Český metrologický institut  
 
Okružní 31, 638 00  Brno  
 
Manažerské shrnutí pro EK (není součástí tohoto právního předpisu)  
Váhy s  automatickou činností  jsou v  ČR uváděn y na trh a do provozu podle směrnice 2004/22/ES 
MID. Po uvedení do provozu jsou předmětem národní metrologické regulace – ověřování (ve stan o-
vených lhůtách). Předmětem tohoto notifikovaného předpisu je pouze ověřování měřidel již uved e-
ných do provozu. Předpis se netýká ani uvádění na trh, ani uvádění do provozu (s v ýjimkou případů 
dle čl. 23 MID).  
Požadavky uplatňované na tato měřidla v  provozu js ou plně kompatibilní s  MID a jsou d ále založeny 
na doporučeních OIML R 61 -1. 
Některé zde uvedené parametry jsou vlastnostmi měřidla jako nového a zde se uvádějí pouze proto, 
že jejich zachování v  provozu je předmětem vizuální či jiné kontroly v  rámci ověře ní. 
(Konec manažerského shrnutí.)  
 
 
Č.j.: 0313/0 04/15/Pos.  
Vyřizuje: Ing. Miroslav P ospíšil  
Telefon: 545  555 135, -131 
 
 
 
Český metrologický institut (dále jen „ČMI“), jako orgán věcně a místně příslušný ve věci stanovov ání 
metrologických a technických po žadavků na stanovené měřidlo a stanovování zkouše k při schv alování 
typu a při ověřování stanoveného měřidla dle §  14 odst. 1 zákona č. 505/1990  Sb., o  metrologii, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákona o metrologii“), a dle ustanovení §  172 a  násle dujících zákona 
č. 500/2004  Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „SprŘ“), zahájil z  moci úřední dne 
2. 7. 201 5 správní řízení dle §  46 SprŘ, a na základě podkladů vydává toto: 
 
 
I. 
O P A T Ř E N Í   O B E C N É   P O V  A H Y  
číslo: 0111 -OOP -C053-15 
č.j. 0313/0 04/15/Pos. , 
 
kterým se stanovují metrologické a technické požadavky na stanovená měřidla , včetně 
zkouše k při ověřování stanovených měřidel : 
„váhy s  automatickou činností  – gravimetrické plnicí váhy “ 
 
 Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C053 -15 
2 Toto opatření obecné povahy sta novuje metrologické a technické požadavky na váhy s  automatickou 
činností  – gravimetrické  plnicí váhy , které se uplatní po uvedení na trh nebo do provozu při jejich 
ověřování. Tyto požadavky jsou v  souladu s požadavky nařízení vlády č.  464/2005 Sb., kterým  se 
stanoví technické požadavky na měřidla1), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení vlády 
o měřidlech“)  a s požadavky harmonizovaných n orem/dokumentů OIML . 
Na váhy s  automatickou činností , jejichž typ byl schválen podle zákona o metrologii, ve z nění úči n-
ném do 30. října 2006, tedy ve stavu před implementací směrnice Evropského parlamentu a  Rady 
2004/22/ES, v  platném znění, do českého právního řádu, se při ověřování uplatňují metrologické 
a technické  požadavky, které byly rozhodné pro jejich uv edení do oběhu.  
1   Základní pojmy  
Pro účely tohoto opatření obecné povahy platí termíny a definice podle VIM  a VIML2) a dále uvedené 
termíny a definice . 
1.1 
váhy  
vážicí zařízení, které slouží k určení hmotnosti tělesa, kapaliny nebo sypké hmoty využitím půso bení 
gravitace na toto těl eso, kapalinu nebo sypkou hmotu  
1.2 
váhy s automatickou činností   
vážicí zařízení , které pro vážení nevyžadují zásah operátora a/nebo následují předem nastavený pr o-
gram aut omatického procesu, který je pro dané váhy charakteristick ý 
1.3 
gravimetrické plnicí váhy s  automatickou činností   
vážicí zařízení s  automatickou činností, které plní kontejnery předem stanovenou a  prakticky ko n-
stantní hmotností sypkého produktu  
1.4 
největší dovolená odchylka každé náplně   
největší dovolená odchy lka každé náplně od průměr né hodnoty všech náplní zkušební řady   
2   Metrologické požadavky  
Metrologické požadavky jsou založeny na požadavcích nařízení vlády o měřidlech s  využitím rel e-
vantních požadavků doporučení OIML R 61 -1 Automatické gravimetrické plnicí váhy  – Část 1  : Me-
trologické a  technické p ožadavky  – Zkoušky 3). 
Na měřidla, jejichž typ byl schválen podle zákona o metrologii, se při ověřování uplatňují metrologi c-
ké požadavky, které byly rozho dné pro jejich uvedení do oběhu.  
2.1   Stanovené pracov ní podmínky  
Výrobce určí stanovené pracovní podmínky, přičemž minimální rozsah pracovní teploty je 30  °C. 
                                                      
1)   Tímto nařízením vlády je do české legislativy implementována směrnice Evropského parlamentu a Rady  
2004/22/ES  z 31. března 2004 o měřidlech v  platném znění.  
2)   Mezinárodní metrologický slovník – Základní a všeobecné pojmy a přidruže né termíny (VIM) a Mezinárodní 
slovník termínů v  legální metrologii (VIML) jsou součástí sborníku technické harmonizace „Terminologie 
v oblasti metrologie“ veře jně dostupného na www.unmz.cz.  
3)   OIML  R 61-1 „Automatic gravimetric filling instruments  –  Part 1: Metrological and technical requirements  – 
Tests “ – veřejně dostupný na  www.oiml.org  Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C053 -15 
3 Pro ostatní ovlivňující veličiny (pokud je to použitelné):  
a) rychlost (rychlosti) provozu ; 
b) vlastnosti váženého produktu.  
2.2   Měřicí rozsah  
Měřicí r ozsah je vyjádřen maximální a  minimální váživostí.  
2.3   Třídy přesnosti  
2.3.1    Pro gravimetrické plnicí váhy j sou výrobce m stanov eny referenční tříd y přesnosti Ref( x) 
a provozní tříd a (třídy) přesno sti X(x). 
2.3.2    Určitému typu váhy je přiřazena referenčn í třída přesnosti, Ref( x), která odpovídá nejlepší 
možné přesnosti pro váhy daného typu. Po instalaci jsou příslušné váhy přiděleny do jedné nebo více 
provozních tříd přesnosti  X(x), přičemž se vezmou v  úvahu konkrétní produkty, které se na nich b udou 
vážit. Faktor ( x) pro označení třídy musí být  ≤ 2 a musí být ve tvaru 1 × 10k, 2 × 10k nebo 5  × 10k, kde 
k je záporné celé číslo nebo nula.  
2.3.3    Pro statická zatížení  se používá  referenční třída přesnosti Ref( x). 
2.3.4    Pro pracovní třídu přesnosti  X(x) představuje  X režim, který vztahuje přesnost k  hmotnosti 
zátěže, a (x) je násobitel pro meze chyby stanovené pro třídu  X(1) v článku 2.4.1.  
2.4   Největší dovolené chyby  
2.4.1    Odchylka hmotnosti od průměrné náplně  
Tabulka  1 – Odchylka hmotnosti od průměrn é náplně  při ověřování  
Hodnota hmotnosti m (g) náplně  Největší dovolená odchylka každé náplně 
od průměru pro tř ídu X(1) 
m  50 7,2 % 
50  m  100 3,6 g 
100  m  200 3,6 % 
200  m  300 7,2 g 
300  m  500 2,4 % 
500  m  1 000 12 g 
1 000  m  10 000 1,2 % 
10 000  m  15 000 120 g 
15 000  m 0,8 % 
POZNÁMKA    Vypočtenou odchylku každé náplně od průměru je možné nastavit 
tak, aby se zahrnul vliv vel ikosti částic materiálu.  
 
2.4.2   Největší dovolené chyby v provozu  
Při kontrole vah v  provozu nebo  při překoušení stanoveného měřidla, prováděném podle §  11a odst.  1 
zákona o metrologii na žádost osoby , která může být dotčena nesprávným měřením, se uplatní největší 
dovolené chyby v provozu uved ené v tabulce 2.  Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C053 -15 
4 Tabulka  2 – Odchylka hmotnosti od průměrné  náplně  v provozu  
Hodnota hmotnosti m (g) náplně  Největší dovolená odchylka každé náplně od 
průměru pro tř ídu X(1) 
m  50 9 % 
50  m  100 4,5 g 
100  m  200 4,5 % 
200  m  300 9 g 
300  m  500 3 % 
500  m  1 000 15 g 
1 000  m  10 000 1,5 % 
10 000  m  15 000 150 g 
15 000  m 1 % 
POZNÁMKA    Vypočtenou odchylku každé náplně od průměru je možné nastavit 
tak, aby se zahrnul vliv vel ikosti částic materiálu.  
 
2.4.3   Chyba vzhledem k  předem nastavené hodnotě (chyba nastavení)  
U vah, u  nichž je možné předem nastavit hmotnost náplně, nesmí být maximální rozdíl mezi předn a-
stavenou hodnotou a  průměrnou hmotností náplní větší než  0,312 největší dovolené odchylky každé 
náplně od průměru uvedené ho v tabulce  1. 
3   Technické  požadavky  
Techni cké požadavk y jsou založeny na požadavcích nařízení vlády o měřidlech s  využitím relevan t-
ních požadavků doporučení OIML R 61 -1 Automatické gravimetrické plnicí váhy  – Část 1:  Metrol o-
gické a  technické p ožadavky  – Zkoušky 3). 
Na měřidla, jejichž typ byl schválen podle z ákona o metrologii, se při ověřování uplatňují metrologi c-
ké požadavky, které byly rozho dné pro jejich uvedení do oběhu.  
3.1   K omezení vlivu naklonění, zatěžování a  rychlosti provozu musí být k  dispozici takové pr ostře d-
ky, které zajistí, že za normálních podmínek provozu nebudou  největší dovolené chyby překroč eny. 
3.2   Musí být z ajištěno odpovídající materiálové vybavení pro ovládání, aby bylo umožněno, že váhy 
budou za normálních podmínek provozu pracovat v  mezích  největších dovolených chyb.  
3.3   Pro op erátora musí být každé řídicí rozhraní jasné a  účinné.  
3.4   Neporušenost uka zovatele (pokud existuje)  musí být ověřitelná operátorem.  
3.5   K dispozici musí být vhodné prostředky pro nastavení indikace na nulu, které umožní, že váhy 
budou za normálních po dmínek provozu pracovat v  mezích  největších dovolených chyb.  
3.6   Výsledky vážení musí obsahovat názvy nebo značky měřicích jednotek hmotnosti, ve kt erých 
jsou vyjádřeny. Hodnota dílku indikačních a tiskacích zařízení musí být ve tvaru 1 × 10k, 2 × 10k nebo 
5 × 10k jednotek, ve kterých je v ýsledek vyjádřen, přičemž index k je kladné nebo záporné celé číslo , 
nebo se rovná nule.  Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C053 -15 
5 3.7   Měřicími j ednotkami  měření  jsou kilogram (kg) , tuna (t) , miligram (mg) , gram (g)  a metrický 
karát (ct) . 
3.8   Váhy musí být z ajištěny proti podvodnému použití. Komponenty, které uživatel nesmí r ozebírat 
nebo justovat, musí být proti takovým činnostem zabezp ečeny.  
4   Značení měřidla  
4.1   Značení na měřidle  
Váhy musí mít následující označení:  
– značka nebo název  výrobce;  
– číslo certifikátu o schválení typu, pokud existuj e; 
– třída přesnosti ve formě:  X(x) ; 
– referenční třída přesnosti ve formě    Ref(x) ; 
– dílek stupnice ve formě:  d = … ; 
– maximální váživost ve formě:  Max… ; 
– minimální váživost ve formě:  Min….. ; 
– maximální přídavná tára ve formě:  T = +…..; 
– maximální subtraktivní tára ve formě:  T = –…..; 
– označení produktu ;  
– teplotní rozsah ...... °C / ...... °C ; 
– napájení : ...... V ; 
– frekvence napájení : …. Hz; 
– pneumatický/hydraulický tlak /po kud je aplikovatelné) ve formě:  ….. kPa nebo bar ; 
– průměrný počet zatížení/náplní (pokud je aplikovatelné) ; 
– maximální hodnota náplně (pokud je aplikovatelné) ve formě    Maxfill….. ; 
– jmenovitá hodnota minimální náplně (pokud je aplikovatelné) ve formě: Minfill ; 
– maximální výkon (pokud je aplikovatelné) ve formě: ……zatížení za minutu . 
Štítek nesoucí povinné  značení musí být zaplombován nebo nesmí být možné jej odstranit bez jeho 
zničení.  
4.2   Umístění úřední značky  
Umístění úředních značek musí být takové, aby po jejich um ístění n emohlo dojít k  justáži vah nebo 
k přístupu ke komponentům , u kterých je to zakázáno. Značky musí být takového provedení, aby n e-
mohly být d emontovány bez jejich poškození nebo zničení.  
Umístění značek je stanoveno  certifikátem o schválení typu , ES p řezkoušením typu nebo jiným dok u-
mentem či provedením aplikovaným v  rámci posouzení shody při uvedení na trh a do použití . 
5   Schvalování typu měřidla  
Váhy s  automatickou činností – gravimetrické plnicí váhy  jsou uváděny na trh a do provozu s  posouz e-
ním sh ody podle nařízení vlády o  měřidlech a  nepodléhají tak schv alování typu.  Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C053 -15 
6 6   Prvotní ověření  
Při prvotním ověření po opravě měřidla se aplikuje postup identický s  následným ověřením podle k a-
pitoly 7.  
7   Následné ověření  
Následné ověření, tj. každé ověření  měřidla provedené po předchozím ověření  nebo posouzení sh ody, 
a případně přezkoušení  podle §  11a odst.  1 zákona o metrologii , je prováděno podle tohoto opatření 
bez ohledu na to, zda měřidlo bylo uvedeno na trh a  do oběhu podle zákona o metrologii, nebo p odle 
nařízení vlády o měř idlech.  
Na váhy  se při ověřování uplatňují metrologické a  technické požadavky, které byly rozhodné pro j e-
jich uvedení do ob ěhu. 
7.1   Přehled prováděných zkoušek  
Při každém ověření se provádí následovné činnosti a zkoušky:  
a) vizuální  prohlídka ; 
b) zkouška přesnosti ( materiálová zkouška vážení) . 
7.2   Vizuální prohlídka  
Při vizuální  prohlídce plnicí váhy se posuzuje , zda: 
– měřidl o předložené k  ověření se shoduj e se schváleným typem  nebo s  provedením měřidla, 
u kterého byla prohlášena shoda  v rámci uvedení na trh a pozornost musí být věnována kon-
trole ozn ačení ve smyslu kapitoly 4 ; 
– měřidlo není mechanicky poškozen o a kovové části nenesou stopy koroze, které by mohly mít 
nepříznivý vliv na funkci měřidla.  
Pokud měřidlo nevyhoví požadavkům vizuální  prohlídky, dále se n ezkouší.  
7.3   Zkušební podmínky a vybavení  
7.3.1    Váhy musí být kompletní a instalovány v pozici pro zamýšlené použití za typických podmínek, 
které jsou v provozu. Zkoušky musí být provedeny v rozsahu daném popisným označením 
s produktem nebo pr odukty, které jsou v  provozu váženy nebo budou váženy.  
7.3.2    Zkoušky se provedou na hodnotě nebo blízko hodnoty Max a na hodnotě nebo blízko hodnoty 
Minfill. 
V případě kumulativních vah se výše uvedené zkoušky provedou s prakticky maximá lním počtem 
zatížení na náplň a s  minimálním počtem zatížení na náplň.  
V případě selektivní ch kombinovan ých vah se provedou zkoušky s  průměrným nebo optimálním p o-
čtem zatížení na náplň.  
7.3.3    Jestliže je hodnota Minfill nižší než jedna třetina Maxfill,  provedou se zkoušky rovněž poblíž 
středu váž icího rozsahu přednostně na hodnotách blízko, ale ne nad 100g, 300g, 1  000g nebo 15  000g 
(dle potřeby).  
7.3.4    Před začátkem každé nové zkoušky musí být váh y určitou dobu v činnosti za normálních pr o-
vozních pod mínek, aby se zajistila stabilita.  
Automatické nastavení nuly a další zařízení na korekci musí být během zkoušek v  činnosti dle návodu 
výrobce.  Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C053 -15 
7 7.3.5    Minimální počet jednotlivých zkušebních náplní závisí na přednastavené hodnotě FP podle ta-
bulky  3. 
Tabulka 3 – Počet zkušebních náplní  
Přednastavená hodnota náplně, Fp (kg) Minimální počet zkušebních náplní,  n 
Fp  1 kg 
1 kg < Fp  10 kg  
10 kg < Fp 25 kg  
25 kg < Fp 60 náplní  
30 náplní  
20 náplní  
10 náplní  
 
7.3.6    Zkušební vybavení – kontrolní váhy musí  umožnit určení pravé hodnoty hmotnosti každé zk u-
šební náplně s přesností alespoň 1/3 příslušné největší dovolené  odchylky (MPD) a chyby (MPE) dané 
v tabulce 1.  
Pokud je to nezbytné, musí být kontrolní váh y přezkoušen y ihned po provedení zkoušek pro kontr olu, 
zda se nezměnily její charakteristiky. Pokud nem ají kontrolní váhy vhodnou velikost dílku, může být 
vhodné rozlišení zajištěno pomocí přídavných závaží pro stanovení klopného bodu. Musí být zajišt ě-
no, aby na kontrolní váze bylo možné zvážit veškeré zku šební náplně  daného produktu.  
7.4   Zkoušk a přesnosti  – materiálová zkouška  
Při zkoušce přesnosti váženým materiálem se postupuje podle následujících kroků:  
a) Provede se vážení podle článku  7.3. 
b) Zaznamená se přednastavená hodnota náplně (pokud je aplikovatel né). 
c) Zkušební zátěž se zváží na kontrolní váze a výsledek je považován za konvenční  hodnot u 
hmotnosti každé zkušebn í náplně .  
d) Vypočte se a zaznamená průměrná hodnota všech zkušebních náplní.  
e) Odchylka při automatickém vážení, která se porovná s největšími dovolenými hodnotami 
v tabulce 1 je rozdíl mezi konven ční hodnotou zkušební náplně a průměrnou hodnotou všech 
zkuše bních náplní.  
f) Chyba přednastavené hodnoty, která se porovná s největšími dovolenými hodnotami  je rozdíl 
mezi průměrnou hodnotou konvenčn í hodnoty hmotnosti zkušebních náplní a přednastav enou 
hodn otou náplní.  
Chyby měření nesmí překročit příslušné největší dovolené chyby pro danou kategorii vah  podle článku 
2.4.1 pro ověřování nebo článku 2.4.2 pro kontrolu vah v  provozu nebo pře zkoušení stanov eného m ě-
řidla podle §  11a odst.  1 zákona o metrologii . 
8   Oznámené normy  
ČMI oznámí  pro účely specifikace metrologických a technických pož adavků na měřidla a pro účely 
specifikace zkouše k při ověřování, vyplývajících z  tohoto opatření obecné povahy, české  technické 
normy, další technické normy nebo technické dokumenty mezinárodních popřípadě zahraničních o r-
ganizací, nebo jiné technické dokumenty obsahující podrobnější technické požadavky  (dále jen 
„oznámené normy“) . Seznam těchto oznámených norem s  přiřaze ním k  příslušnému opatření oznámí 
ČMI společně s  opatřením obecné povahy veřejně dostupným způsobem (na webových strá nkách 
www.cmi.cz ). 
Splnění oznámených norem nebo splnění jejich částí se považuje , v rozsahu a za podmín ek stanov e-
ných opatřením obecné povahy , za splnění těch požada vků stanovených tímto opatřením, k  nimž se 
tyto normy nebo jejich části vzt ahují. Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C053 -15 
8 II. 
O D Ů V  O D N Ě N Í   
ČMI vydává podle §  14 odst.  1 písmeno j) zákona o metrologii k provedení § 9 odst. 1, §  9 odst. 9 
a § 11a odst. 3  zákona o metrologii toto opatření obecné povahy, kterým se stanovují me trologické a 
technické požadavky na stanovená měřidla a zkoušky  při ov ěřování těchto stanovených měřidel.  
Vyhláška č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ov ěřování a měřidla podléhající 
schválení typu , ve znění pozdějších předpisů, zařazuje v  příloze Druhový seznam stanovených měřidel 
pod položkou 2.1.3 váhy s  automatickou činností , písm. e) váhy plnicí a dávkovací mezi měřidla po d-
léhající ov ěřování.  
ČMI tedy k  provedení § 9 odst. 1, § 9 odst. 9 a § 11a odst. 3  zákona o metrologii pro tento konkrétní 
druh měřid el „váhy s  automatickou činností  – gravimetrické plnicí váhy “ vydává toto opa tření obecné 
povahy, kterým se stanovují metrologické a techn ické požadavky pro váhy s  automatickou činností  – 
gravimetrické plnicí váhy  a zkoušky  při ověřování těchto st anovených měřidel.  
Tento předpis (Opatření obecné povahy) byl oznámen v souladu se směrnicí Evropského parlamentu 
a Rady 98/34/ES ze dne 22. června  1998 o postupu při poskytování informací v oblasti norem a tec h-
nických předpisů a předpisů pro služby  informační společnosti, v platném znění.  
 
 
III. 
P O U Č E N Í  
Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek §  173 odst.2 SprŘ.  
Dle ustanove ní § 172 odst.  5 SprŘ se proti rozhodnutí o námitkách nelze odvolat ani podat rozklad.  
Soulad opatření obecné povahy s  právními předpisy lze posoudit v  přezkumném řízení dle ust. §  94 až 
§ 96 SprŘ . Účastník může dát podnět k  provedení přezkumného řízení ke  správnímu orgánu, který toto 
opatření obecné povahy vydal. Jestliže správní orgán n eshledá důvody k  zahájení přezkumného řízení, 
sdělí tuto skutečnost s  uvedením důvodů do třiceti dnů podateli. Usnesení o  zahájení přezkumného řízení 
lze dle ust. §  174 odst. 2 SprŘ  vydat do tří let od účinnosti opatření obecné povahy.  
 
 
IV. 
Ú Č I N N O S  T 
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnost patnáctým dnem ode dne jeho uveřejnění  (§ 24d zák ona 
o metrologii).  
 
 
 
 ...…………………………..............  
 RNDr. Pavel Kleno vský 
 generální ředitel