분석대상원소와방해되지않는내부표준물질을사용하고,적은
양의내부표준원소를사용한다.내부표준원소로는Sc,In,Tb,
Lu,Re,Rh,Bi,Y등이대표적으로사용된다.ICP-OES의
경우에는Sc,Y가추천되고,농도는반드시1,000mg/kg
이하이어야한다.
(4)검정곡선용표준용액
납,카드뮴표준용액을(0～100)μg을단계적으로취해100mL
부피플라스크에옮겨넣는다.내부표준물첨가방법으로측정할
경우에는시료용액의산농도와내부표준물검정곡선용액의산
농도를동일한조건으로만들어준다.
5)시료의준비
시료분해방법선택에따라적당한시료량의범위는가장많은
양으로시작하는것이좋다.시료채취에있어산분해법은절단,
분쇄된시료400mg을0.1mg까지정확하게달아취하고,건식
회화법또는밀폐된용기에의한산분해법은시료를분쇄하거나,
깎거나,잘라서200mg을0.1mg까지정확히달아취한다.
이상엽 / 세계무역기구과 / 2017-11-28 17:23:08- 181 -6)시험용액의조제
(1)건식회화법
가)할로겐원소를포함하지않는시료의경우
①시료를달아도가니에넣어가열판위에놓고가열한다.
②환기가잘되는후드내에서시료에불이붙지않도록
하면서도가니를버너로가열한다.
③시료가숯덩어리로탄화되면서발생된휘발성물질을
완전히배출시키고재만남을때까지서서히가열한다.
④(550±25)℃로조절된전기로에시료가든도가니를넣고
전기로의문을살짝열어두어산화되도록충분한공기를
제공해준다.
⑤탄소가완전히산화되고재만남을때까지계속가열한후,
⑥도가니를전기로에서꺼내어실온으로식힌다.
⑦질산5mL를넣고서서히가열하여찌끼를용해시킨후,이
용액을50mL부피플라스크로옮겨넣고물로눈금까지
묽힌다.시료용액은측정기기의적당한농도가되게물로
희석한다.내부표준물질을사용할경우,플라스크를
눈금까지묽히기전에ICP-OES경우500μL를넣어주고,
ICP-MS를사용할경우는1:1,000으로묽혀
내부표준용액을넣는다.
나)할로겐원소를포함하는시료의경우
이상엽 / 세계무역기구과 / 2017-11-28 17:23:08- 182 -①시료를도가니에넣고무게를단다.
②황산[A.2.2b)](5～15)mL를넣고가열판또는모래
중탕에도가니를올려놓고시료가검게탄화될때까지
서서히가열한다.
③식힌후,질산[A.2.2c)]5mL를넣고시료가완전히
분해되어황산백연이발생될때까지계속가열한다.
④가열한도가니를식힌후,(550±25)℃로조절된전기로에
옮겨넣고탄소가완전히연소될때까지가열하고수분을
증발시키고태운다.
⑤전기로에서도가니를꺼내실온으로식힌후,질산[A.2.2
c)]5mL를넣고서서히가열하여찌끼를용해시킨다.이
용액을50mL부피플라스크로옮겨넣고물로눈금까지
묽힌다.시료용액은측정기기의적당한농도가되게물로
희석한다.내부표준물질 [A.2.2k)]을사용할경우,
플라스크를눈금까지묽히기전에ICP-OES경우500μL를
넣어주고,ICP-MS를사용할경우는1:1,000으로묽혀
내부표준용액[A.2.2k)]을각각넣는다.
⑥시료가완전히용해되지않고잔류물이남아있을경우에는
원심분리를하거나걸러서분리한다.그리고잔류물의납의
함유존재를확인하기위하여적절한측정방법을이용한다.
(2)산분해법
이상엽 / 세계무역기구과 / 2017-11-28 17:23:08- 183 -가)일반적인분해방법
시료약(1～2)g을0.1mg까지무게를달아코니컬비커에
넣는다.시료에황산약10mL를가하고시계접시를덮은다음
가열판에서서서히가열하여시료를분해시킨후,조심스럽게
질산을소량씩추가하면서가열하여액의색이갈색을나타낼
때가열을중단하고식힌뒤에과염소산*2mL와질산5mL를
주의하면서가하고가열한다.반응의정도에따라가열의
세기를조절하여액의색이무색이될때까지질산소량을
가하고,황산의흰연기가발생하면가열을중지하고
냉각시킨다.비커안벽을물로세척하고서서히가열하여
황산을증발건고시킨다.냉각시킨후에염산10mL를가하고
시계접시를덮은후에증발건고시킨다.다시염산10mL를
가하고가열시킨후에아이오딘화수소산2mL를첨가한후
서서히가열하여용액이10mL가되도록농축한다.냉각시키고
물50mL와질산(2～3)mL를가하고서서히가열하여과잉의
아이오딘화수소산을휘발시킨다.이투명용액을50mL부피
플라스크에옮기고물로눈금까지희석한후흔들어섞고시험
용액으로한다.
*과염소산을넣고가열할경우에는가열온도가200℃이
상되거나또는다량의유기물이분해되기전에증발건고
되면폭발을일으킬수있으므로각별히주의하여야한다.
이상엽 / 세계무역기구과 / 2017-11-28 17:23:08- 184 -나)실리카를함유한고무는다음과같다.
시료약1g을달아테프론비커에넣고황산약5mL를
가해서가열하여분해시키고황산의흰연기가약간나올
정도의온도로서서히가열,탄화시킨다.질산5mL,
플루오르화수소산3mL를조심스럽게가하기시작하여
시료의1차분해를마무리하고증발건고시킨다.이조작을
2～3회반복해서행한뒤,질산5mL,과염소산3mL를
주의하면서가하고반응정도에따라가열온도를조절하여
가열용해시킨후질산을소량씩가하여액이거의무색이될
때까지반복한다.이용액을증발건고시키고염산10mL를
가한다음시계접시를덮은후에증발건고시킨다.다시염산
10mL를가하고가열시킨후에물50mL와질산(2～3)
mL를가하고서서히가열하여과잉의아이오딘화수소산을
휘발시킨후,이투명용액을50mL부피플라스크에옮기고
물로눈금까지희석한후흔들어섞고시험용액으로한다.
(3)마이크로분해방법
가)일반적인분해방법
시료를달아마이크로파분해용기에옮겨넣고,질산[A.2.2
c)]5mL와과산화수소(0.1～1.0)mL를넣는다.시료와산류의
반응이끝나고안정되었을때용기를마개로막고,마이크로파
분해장치를조립한후,미리제시된분해프로그램에따라
이상엽 / 세계무역기구과 / 2017-11-28 17:23:08- 185 -마이크로파오븐을조작하여시료를용해시킨다.용기를식힌
후용액을50mL부피플라스크에옮겨넣고눈금까지물로
묽힌다.시료용액은각측정기기의농도수준에적합하게물로
희석한다.내부표준물질을 사용할경우,플라스크의눈금까지
묽히기전에ICP-OES경우500μL를넣어주고,ICP-MS를
사용할경우는1:1,000으로묽혀내부표준물질을 각각
넣는다.
나)분해되지않거나시료에실리카또는타이타늄이함유되어
있을경우
시료를달아마이크로파분해용기로옮겨넣고,질산5mL,
플루오르화수소1mL및과산화수소(0.1～1.0)mL를넣는다.
용기를마개로막고,마이크로파분해장치를조립한후,미리
제시된분해프로그램에따라마이크로파오븐을조작하여
시료를용해시킨다.용기를식힌후용액을50mL저밀도
폴리에틸렌(lowdensitypolyethylene,LDPE)또는PFA부피
플라스크로옮겨넣고눈금까지물로묽힌다.석영
플라즈마토치(만일산에견디는시료도입장치가없다면)를
보호하기위하여플루오르화착물을형성하도록붕산을넣는다.
시료용액은각측정기기의농도수준에적합하게물로
희석한다.내부표준물질을사용할경우,플라스크의눈금까지
묽히기전에ICP-OES경우500μL를넣어주고,ICP-MS를
이상엽 / 세계무역기구과 / 2017-11-28 17:23:08- 186 -사용할경우는1:1,000으로묽혀내부표준용액을각각
넣는다.
비고.과산화수소는시료의반응물질을알때첨가한다.쉽게
산화되는물질과는빠르고격렬하게반응하므로쉽게
산화되는물질이많이존재할경우,첨가하지말아야한다.
다)상기가)및나)에따른시험용액에잔류물이남아있을
경우에는원심분리하거나걸러서분리한다.그리고잔류물에
납의함유존재를확인하기위하여적절한측정방법을
이용하여확인해야한다.
*시료를제외하고사용된모든시약을사용하여시료용액
조제방법에따라동일한방법으로조작하여공시험용액을
조제한다.
7)시험조작
일반적으로시료는미지조성물로되어있다고가정하며,이와같은
경우내부표준물법(감도비교법)을추천한다.필요하다면표준물
첨가법을사용할수도있다.간섭원소가없거나시료의조성이
알려져있으면검정곡선법(매질보정법)을사용할수있다.
비고.모든상황에서산은시료의농도에따라조정되어야한다.
(1)검정곡선작성
분광기는정량을위해준비한다.조제된검정곡선용액의일부를
이상엽 / 세계무역기구과 / 2017-11-28 17:23:08- 187 -각각아르곤플라즈마또는공기－아세틸렌불꽃안으로
분무한다.플루오르화수소산이함유된시료를측정할경우에는
플루오르화수소산에견디는시료도입장치를사용한다.
가)원자흡수분광법(AAS)
납,카드뮴원소의흡광도를측정하여정량한다.검정
곡선법(매질보정법)에서는납원소의흡광도와농도의관계를
나타낸곡선을검정곡선으로작성한다.
표준물첨가법에서표준물을시료용액에넣어주고,미지농도는
영의흡광도로첨가곡선을외삽하여결정한다.
<0.998보다큰직선계수(R2)를가진직선회귀곡선은
초기검정에사용될수있다.검정표준물질측정결과(즉,
표준물질,표준용액등)가예상치보다20%이상차이가나면
관계있는검정표준물질과모든시료는다시측정한다.
나)유도결합플라즈마원자방출분광분석법(ICP-OES)
납,카드뮴원소의방출세기를측정하여정량한다.검정
곡선법으로납,카드뮴원소를정량할경우납,카드뮴원소의
방출세기와납,카드뮴농도의관계를검정곡선으로
작성한다.내부표준물첨가법에서는내부표준원소의곡선에
대한납,카드뮴원소의세기비와농도의관계를검정
곡선으로작성한다.
다)유도결합플라즈마질량분석법(ICP-MS)
이상엽 / 세계무역기구과 / 2017-11-28 17:23:08- 188 -납,카드뮴원소의질량대전하수의 비율을측정하여정량한다.
검정곡선법에서는납,카드뮴원소의질량/전하수의비율의
세기와납,카드뮴농도의관계를검정곡선으로작성한다.
내부표준물첨가법에서는내부표준원소의곡선에대한납,
카드뮴원소의세기비와농도의관계를검정곡선으로
작성한다.
(2)시료측정
검정곡선을작성한후,바탕용액과시료용액을측정한다.만약
시료의농도가검정곡선보다높으면시료용액을검정곡선범위
내로묽혀다시측정한다.
측정정밀도는일정한간격을두고표준물질,검정곡선용액
등으로확인한다.(10개시료마다1회)만약필요할경우검정
곡선을다시작성한다.
비고.만약시료용액이검정곡선범위로희석되면희석된
시료용액안의내부표준농도는표준용액으로맞춘다.
8)계산
다음식에따라시료중의납,카드뮴함유량(mg/kg)을계산한다.
C=A1-A2×Vm
이상엽 / 세계무역기구과 / 2017-11-28 17:23:08- 189 -C:시료중의납,카드뮴농도(mg/kg)
A1：시료용액중의납,카드뮴농도(mg/L)
A2：바탕시험용액중의납,카드뮴농도(mg/L)
V:시료용액의총부피(mL)
m：시료량(g)
이상엽 / 세계무역기구과 / 2017-11-28 17:23:08- 190 -25. PCBs
1)장치
기체크로마토그래프
2)시약및시액
(1)1M에탄올성수산화나트륨용액
수산화나트륨40g을정밀히달아물100mL에녹이고에탄올을
가하여1,000mL로한액을1M에탄올성수산화나트륨용액으로
한다.
(2)1M에탄올성수산화칼륨용액
수산화칼륨56g을정밀히달아물100mL에녹이고에탄올을
가하여1,000mL로한액을1M에탄올성수산화칼륨용액으로한
다.
3)플로리실
60～120메쉬의플로리실을130℃에서하룻밤활성화시킨것을사
용한다.
3)표준용액
(1)혼합표준용액
다음의표준품을각각n-헥산으로희석하여1μg/mL농도가되
이상엽 / 세계무역기구과 / 2017-11-28 17:23:08- 191 -도록조제하고,이를필요에따라적절히혼합한액을혼합표준용
액으로한다.
-PCBs표준품:Aroclor1221(AC1221,일염화비페닐)
 Aroclor1232(AC1232,이염화비페닐)
 Aroclor1242(AC1242,삼염화비페닐)
 Aroclor1248(AC1248,사염화비페닐)
 Aroclor1254(AC1254,오염화비페닐)
 Aroclor1260(AC1260,육염화비페닐)
4)시험용액의조제
미리잘게자른시료2g을정밀히달아200mL플라스크에넣고
1M에탄올성수산화나트륨용액(또는1M에탄올성수산화칼륨용액)
50mL를가하여냉각기를부착한수욕상에서30～60분간은근하게
환류시킨다.식힌후유리여과기를이용하여여과하고플라스크및
유리여과기상의 잔류물은n-헥산20mL,에탄올20mL,물20mL
를사용하여순차적으로씻고그씻은액을여액에합친다음300
mL분액여두에옮긴다.이에n-헥산50mL를가하여1분간진탕하
고정치시킨다음n-헥산층은다른분액여두에옮겨주고하층은다
시n-헥산50mL로2회반복추출한다.n-헥산층을모두합하고
여기에물50mL를가하여2회씻은다음무수황산나트륨이충전
된컬럼(내경약1cm의컬럼크로마토그래피용컬럼에무수황산나
이상엽 / 세계무역기구과 / 2017-11-28 17:23:08- 192 -트륨을5cm높이로채운것)에통과시켜탈수하고5mL가될때
까지감압농축한다.시료에 왁스가함유된경우에는농축액을125
mL분액여두에넣고용기를n-헥산으로씻어주고그씻은액을합
쳐15mL로한다.이를n-헥산포화아세토니트릴30mL씩으로2회
반복추출한다.이어서아세토니트릴층을모두합하여미리20%염
화나트륨용액700mL및n-헥산100mL가들어있는1,000mL분
액여두기에취한다음잘혼화시키고두층이분리될때까지방치
시킨후물층은다른분액여두에옮겨주고이에다시n-헥산100
mL를가하여동일하게추출한다.헥산추출액을모두합하여20%
염화나트륨용액10mL씩으로3회씻어준다음n-헥산을무수황산
나트륨컬럼(길이6cm)에통과시켜탈수시키고감압하에서5mL
가될때까지농축한다.이농축액을미리n-헥산을이용하여10g
의활성플로리실(florisil)을채운컬럼(내경2cm,길이약30cm)
에주입한후n-헥산200mL로용출시킨다음용출액을5mL로
농축한액을시험용액으로한다.
5)시험조작
(1)기체크로마토그래프측정조건
-컬럼:DB-5캐필러리컬럼(0.25mmI.D.×30m,0.25μm)
또는이와동등한것
-컬럼온도:120℃에서2분간유지하고분당5℃씩온도를높
이상엽 / 세계무역기구과 / 2017-11-28 17:23:08- 193 -여200℃에도달하도록한후7분간유지한다.다시
분당2℃씩온도를높여240℃에도달하도록한후
20분간유지한다.필요에따라적절히조절한다.
-주입부온도:200℃
-주입방식:스플릿(10:1)
-검출기:전자포획검출기
-검출기온도:270℃
-운반기체:질소또는헬륨(유속:분당1mL)
(2)정성시험
시험용액및혼합표준용액을각각1μL씩사용하여1)기체크로
마토그래프측정조건에따라기체크로마토그래피를행하고,시험
용액크로마토그램의피크패턴과혼합표준용액크로마토그램의
PCBs피크패턴이일치하는지확인한다.필요시시험용액크로마
토그램의피크패턴에가장유사한피크패턴을나타내는혼합표
준용액을조제한다(시료중의PCBs종류는시험용액에서얻어진
기체크로마토그램에서도가장유사한피크패턴을나타내는표준
용액을구성하는PCBs표준품의종류와그구성비로정한다).
(3)정량시험
(2)정성시험에서시험용액크로마토그램의피크패턴과혼합표준
용액크로마토그램의PCBs피크패턴이일치할때에는다음의
시험을한다.
이상엽 / 세계무역기구과 / 2017-11-28 17:23:08- 194 -(2)정성시험에서얻어진시험결과를토대로시험용액및혼합표
준용액크로마토그램의PCBs피크면적을측정하여시험용액중
PCBs의양을구하고다음계산식에따라시료중PCBs의함량
을구한다.
PCBs의함량(mg/kg)=c×At
×5(mL)
As시료의채취량(g)
c:혼합표준용액의PCBs농도(μg/mL)
At:시험용액크로마토그램의PCBs피크면적의합
As:혼합표준용액크로마토그램의PCBs피크면적의합
이상엽 / 세계무역기구과 / 2017-11-28 17:23:08- 195 -Tryptone
YeastExtract
Dextrose
Agar5.0g
2.5g
1.0g
15.0g26. 일반세균수
가.표준평판법
표준한천배지에검체를혼합응고시켜배양후발생한세균집락수를
계수하여검체중의생균수를산출하는방법이다.
1)배지
(1)표준한천배지(PlatecountAgar)
위성분을증류수1,000mL에녹여pH7.0±0.2로조정한후
121℃로15분간멸균한다.
2)시험용액의조제
(1)채취한검체는희석액을이용하여필요에따라10배,100배,1,000
배등단계별희석용액을만들어사용할수있다.
(2)희석액은멸균생리식염수,멸균인산완충액등을사용할수있다.
단,별도의시험용액제조법이제시되는경우그에따른다.
(3)실험을실시하기직전에잘균질화하고검사검체에따라다음과
같이시험용액을제조한다.
가)액상검체：채취된검체를강하게진탕하여혼합한것을시험
이상엽 / 세계무역기구과 / 2017-11-28 17:23:08- 196 -용액으로한다.
나)고체검체：채취된검체의일정량(1～10g)을멸균된가위와칼
등으로잘게자른후희석액을가해균질기를이용해서가능한
한저온으로균질화한다.여기에희석액을가해서일정량(10～25
mL)으로한것을시험용액으로한다.
3)시험조작
시험용액1mL와10배단계희석액1mL씩을멸균페트리접시2매
이상씩에무균적으로취하여약43～45℃로유지한표준한천배지약
15mL를무균적으로분주하고페트리접시뚜껑에부착하지않도록
주의하면서조용히회전하여 좌우로기울이면서검체와배지를잘혼
합하여응고시킨다.
확산집락의발생을억제하기위하여다시표준한천배지3～5mL를
가하여중첩시킨다.이경우검체를취하여배지를가할때까지의시
간은20분이상경과하여서는아니된다.응고시킨페트리접시는뒤
집어35±1℃에서48±2시간(시료에따라서30±1℃또는35±1℃에
서72±3시간)배양한다.집락수의계산은확산집락이없고1개의평
판당15∼300개의집락을생성한평판을택하여집락수를계산하는
것을원칙으로한다.검액을가하지아니한동일희석액1mL를대조
시험액으로하여시험조작의무균여부를확인한다.
4)집락수산정
이상엽 / 세계무역기구과 / 2017-11-28 17:23:08- 197 -① 15– 300CFU/plate인경우
N=∑C
{(1×n1)+(0.1×n2)}×(d)
N=식육g또는mL당세균집락수
∑C=모든평판에계산된집락수의합
n1=첫번째희석배수에서계산된평판수
n2=두번째희석배수에서계산된평판수
d=첫번째희석배수에서계산된평판의
희석배수배양후생성된집락수를신속히계산한다.부득이할경우에는5℃에
보존시켜24시간이내에산정한다.집락수의계산은확산집락이없고
(전면의1/2이하일때에는지장이없음)1개의평판당15∼300개의
집락을생성한평판을택하여집락수를계산하는것을원칙으로한
다.전평판에300개초과집락이발생한경우300에가까운평판에
대하여밀집평판측정법에따라계산한다.전평판에15개미만의집
락만을얻었을경우에는가장희석배수가낮은것을측정한다.
5)세균수의기재보고
표준평판법에있어서검체1mL중의세균수를기재또는보고할경
우에그것이어떤제한된것에서발육한집락을측정한수치인것을
명확히하기위하여1평판에있어서의집락수는상당희석배수로곱
하고그수치가표준평판법에있어서1mL중(1g중)의세균수몇
개라고기재보고하며동시에배양온도를기록한다.숫자는높은단위
로부터3단계에서반올림하여유효숫자를2단계로끊어이하를0으로
한다.
이상엽 / 세계무역기구과 / 2017-11-28 17:23:08- 198 -N=(232+244+33+28)
{(1×2)+(0.1×2)}×10-2
N=(14+10)
(1×2) × 10-1구 분희석배수CFU/g(mL)1:100 1:1,000
집락수232
24433
2824,000
=537/0.022=24,409=24,000
② 15CFU/plate미만인경우
구 분희석배수CFU/g(mL)1:10 1:100
집락수14
102
1120
=24/0.2=120
PancreaticDigestofCasein
YeastExtract
SodiumPyruvate
Dextrose
DipotassiumPhosphate
MonopotassiumPhosphate
GuarGum
2,3,5-TriphenyltetrazoliumChloride3.4g
2.4g
6.8g
0.6g
1.3g
0.4g
91.4g
0.0205g
나.건조필름법
1)배지
(1)세균수건조필름배지Ⅰ
위성분을증류수1,000mL에녹인후121℃에서15분간멸균하
여건조필름을제조한다.
(2)세균수건조필름배지Ⅱ
위성분을증류수1,000mL에녹인후121℃에서15분간멸균하
여건조필름을제조한다.
이상엽 / 세계무역기구과 / 2017-11-28 17:23:08- 199 -Peptone
Bonitomeatextract(Erlichmeatextract)
Yeastextract
Glucose
Potassiumhydrogenphosphate
2,3,5-triphenyl-2H-tetrazoliumchloride5g
1g
2.5g
1g
0.8g
0.05g
2)시험조작
가.표준평판법2)에따른시험용액1mL와각10배단계희석액1
mL를세균수건조필름배지에각2매이상씩접종한후잘흡수시키
고35±1℃에서48±2시간배양한후생성된붉은집락수를계산하고
그평균집락수에희석배수를 곱하여일반세균수로한다.균수산출
및기재보고는가.표준평판법에따라한다.
이상엽 / 세계무역기구과 / 2017-11-28 17:23:08- 200 -27. 대장균
대장균은한도시험으로판정한다.한도시험방법은 일정한한도까지
균수를정성적으로측정하는방법이다.
1)배지
(1)EC배지(ECbroth)
Peptone
Lactose
Bilesaltmixture
Dipotassiumhosphate
Monopotassiumphosphate
Sodiumchloride20.0g
5.0g
1.5g
4.0g
1.5g
5.0g
위성분을증류수1,000mL에녹여pH6.9±0.2로조정하여시험
관에분주하여발효관을넣은후121℃에서15분간멸균한다.
(2)EMB한천배지
Peptone
Lactose
Sucrose
Dipotassiumphosphate
EoisinY
MethyleneBlue
Agar10.0g
5.0g
5.0g
2.0g
0.4g
0.065g
13.5g
위의성분을증류수1,000mL에녹여pH6.8±0.2로조정한후
이상엽 / 세계무역기구과 / 2017-11-28 17:23:08- 201 -121℃에서15분간멸균한다.
(3)유당배지(LactoseBroth)
Peptone
BeefExtract
Lactose5.0g
3.0g
5.0g
위의성분에증류수를가하여1,000mL에녹여pH6.9±0.2로조
정한후발효관에분주하여121℃에서15분간멸균한다.
2)시험용액의조제
25.일반세균수중2)시험용액의조제에따라조제한액을시험용
액으로한다.
3)시험조작
시험용액1mL씩을3개의EC배지에접종하고44.5±0.2℃에서
24±2시간배양한다.이때가스발생을인정한발효관은추정시험양
성으로하고가스발생이인정되지않을때에는추정시험음성으로
한다.추정시험이양성일때에는해당EC발효관으로부터1백금이를
EMB평판배지에획선접종하여35±1℃로24±2시간배양한후전형
적집락(전형적집락이없을때에는전형적인집락에유사한집락2
개이상)을취하여유당배지및보통한천사면배지에각각이식한다
(전형적집락과유사한집락을취한경우에는서로다른배지에각
이상엽 / 세계무역기구과 / 2017-11-28 17:23:08- 202 -각이식한다.)유당배지에접종한것은35±1℃로48±3시간배양하
고보통한천사면배지에접종한것은35±1℃로24±2시간배양한다.
유당배지에서가스발생을인정하였을때에는이에해당하는보통한
천사면배지에서배양된집락을취하여그람염색을실시하고검경
후그람음성,무아포성간균을인정하였을때에는대장균양성으로
판정한다.
이상엽 / 세계무역기구과 / 2017-11-28 17:23:08- 203 -28. 진균수
1)배지
(1)포테이토덱스트로오즈한천배지(PotatoDextroseAgar)
PotatoInfusion
Dextrose
Agar200.0g
20.0g
15.0g
위의성분을증류수1,000mL에녹여pH5.6±0.2로조정한후
121℃에서15분간멸균하여식히고멸균된10%주석산을무균
적으로가하여pH를3.5±0.1로맞춘다.
2)시험조작
진균수(효모및사상균수)의측정방법은25.일반세균수,가.표준평
판법에준하여시험한다.다만,배지는포테이토덱스트로오즈한천
배지를사용하여25℃에서5∼7일간배양한후발생한집락수를
계산하고그평균집락수에희석배수를곱하여진균수로한다.
이상엽 / 세계무역기구과 / 2017-11-28 17:23:08- 204 -29. 내용량 시험법
가.용량표시제품
검체의내용물을메스실린더에완전히옮겨측정한다.다만,점성등이
있어내용물을완전히옮기기어려운검체에대해서는내용물이들어
있는용기에물을적가하여용기를가득채웠을때의양을측정하고,
용기의내용물을제거하여물또는적당한용매로용기의내부를깨끗
이씻어말린후물을적가하여용기를가득채웠을때의양을측정하
여전후의용량차로계산한다.(검체3개를가지고시험하여평균값을
내용량으로한다)
나.중량표시제품
내용물이들어있는용기외면을깨끗이닦고무게를정밀히측정후,
내용물을완전히제거하고물또는용매등으로용기의내부를깨끗이
씻어말린후용기의무게를달아전후의무게차로계산한다.(검체3개
를가지고시험하여평균값을내용량으로한다)
다.길이표시제품
검체를넓은검사장소에변형되지않도록적당한방법으로 펼친후
제품의길이를전체또는분단하여측정한다.(검체3개를가지고시
험하여평균값을내용량으로한다)검체를분단하여측정하고자하는
이상엽 / 세계무역기구과 / 2017-11-28 17:23:08- 205 -경우균등하게분단해야하며분단길이측정값의합을전체길이로
계산한다.
이상엽 / 세계무역기구과 / 2017-11-28 17:23:08- 206 -제6.규제의 재검토
「행정규제기본법」제8조및「훈령·예규등의발령및관리에관한
규정」(대통령훈령제248호)에따라201○년○월○일을기준으로매
3년이되는시점(매3년째의12월31일까지를말한다)마다그타당성
을검토하여개선등의조치를하여야한다.
이상엽 / 세계무역기구과 / 2017-11-28 17:23:08- 207 -부칙 <제2017-00 호,2017.11.00>
제1조(시행일)①이고시는2018년4월19일부터시행한다.
②제1항에도불구하고제3.16.일회용행주및17.일회용타월의
규정은2018년10월19일부터시행한다.
제2조(적용례)이고시는이고시시행이후제조·가공·소분·수입(선적
일을기준으로한다.)·위생처리되는위생용품부터적용한다.
제3조(경과조치)①이고시시행당시종전의규정에따라검사가진
행중인사항에대하여는종전의규정에따른다.
②이고시시행당시종전의규정에따라기준및규격이적합한
위생용품은이고시에따라기준및규격이적합한위생용품으로
본다.
제4조(다른고시의폐지)①이고시시행당시법률제5839호공중위
생관리법부칙제3조에따라적용되는종전의
공중위생법
(법률제
5839호로폐지되기전의것을말한다)제15조제1항에따른
위생용
품의규격및기준
(보건복지부고시제2017-129호,2017.7.12.)과같
은법제12조제1항및같은법시행규칙제14조제2항에따른
위생
처리업의위생관리기준
(보건복지부고시제2014-201호,2014.11.19.)
은폐지한다.
②이고시시행당시
전기용품및생활용품안전관리법
제15조
제3항및같은법시행규칙제3조제4항에따른
안전확인대상생활
용품의안전기준
(국가기술표준원고시제2017-335호,2017.8.29.)중
이상엽 / 세계무역기구과 / 2017-11-28 17:23:08- 208 -“일회용기저귀(부속서41)”와같은법제23조제3항및같은법시
행규칙제3조제6항에따른
공급자적합성확인대상생활용품의 안전
기준
(국가기술표준원고시제2017-336호,2017.8.29.)중“화장지(부
속서7),면봉(부속서13)”을삭제한다.
③이고시시행당시
어린이제품안전특별법
제22조제2항에따
른
안전확인대상어린이제품의안전기준
(산업통상자원부고시제
2017-16호,2017.1.31.)중“부속서10(어린이용일회용기저귀)”와같
은법제25조제2항에따른
개별안전기준이 있는공급자적합성확인
대상어린이제품의안전기준
(산업통상자원부고시제2017-107호,
2017.7.21.)중“부속서2(어린이용면봉)”을삭제한다.
이상엽 / 세계무역기구과 / 2017-11-28 17:23:08