NORMA  NMP 0 21 
METROLÓGICA PERUANA  2015 
 
Dirección  de Metrología - INACAL  
Calle La s Camelias  815, San Isidro  (Lima 27) Lima, Perú  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EQUIPOS DE MEDICIÓN  DE LA ENERGÍA 
ELÉCTRICA ( c.a.).  Inspección de aceptación  – Parte 31:  
Requisitos particulares para medidores  estáticos de energía 
activa (clases 0,2 S, 0,5 S, 1 y 2)  
 
ELECTRICITY METERING EQUIPMENT (a.c.). Acceptance inspection  – Part 31:  Particular 
requirements for static meters f or active energy (classes 0,2 S, 0,5 S, 1 and 2)  
 
REF. IEC 62058 -31:2008  Electricity metering equipment (a.c.) − Acceptance inspection − Part 31: 
Particular requirements for static meters for active energy (classes  0,2 S, 0,5 S, 1 and 2)  
 
 
2015-12-29 
1ª Edición  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resolución directoral 001-2015 -INACAL /DM. Publicada el 201 6-01-01                Precio basado en 12 páginas  
I.C.S.: 17.220.20  
Descriptores: Equipos de medida, energía eléctrica, medidor estático .   
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
© IEC 2008  
Todos los derechos son reservados. A menos que se especifique lo contrario, ninguna 
parte de esta publicación podrá ser reproducida o utilizada por cualquier medio 
electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia o publicándolo en el  Internet o intranet, 
sin permiso por escrito del INACAL, único representante de la IEC en territorio peruano.   
 
© INACAL  2015  
Todos los derechos son reservados. A menos que se especifique lo contrario ninguna 
parte de esta publicación podrá ser reproducida o utilizada por cual quier medio 
electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia o publicándolo en el  Internet o intranet, 
sin permiso por escrito del INACAL .      
 ÍNDICE  
 
 Página  
 
ÍNDICE     ii 
 
PREFACIO    iii 
 
1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN  1 
2. NORMAS PARA CONSULTA   1 
3. TÉRMINOS, DEFINICIONES, SÍMBOLOS Y ABREVIATURAS     2 
4. CONDICIONES DE ENSAYO  2 
 
4.1. Lugar de inspección  2 
4.2. Condiciones de referencia  2 
4.3. Incertidumbre de la medición  del error en porcentaje  3 
4.4. Cubierta y sellado  4 
 
5. PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN  5 
 
5.1. Ensayos a realizar y métodos de inspección  5 
5.2. Ensayos preliminares y acondicionamiento previo  6 
5.3. Ensayo nº 1: Ensayo de tensión en c.a.  6 
5.4. Ensayo nº 2: Ensayo en condición de vacío  7 
5.5. Ensayo nº 3: Arranque  7 
5.6. Ensayos nº 4 … 9: Ensayos de exactitud  7 
5.7. Ensayo nº 10: Verificación del registro  8 
5.8. Medi dores para servicios especiales  8 
5.9. Otros ensayos  9 
 
6. CRITERIOS PARA ACEPTACIÓN O NO ACEPTACIÓN DEL LOTE, 
ELIMINACIÓN DE LOTES NO ACEPTABLES  9 
 
7. REGISTRO Y EVALUACIÓN DE ENSAYO  9 
 
BIBLIOGRAFÍA  12 
 
Tabla 1 – Equilibrio de tensión y corriente para medidores  polifásicos  2 
Tabla 2 – Condiciones de referencia  3 
Tabla 3 – Porcentaje de límites de error corregidos por la incertidumbre  4 
Tabla 4 – Ensayos de aceptación y métodos de inspección  5 
Tabla 5 – Ensayo de tensión en c.a.  7 
Tabla 6 – Valor de la corriente para el ensayo de arranque  7 
Tabla 7 – Puntos de ensayo de exactitud  y límite de error en porcentaje  8 
Tabla 8 – Hoja de inspección  11 
  
 
---oooOooo --- 
ii  
 PREFACIO  
 
 
A. Reseña histórica  
 
 
A.1.  La Dirección  de Metrología de l INACAL  ha tomado como antecedente  la 
norma internacional IEC  62058 -31:2008 Electricity metering equipment (AC) – 
Aceptance inspection – Part 31: Particular requirements for static meters for active energy 
(clas ses 0,2 S, 0,5 S, 1 and 2) , obteniendo  la Norma Metrológica Peruana NMP 0 21:2015 
“EQUIPOS DE MEDICIÓN  DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA (c.a.). Inspección de 
aceptación  – Parte 31:  Requisitos particulares para medidores estáticos de energía activa 
(clases 0,2 S, 0,5 S, 1 y 2)” .  
  
 
 
A.2.     Esta Norma Metrológica Peruana es una adopción de la norma IEC62058 -
31:2008. La presente Norma Metrológica Peruana presenta cambios editoriales referidos 
principalmente a te rminología empleada propia del idioma español y ha sido estructurada  
de acuerdo a las Guías Peruanas GP 001:1995 y GP 002:1995 . 
 
 
 
 
 
 
 
 
---oooOooo --- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
iii  
NORMA   NMP 021 
METROLÓGICA PERUANA   1-12 
 
 
 
 EQUIPOS DE MEDICIÓN  DE LA ENERGÍA 
ELÉCTRICA (c.a.). Inspección de aceptación – Parte 31: 
Requisitos particulares para medidores estáticos de energía 
activa (clases 0,2 S, 0,5 S, 1 y 2)  
1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN  
Esta Norma Metrológica Peruana especifica requisitos particul ares para la inspección de  
aceptación de medidores  estáticos de energía activa de conexión directa o a través de 
transformador de nueva fabricación  (clases 0,2 S , 0,5 S , 1y 2) entregados en lotes de 
cantidades superiores a 50. El método de aceptación para lotes más pequeños debería 
acordarse entre el fabricante y cliente.  
El proceso aquí descrito está destinado fundamentalmente para inspección de aceptación 
entre el fabricante y el comprador . 
Nota:  También se puede utilizar para otros propósitos, por ejemplo para apoyar una verificación inicial . 
Esta norma es de aplicación a medidores de clase de exactitud 0,2 S, 0,5 S, 1 y 2.  
2. NORMAS PARA CONSULTA  
Las normas que a continuación se indican son indispensables para la aplicación de esta 
norma. Para las referencias con fecha, sólo se aplica la edición citada. Para las referencias 
sin fecha se aplica la última edición de la norma (incluyendo cualquier modificación de 
ésta).  
- NMP 015:2012 Equipos de medida de la energía eléctrica (c.a.). Requisitos 
particula res. Medidores  estáticos de energía activa (clases 1 y 2) . (EQV. IEC 
62053 -21:2003) . 
- IEC 62053 -22:2003 Equipos de medición  de la energía eléctrica (c.a.). Requisitos 
particulares. Parte 22: Contadores estáticos de energía activa (clases 0,2  S y         
0,5 S). 
- IEC 62058 -11:2008 Equipos de medición  de la energía eléctrica (c.a.). Inspección 
de aceptación. Parte 11: Métodos de inspección de aceptación  generales . 
- Guía para la expresión de la incertidumbre  en la medición  - GUM, Indecopi - 2001