- 201 - <표 2> 기체크로마토그래프/질량분석기에 의한 다환방향족탄화수소류의 측정질량
화합물명제1선택
이온(m /z)제2선택
이온(m/z)화합물명제1선택
이온( m /z)제2선택
이온(m /z)
벤조(a)안트라센 225 229, 226 크리센 228 226, 229
벤조(b)플루오란텐 252 253, 126벤조(k)플루오란텐 252 253, 126
벤조(a)피렌 252 253, 126 벤조(e)피렌 252 253, 126
디벤조(a,h)안트라센 278 139, 279벤조(j)플루오란텐 252 253, 126
  1.6.5. 검정곡선의 작성
     표준용액(1.0 mg/L)을 0 ～ 10 mL를 단계별로 취하여 50 mL 부피플라스크에 넣 고 내부
표준용액 각각 첨가하여 톨루엔으로 표선까지 채워 제조하며 농도범위는 0.0025 mg/L ～  
0.2 mg/L가 되도록 한다. 필요에 따라 사용하는 표준용액의 농도와 개수를 달리 할 수 
있다. 필요에 따라 사용하는 표준용액의 양과 개수를 달리 할 수 있다. 표준용액의 농도 (C x)
를 가로축 (x 축)에, 각 표준용액에 해당하는 피크 면적 ( Ax)과 내부표준물질의 피크면적 
(Ai)과의 비 ( Ax/Ai)를 세로축 ( y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.
 1.7. 결과보고
  1.7.1. 계산
     검정곡선에서 얻어진 분석물질의 농도를 사용하여 다음의 식으로부터 제품 중 다환성방향족
탄화수소류의 농도를 계산한다.
제품 중 다환성방향족탄화수소류의 농도(mg/kg) = 
××            (식 1)
 
여기서, C 1 : 분석시료의 다환성방향족탄화수소류 농도(mg/L)
C0 : 방법바탕시료의 다환성방향족탄화수소류 농도(mg/L)
ƒ : 희석배수(검정곡선의 범위를 벗어날 경우)
V : 시료 추출용액의 부피(mL)
Wd : 제품시료의 무게(g)
 1.8. 참고문헌- 202 -  1.8.1.  환경유해인자공정시험기준 ES 12709.1, “크레오소트유 방부목재 - 가스크로마토그래피/
질량분석법”, 환경부(2014)
  1.8.2.  US EPA Method 8100, Polynuclear aromatic hydrocarb ons, 1986- 203 -제8부 메탄올
(Methanol)
1. 일반사항
 1.1. 적용범위
     이 시험방법은 위해우려제품에 함유되어 있는 메탄올의 분석방법으로 전처리과정 및 기
기분석에 대해 자세히 기술하였다. 이 시험방법은 방향제, 탈취제 등에 적용할 수 있다.
2. 기체크로마토크래피/불꽃이온화검출기법(GC/FID)
 2.1. 측정원리
     이 시험방법은 위해우려제품에 함유되어 있는 메탄올의 측정방법으로서, 시료를 에탄올
(또는 이소프로필알콜)로 초음파 추출하여 기체크로마토그래프로 분석하는 방법이다.
 2.2. 분석기기 및 기구
  2.2.1 . 기체크로마토그래프/불꽃이온화검출기
  2.2.2 . 초음파추출기
  2.2.3 . 부피플라스크 10 ～ 1000 mL의 용량으로 유리 또는 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE) 재질의 것
  2.2.4 . 피펫 0.1 ～ 10 mL 의 용량으로 유리 또는 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE) 재질의 것
 2.3. 시약 및 표준용액
      이 시험방법에 사용되는 시약들은 특별히 순도와 등급이 명시된 경우를 제외하고는 
HPLC 또는 잔류농약급을 사용하여야 하며, 다른 시약의 경우는 특급 (GR 또는 ACS 
등급) 이상을 사용한다.
  2.3.1. 에탄올 (Ethanol, C 2H5OH)
  2.3.2. 아이소프로필알코올 (2-propanol(isopropylalcohol), C 3H8O)
  2.3.3 . 표준용액- 204 -     표준용액은 메탄올 1000 mg/L의 농도수준으로 제조된 표준용액으로서 표준물질생산 기관
에서 제조되어 시판되는 표준용액을 구입하여 사용할 수 있다. 표준원액은 최대 1년 또
는 표시된 사용기한까지 사용할 수 있으나 10 mg/L이하의 표준용액은 최소한 1개월 
마다 새로 조제해야 한다.
2.4. 시료채취 및 준비
     시료를 채취하기 전에 시료를 잘 혼합하여야 하며 이것이 불가능할 경우에는 전체의 성
질을 대표할 수 있도록 서로 다른 곳에서 채취하여야 한다. 다만, 서로 다른 종류의 시료가 
혼재되어 있다고 판단될 때에는 혼재된 시료의 성분별로 각각에 대해 시료를 채취할 수 있다.
  2.4.1. 액체류
     액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩  
채취하여야 한다.
  2.4.2. 고체류
     고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취하여 한다. 따라서 다섯 지점에서  시
료를 채취한 한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.
  2.4.3. 스프레이류
     스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사 한 후 바로 시료를 채취한다. 
 2.5. 시험절차
  2.5.1 . 전처리
   2.5.1.1.  50 mL의 부피플라스크에 시료 약 0.5 ～ 1 g을 정확히 취하여 에탄올(또는 아이소프 로
필알코올)을 10 mL 넣어 초음파추출기로 추출한다.
           [비고] 필요시 시료의 성상에 따라 에탄올 또는 아이소프로필알코올에 의한  시료의 추출이 
불가한 경우 시료를 추출하기 위하여 다른 유기용매를 사용할 수 있다.
   2.5.1.2.  50 mL의 부피플라스크를 꺼내어 추출 시 사용한 동일한 유기용매를 이용하여 표선까지 
채운다.
   2.5.1.3.  균질한 시료용액을 0.45 um 멤브레인 필터로 여과하여 시험용액으로 한다.
  2.5.2. 기체크로마토그래프/불꽃이온화검출기 분석- 205 -     시험용액 1 uL를 기체크로마토그래프에 주입하여 분석한다.
 <표 1> 기체크로마토그래프/불꽃이온화검출기에 의한 메탄올의 분석조건(예)
GC/FID 조 건
시료주입구 온도 220 ç
시료분할비 1 :  5
운반가스 헬륨(2.16 mL/min)
컬럼DB- 624(6 % 시아노프로필페닐(Cyanopropylphenyl)과 94 %  
디메틸실록산(Dimethylsiloxane) 30 m 길이 × 0.32 mm 
안지름 × 1.8 μm 필름두께
오븐 온도초기온도     초기시간    승온속도   최종온도   최종시간
  (ç)        (min.)      ( ç/min.)     ( ç)      (min.)
  40.0        20.0       10.0         240        5 
검출기온도 240 ç
  2.5.3. 검정곡선의 작성
    메탄올 표준용액(1,000 mg/L)을 0.2 ～ 2 mL를 20 mL 부피플라스크에  넣고 에탄올(또는 아
이소프로필알코올)로 표선까지 채운다. 메탄올의 농도(Cx)를 취하여 가로축 (x 축)에, 검 출된 
메탄올의 피크면적(Ax)을 세로축(y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.
 2.6. 결과보고
  2.6.1. 계산
    검정곡선에서 얻어진 메탄올의 양을 이용하여 다음의 식으로부터 제품 중 메탄올의 농도를  
계산한다.
            제품 중 메탄올의 농도(mg/kg) = 
×             (식 1)
 
            여기서, C 1 : 검정곡선에서 얻어진 분석시료 중 메탄올의 농도(mg/L)
     C 0 : 검정곡선에서 얻어진 방법바탕시료 중 메탄올의 농도(mg/L)
     V : 시료추출용액의 부피(mL)
     W d : 제품시료의 무게(g)
 2.7. 참고문헌
  2.7.1.  KS M 0031 : 2012, “가스 크로마토그래프의 분석을 위한 통칙”(2002)- 206 -3. 기체크로마토크래피/질량분석법(GC/MS)
 3.1. 측정원리
     이 시험방법은 위해우려제품에 함유되어 있는 메탄올의 측정방법으로서, 시료를 에탄올
(또는 이소프로필알콜)로 초음파 추출하여 기체크로마토그래프/질량분석기로 분석하는 방법이다.
 3.2. 분석기기 및 기구
  3.2.1 . 기체크로마토그래프/질량분석기
  3.2.2 . 초음파추출기
  3.2.3 . 부피플라스크 10 ～ 1000 mL의 용량으로 유리 또는 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE) 재질의 것
  3.2.4 . 피펫 0.1 ～ 10 mL 의 용량으로 유리 또는 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE) 재질의 것
 3.3. 시약 및 표준용액
      이 시험방법에 사용되는 시약들은 특별히 순도와 등급이 명시된 경우를 제외하고는 
HPLC 또는 잔류농약급을 사용하여야 하며, 다른 시약의 경우는 특급 (GR 또는 ACS 
등급) 이상을 사용한다.
  3.3.1. 에탄올 (Ethanol, C 2H5OH)
  3.3.2. 아이소프로필알코올 (2-propanol(isopropylalcohol), C 3H8O)
  3.3.2 . 표준용액
     표준용액은 메탄올 1000 mg/L의 농도수준으로 제조된 표준용액으로서 표준물질생산 기관
에서 제조되어 시판되는 표준용액을 구입하여 사용할 수 있다. 표준원액은 최대 1년 또
는 표시된 사용기한까지 사용할 수 있으나 10 mg/L이하의 표준용액은 최소한 1개월 
마다 새로 조제해야 한다.
3.4. 시료채취 및 준비
     시료를 채취하기 전에 시료를 잘 혼합하여야 하며 이것이 불가능할 경우에는 전체의 성
질을 대표할 수 있도록 서로 다른 곳에서 채취하여야 한다. 다만, 서로 다른 종류의 시료가 
혼재되어 있다고 판단될 때에는 혼재된 시료의 성분별로 각각에 대해 시료를 채취할 수 있다.- 207 -  3.4.1. 액체류
     액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩  
채취하여야 한다.
  3.4.2. 고체류
     고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취하여 한다. 따라서 다섯 지점에서  시
료를 채취한 한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.
  3.4.3. 스프레이류
     스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사 한 후 바로 시료를 채취한다. 
 3.5. 시험절차
  3.5.1 . 전처리
   3.5.1.1.  50 mL의 부피플라스크에 시료 약 0.5 ～ 1 g을 정확히 취하여 에탄올(또는 아이소프 로
필알코올)을 10 mL 넣어 초음파로 추출한다.
           [비고] 필요시 시료의 성상에 따라 에탄올 또는 아이소프로필알코올에 의한  시료의 추출이 
불가한 경우 시료를 추출하기 위하여 다른 유기용매를 사용할 수 있다.
   3.5.1.2.  50 mL의 부피플라스크를 꺼내어 추출 시 사용한 동일한 유기용매를 이용하여 표선까지 
채운다.
   3.5.1.3.  균질한 시료용액을 0.45 um 멤브레인 필터로 여과하여 시험용액으로 한다.
  3.5.2. 기체크로마토그래프/질량분석기 분석
     시험용액 1 uL를 기체크로마토그래프/질량분석기에 주입하여 분석한다.- 208 - <표 1> 기체크로마토그래프/질량분석기에 의한 메탄올의 분석조건(예)
GC/MS 조 건
시료주입구 온도 220 ç
시료분할비 1 :  5
운반가스 헬륨(2.16 mL/min)
컬럼DB- 624(6 % 시아노프로필페닐(Cyanopropylphenyl)과 94 %  
디메틸실록산(Dimethylsiloxane) 30 m 길이 × 0.32 mm 안지
름 × 1.8 μm 필름두께
오븐 온도초기온도     초기시간    승온속도   최종온도   최종시간
  (ç)        (min.)      ( ç/min.)     ( ç)      (min.)
  40.0        20.0       10.0         240        5 
이송관온도(Transfer Line) 240 ç
이온소스 온도(Ion Source) 200 ç
이온화방법 EI (Electron Impact), 70eV, 선택이온방식(SIM mode)
검출기 형식 사중극자형(quadrapole)
 <표 2> 기체크로마토그래프/질량분석기에 의한 메탄올의 측정질량
화합물명제1선택
이온(m/z)제2선택
이온(m/z)
메탄올 31 29, 32
  3.5.3. 검정곡선의 작성
    메탄올 표준용액(1,000 mg/L)을 0.2 ～ 2 mL를 20 mL 부피플라스크에  넣고 에탄올(또는 아
이소프로필알코올)로 표선까지 채운다. 메탄올의 농도(Cx)를 취하여 가로축 (x 축)에, 검 출된 
메탄올의 피크면적(Ax)을 세로축(y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.
 3.6. 결과보고
  3.6.1. 계산
    검정곡선에서 얻어진 메탄올의 양을 이용하여 다음의 식으로부터 제품 중 메탄올의 농도를  
계산한다.
            제품 중 메탄올의 농도(mg/kg) = 
×             (식 1)
 
            여기서, C 1 : 검정곡선에서 얻어진 분석시료 중 메탄올의 농도(mg/L)
     C 0 : 검정곡선에서 얻어진 방법바탕시료 중 메탄올의 농도(mg/L)
     V : 시료추출용액의 부피(mL)- 209 -     W d : 제품시료의 무게(g)
 3.7. 참고문헌
  3.7.1.  KS M 0027 : 2013, “가스 크로마토그래피 질량 분석 방법 통칙”(2013)- 210 -4. 헤드스페이스-기체크로마토크래피법(HS-GC/FID)
 4.1. 측정원리
     이 시험방법은 위해우려제품에 함유되어 있는 메탄올의 측정방법으로서, 헤드스페이스 바 이
알에 시료를 넣어 밀폐하여 약 60 ç ～ 80ç로 가열한 다음 상부 기체 일정량을 기체크로
마토그래프에 주입하여 분석하는 방법이다.
 4.2. 분석기기 및 기구
  4.2.1. 헤드스페이스-기체크로마토그래프/불꽃이온화검출기
  4.2.2. 부피플라스크 10 ～ 1000 mL의 용량으로 유리 또는 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE) 재질의 것
  4.2.3. 피펫 0.1 ～ 10 mL 의 용량으로 유리 또는 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE) 재질의 것
 4.3. 시약 및 표준용액
      이 시험방법에 사용되는 시약들은 특별히 순도와 등급이 명시된 경우를 제외하고는 
HPLC 또는 잔류농약급을 사용하여야 하며, 다른 시약의 경우는 특급 (GR 또는 ACS 
등급) 이상을 사용한다.
  4.3.1. 메탄올 (Methanol, CH 3OH)
  4.3.2 . 표준용액
     표준용액은 메탄올 1000 mg/L의 농도수준으로 제조된 표준용액으로서 표준물질생산 기관
에서 제조되어 시판되는 표준용액을 구입하여 사용할 수 있다. 표준원액은 최대 1년 또
는 표시된 사용기한까지 사용할 수 있으나 10 mg/L이하의 표준용액은 최소한 1개월 
마다 새로 조제해야 한다.
4.4. 시료채취 및 준비
     시료를 채취하기 전에 시료를 잘 혼합하여야 하며 이것이 불가능할 경우에는 전체의 성
질을 대표할 수 있도록 서로 다른 곳에서 채취하여야 한다. 다만, 서로 다른 종류의 시료가 
혼재되어 있다고 판단될 때에는 혼재된 시료의 성분별로 각각에 대해 시료를 채취할 수 있다.
  4.4.1. 액체류
     액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩  - 211 -채취하여야 한다.
 4.4.2. 고체류
     고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취하여 한다. 따라서 다섯 지점에서  시
료를 채취한 한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.
  4.4.3. 스프레이류
     스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사 한 후 바로 시료를 채취한다.
 4.5. 시험절차
  4.5.1 . 전처리
     채취한 균일한 시료 약 0.1 g ∼ 0.5 g을 20 mL 헤드스페이스 샘플러용 바이알에 재빨리 
넣고 실리콘 마개로 막고 클램프를 이용하여 실링을 한 후 즉시 분석을 수행한다.
  4.5.2. 헤드스페이스-기체크로마토그래프 분석
     전처리에서 얻은 시험용액을 흔들어 섞은 후, 헤드스페이스 시료주입기로 옮긴 후 약 60 ç～ 80ç로 
안정화된 온도에서 가열한다. 평형상태에 도달한 헤드스페이스용 바이알의 내부에 압력을 가해 
상부 기체를 일정량 취하여 기체크로마토그래프에 주입한다.
 <표 1> 헤드스페이스-기체크로마토그래프에 의한 메탄올의 분석조건(예)
GC 조 건
시료주입구 온도 200 ç
시료분할비 1 :  10
운반가스 헬륨(1 mL/min)
컬럼cross- linked 6 % cyanopropyphenol / 94 % dim ethyl 
polysiloxene, 60 m  길이 × 0.32 m m  안지름 × 1.8 μm  필름두께
오븐 온도초기온도     초기시간    승온속도   최종온도   최종시간
  (ç)        (min.)      ( ç/min.)     ( ç)      (min.)
   40.0         2.0        10.0        210       5. 0 
검출기온도 250 ç
Headspace 조 건
열평형 온도 60 ç
반응시간 30 min
주입시간 0.08 min
  4.5.3. 검정곡선의 작성
    메탄올 혼합표준용액(1000 mg/L)을 3개 농도 이상으로 단계적으로 희석하여 만든  후 각각 50 
㎕씩 취하여 헤드스페이스용 바이알에 주입한다. 필요에 따라 사용하는 표준용액의 양과 개수
를 달리 할 수 있다. 메탄올의 절대량(Mx)를 취하여 가로축 (x 축)에, 메탄올의 피크면 적(Ax)- 212 -을 세로축(y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.
 4.6. 결과보고
  4.6.1. 계산
    검정곡선에서 얻어진 메탄올의 양을 이용하여 다음의 식으로부터 제품 중 메탄올의 농도를  
계산한다
        제품 중 메탄올의 농도(mg/kg) = 
         (식 1)
여기서, m 1 : 검정곡선에서 얻어진 분석시료 중 메탄올의 양(ug)
m0 : 검정곡선에서 얻어진 방법바탕시료 중 메탄올의 양(ug)
Wd : 제품시료의 무게(g)
 4.7. 참고문헌
  4.7.1.  환경부, 먹는물공정시험기준 ES 05601.3a, “휘발성유기화합물-헤드스페이스-기체크로마 토
그래피”,  (2010).
  4.7.2.  EPA Method 5021, “Volatile Organic Compounds in Va rious Sample Matrices using 
Equilibrium Headspace Analysis", EPA, (2003).- 213 -5. 헤드스페이스-기체크로마토크래피/질량분석법(HS-GC/MS)
 5.1. 측정원리
     이 시험방법은 위해우려제품에 함유되어 있는 메탄올의 측정방법으로서, 헤드스페이스 바 이
알에 시료를 넣어 밀폐하여 약 60 ç ～ 80ç로 가열한 다음 상부 기체 일정량을 기체크로
마토그래프/질량분석기에 주입하여 분석하는 방법이다.
 5.2. 분석기기 및 기구
  5.2.1. 헤드스페이스-기체크로마토그래프/질량분석기
  5.2.2. 부피플라스크 10 ～ 1000 mL의 용량으로 유리 또는 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE) 재질의 것
  5.2.3. 피펫 0.1 ～ 10 mL 의 용량으로 유리 또는 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE) 재질의 것
 5.3. 시약 및 표준용액
      이 시험방법에 사용되는 시약들은 특별히 순도와 등급이 명시된 경우를 제외하고는 
HPLC 또는 잔류농약급을 사용하여야 하며, 다른 시약의 경우는 특급 (GR 또는 ACS 
등급) 이상을 사용한다.
  5.3.1. 메탄올 (Methanol, CH 3OH)
  5.3.3 . 표준용액
     표준용액은 메탄올 1000 mg/L의 농도수준으로 제조된 표준용액으로서 표준물질생산 기관
에서 제조되어 시판되는 표준용액을 구입하여 사용할 수 있다. 표준원액은 최대 1년 또
는 표시된 사용기한까지 사용할 수 있으나 10 mg/L이하의 표준용액은 최소한 1개월 
마다 새로 조제해야 한다.
5.4. 시료채취 및 준비
     시료를 채취하기 전에 시료를 잘 혼합하여야 하며 이것이 불가능할 경우에는 전체의 성
질을 대표할 수 있도록 서로 다른 곳에서 채취하여야 한다. 다만, 서로 다른 종류의 시료가 
혼재되어 있다고 판단될 때에는 혼재된 시료의 성분별로 각각에 대해 시료를 채취할 수 있다.
  5.4.1. 액체류
     액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩  - 214 -채취하여야 한다.
 5.4.2. 고체류
     고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취하여 한다. 따라서 다섯 지점에서  시
료를 채취한 한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.
  5.4.3. 스프레이류
     스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사 한 후 바로 시료를 채취한다.
 5.5. 시험절차
  5.5.1 . 전처리
     채취한 균일한 시료 약 0.1 g ∼ 0.5 g을 20 mL 헤드스페이스 샘플러용 바이알에 재빨리 
넣고 실리콘 마개로 막고 클램프를 이용하여 실링을 한 후 즉시 분석을 수행한다.
  5.5.2. 헤드스페이스-기체크로마토그래프/질량분석기 분석
     전처리에서 얻은 시험용액을 흔들어 섞은 후, 헤드스페이스 시료주입기로 옮긴 후 약 60 ç～ 80ç로 
안정화된 온도에서 가열한다. 평형상태에 도달한 헤드스페이스용 바이알의 내부에 압력을 가해 
상부 기체를 일정량 취하여 기체크로마토그래프/질량분석기에 주입한다.
 <표 1> 헤드스페이스-기체크로마토그래프/질량분석기에 의한 메탄올의 분석조건(예)
GC/MS 조 건
시료주입구 온도 200 ç
시료분할비 1 :  10
운반가스 헬륨(1 mL/min)
컬럼cross- linked 6 % cyanopropyphenol / 94 % dim ethyl 
polysiloxene, 60 m  길이 × 0.32 m m  안지름 × 1.8 μm  필름두께
오븐 온도초기온도     초기시간    승온속도   최종온도   최종시간
  (ç)        (min.)      ( ç/min.)     ( ç)      (min.)
   40.0         2.0        10.0        210       5. 0 
이송관온도(Transfer Line) 280 ç
이온소스 온도(Ion Source) 200 ç
이온화방법 EI (Electron Impact), 70 eV
질량범위 35 ∼350 amu
Headspace 조 건
열평형 온도 60 ç
반응시간 30 min
주입시간 0.08 min- 215 - <표 2> 헤드스페이스-기체크로마토그래프/질량분석기에 의한 메탄올의 측정질량
화합물명제1선택
이온(m/z)제2선택
이온(m/z)
메탄올 31 29, 32
  5.5.3. 검정곡선의 작성
    메탄올 표준용액(1000 mg/L)을 희석하여 3개 농도 이상으로 단계적으로 제조 후  각각 50 ㎕씩 
취하여 헤드스페이스용 바이알에 주입한다. 필요에 따라 사용하는 표준용액의 양과 개수를 달
리 할 수 있다. 메탄올의 절대량(Mx)를 취하여 가로축 (x 축)에, 메탄올의 피크면적(A x)을 세
로축(y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.
 5.6. 결과보고
  5.6.1. 계산
    검정곡선에서 얻어진 메탄올의 양을 이용하여 다음의 식으로부터 제품 중 메탄올의 농도를  
계산한다.
        제품 중 메탄올의 농도(mg/kg) = 
         (식 1)
여기서, m 1 : 검정곡선에서 얻어진 분석시료 중 메탄올의 양(ug)
m0 : 검정곡선에서 얻어진 방법바탕시료 중 메탄올의 양(ug)
Wd : 제품시료의 무게(g)
 5.7. 참고문헌
  5.7.1.  환경부, 먹는물공정시험기준 ES 05601.3a, “휘발성유기화합물-헤드스페이스-기체크로마 토
그래피”,  (2010).
  5.7.2.  EPA Method 5021, “Volatile Organic Compounds in Va rious Sample Matrices using 
Equilibrium Headspace Analysis", EPA, (2003).- 216 -제9부 2-메틸아소치아졸리논, 5-클로로메틸이소치아졸리논, 
1,2-벤즈이소치아졸리논
(2-Methylisothiazolinon, 5-Chloromethylisothiazolio ne, 
1,2-Benzisothiazolione)
1. 일반사항
 1.1. 적용범위
     이 시험방법은 위해우려제품에 함유되어 있는 2-메틸이소치아졸리논
(2-Methylisothiazolinon, MIT), 5-클로로메틸아이소티아졸리논
(5-Chloromethylisothiazolione, CMIT), 1,2-벤즈이소치아졸리논( 1,2-Benzisothiazolione, 
BIT)의 분석방법으로 전처리과정 및 기기분석에 대해 자세히 기술하였다. 이 시험방법은 
섬유유연제 , 다림질보조제  등에 적용할 수 있다.
2. 고성능액체크로마토그래피법(HPLC)
 2.1. 측정원리
     이 시험방법은 위해우려제품에 함유되어 있는 2-메틸이소치아졸리논(MIT), 5-클로로메틸
아이소티아졸리논(CMIT), 1,2-벤즈이소치아졸리논(BIT) 의 측정방법으로서, 시료를 메탄올
로 초음파 추출하여 액체크로마토그래프-UV검출기로 분석하는 방법이다.
 2.2. 분석기기 및 기구
  2.2.1. 고성능액체크로마토그래프(HPLC/UV)
  2.2.2. 볼텍스 믹서(vortex mixer)
  2.2.3. 초음파추출기(Ultrasonic bath)
  2.2.4. 원심분리기
  2.2.5. 질소농축기- 217 -  2.2.6. 회전감압농축기
  2.2.7 . 부피플라스크 50 ～ 1000 mL의 용량으로 유리 또는 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE) 재질의 것
  2.2.8 . 피펫 0.1 ～ 10 mL 의 용량으로 유리 또는 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE) 재질의 것
 2.3. 시약 및 표준용액
     이 시험방법에 사용되는 시약들은 특별히 순도와 등급이 명시된 경우를 제외하고는 
HPLC 또는 잔류농약급을 사용하여야 하며, 다른 시약의 경우는 특급 (GR 또는 ACS 등
급) 이상을 사용한다.
  2.3.1. 메탄올 (Methanol, CH 3OH)
  2.3.2. 아세토니트릴 (Acetonitrile, C 2H3N)
  2.3.3. 헥산(n-Hexane, C 6H14)
  2.3.4. 아세톤(Acetone, CH 3COCH 3)
  2.3.5. 표준용액
     방부제류 분석에 사용되는 표준용액 2-메틸이소치아졸리논(MIT), 5-클로로메틸아이소티
아졸리논(CMIT), 1,2-벤즈이소치아졸리논(BIT) 이 각각 1000 mg/L의 농도수준으로 혼합
된 표준용액으로서 표준물질생산기관에서 제조되어 시판되는 표준용액을 구입하여 사용
할 수 있다. 표준원액은 최대 1년 또는 표시된 사용기한까지 사용할 수 있으나 10 
mg/L이하의 표준용액은 최소한 1개월 마다 새로 조제해야 한다.
    번호 IUPAC 명 관용명 약어 CAS 번호1)
1 2 ­Methylisothiazol ­3(2H)-one Methylisothiazolinone MIT 2682 ­20­4
2 5 ­Chloro ­2­methyl ­4­isothiazolin ­3­one Chloromethylisothiazolione CMIT 26172 ­55­4
3 1,2 ­Benzisothiazol ­3(2H)­one Benzisothiazolione BIT 2634 ­33­5
1) CAS 번호 : Chemical Abstracts Service registry num ber
2.4. 시료채취 및 준비
     시료를 채취하기 전에 시료를 잘 혼합하여야 하며 이것이 불가능할 경우에는 전체의 성
질을 대표할 수 있도록 서로 다른 곳에서 채취하여야 한다. 다만, 서로 다른 종류의 시료가 - 218 -혼재되어 있다고 판단될 때에는 혼재된 시료의 성분별로 각각에 대해 시료를 채취할 수 있다.
  2.4.1. 액체류
     액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩  
채취하여야 한다.
  2.4.2. 고체류
     고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취하여 한다. 따라서 다섯 지점에서  시
료를 채취한 한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.
2.5. 시험절차
  2.5.1 . 전처리
   2.5.1.1.  시료 약 1 ～ 4 g을 50 mL 플라스크에 넣고 메탄올을 10 ～ 20 mL 가한 후 초음파로 
추출한 다음 실온으로 방냉하여 메탄올로 표선을 맞춘다. 이후 0.45 um 멤브레인 
필터로 여과하여 시험용액으로 사용한다.
   2.5.1.2.  겔(메탄올에 녹지 않는 액상 포함) 및 고상시료의 경우, 시료 1 g을 달아 삼각플라
스크에 넣고 아세톤 20 mL 및 n-헥산 20 mL을 가한 후 1시간 동안 초음파 추출
하고, 여과 후 회전식 감암농축기에서 1 mL 정도까지 농축한 다음, 부피플라스크
에 넣고 메탄올로 채워 100 mL로 한 것을 시험용액으로 사용한다.
  2.5.2 . 고성능액체크로마토그래프 분석
     전처리에서 얻은 시험용액 20 µL를 취하여 고성능액체크로마토그래프에 주입하여 분석 한다. 
      <표 1> 고성능액체크로마토그래프에 의한 MIT, CMIT, BIT의 분석조건(예)
항 목 조 건
컬럼 C18 (4.6 mm × 250 mm, 5 µm)
이동상A :  Water B : Methanol
시간 A(%) B(%)
0～5 70 30
8 5 95
12 5 95
15 70 15
20 70 15
유속 0.7 mL/min
파장 280 nm, 320nm
주입량 20 µL
컬럼 온도 30 ç
  2.5.3. 검정곡선의 작성- 219 -     검정곡선 작성용 표준용액(100 mg/L)을 0 ～ 25mL를 단계별로 취하여 50  mL 부피플라스
크에 넣고 메탄올로 표선까지 채운다. 단, 정량한계 이상농도를 3 개 이상 포함하여야 한다.  
분석물질의 농도(C S)를 취하여 가로축(x 축)에, 각 표준용액에 해당하는 피크 면적 (Ax)을 
세로축 (y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.
 2.6. 결과보고
  2.6.1. 계산
     검정곡선에서 얻어진 분석물질의 농도를 사용하여 다음의 식으로부터 제품 중 2-메틸이소
치아졸리논(MIT), 5-클로로메틸아이소티아졸리논(CMIT), 1,2-벤즈이소치아졸리논(BI T)의 
농도를 각각 계산한다.
         제품 중 분석물질의 농도(mg/kg) = 
× ×                   (식 1)
여기서, C 1 : 시료의 MIT, CMIT, BIT 농도(mg/L)
C0 : 방법바탕시료의 MIT, CMIT, BIT 농도(mg/L)
ƒ : 희석배수(검정곡선의 범위를 벗어날 경우)
V : 시료 추출용액의 부피(mL)
Wd : 제품시료의 무게(g)
 2.7. 참고문헌
  2.7.1. 식품의약품안전평가원, 화장품 중 배합한도성분 분석법 가이드라인(2015)
  2.7.2. (구) 자율안전부속서 07
(1) 시험장비
1) HPLC(High performance liquid chromatography)
2) GC-MSD 또는 LC-MSD
3) 50 mL 부피 플라스크
(2) 시험방법
1) 약 1 ~ 4 g을 50 mL 플라스크에 넣고 메탄올을 10 ~ 20 mL 가한 후 초 음파로 추출한다
2) 막 필터 여과하고 여액의 분취량을 기기분석을 실시한다. 다만 검출한계
   (Methyl Isothiazolin 5 mg/kg , 5-chloro methyl i sothiazolin 15 mg/kg, paraben류- 220 -
   (Methyl paraben, Ethyl paraben, Propyl paraben) 5 m g/kg, Phenoxy ethanol 
   15 mg/kg, Triclosan 5 mg/kg) 미만 농도는 ‘검출 안 됨’으로 기 록한다. 
   검출된 피크는 GC-MSD 또는 LC-MSD로 확인한다.
3) 다음의 분석조건을 참고적으로 활용할 수 있다.
4) 분석조건
가) Column : C18, 5 ㎛, 250 mm × 4.6 mm
나) Detector : UV / DAD (255, 270, 284 nm)
다) Injection Volumn : 20 μL
라) Column Temperature : 30 ç
마) Eluent
Min DW MeOH Flow rate 
0~5 70 30 
0.7 mL/min 30 5 95 
35 5 95 
40 70 30 
(3) 시험보고서에 포함되어야 할 정보
1) 분석조건(컬럼 종류 등)
2) 정량 중에 파악되거나 또는 재현성과 반복성 기준이 충족되지 않는 경우, 모든 비이상적인  특
징
HPLC 크로마토그램- 221 -3. 액체크로마토그래피/질량분석법(LC/MS)
 3.1. 측정원리
     이 시험방법은 위해우려제품에 함유되어 있는 2-메틸이소치아졸리논(MIT), 5-클로로메틸
아이소티아졸리논(CMIT), 1,2-벤즈이소치아졸리논(BIT) 의 측정방법으로서, 시료를 증류
수로 희석하거나 용매로 초음파 추출하여 액체크로마토그래프/질량분석기로 분석하는 방
법이다.
 3.2. 분석기기 및 기구
  3.2.1. 액체크로마토그래프/질량분석기(LC/MS) 또는 동등이상
  3.2.2. 볼텍스 믹서(vortex mixer)
  3.2.3. 초음파추출기 (Ultrasonic bath)
  3.2.4. 원심분리기
  3.2.5. 정제용 컬럼 알루미나 컬럼 및 비 다공성 흑연탄소 카트리지를 사용
  3.2.6. 질소농축기
  3.2.7. 회전감압농축기
  3.2.8. 부피플라스크 50 ～ 1000 mL의 용량으로 유리 또는 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE) 재질의 것
  3.2.9. 피펫 0.1 ～ 10 mL 의 용량으로 유리 또는 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE) 재질의 것
 3.3. 시약 및 표준용액
     이 시험방법에 사용되는 시약들은 특별히 순도와 등급이 명시된 경우를 제외하고는 
HPLC 또는 잔류농약급을 사용하여야 하며, 다른 시약의 경우는 특급 (GR 또는 ACS 등
급) 이상을 사용한다.
  3.3.1. 메탄올 (Methanol, CH 3OH)
  3.3.2. 메틸렌 클로라이드 (Methylene chloride, CH 2Cl2)
  3.3.3. 톨루엔 (Toluene, C 6H5CH3)- 222 -  3.3.4. 추출용매(메틸렌 클로라이드 : 톨루엔 = 9 : 1 (v/v))
  3.3.5. 표준용액
     방부제류 분석에 사용되는 표준용액 은 2-메틸이소치아졸리논(MIT), 5-클로로메틸아이소
티아졸리논(CMIT), 1,2-벤즈이소치아졸리논(BIT) 이 각각 1000 mg/L의 농도수준으로 혼
합된 표준용액으로서 표준물질생산기관에서 제조되어 시판되는 표준용액을 구입하여 사
용할 수 있다. 표준원액은 최대 1년 또는 표시된 사용기한까지 사용할 수 있으나 10 
mg/L이하의 표준용액은 최소한 1개월 마다 새로 조제해야 한다.
    번호 IUPAC 명 관용명 약어 CAS 번호1)
1 2 ­Methylisothiazol ­3(2H)-one Methylisothiazolinone MIT 2682 ­20­4
2 5 ­Chloro ­2­methyl ­4­isothiazolin ­3­one Chloromethylisothiazolione CMIT 26172 ­55­4
3 1,2 ­Benzisothiazol ­3(2H)­one Benzisothiazolione BIT 2634 ­33­5
1) CAS 번호 : Chemical Abstracts Service registry num ber
3.4. 시료채취 및 준비
     시료를 채취하기 전에 시료를 잘 혼합하여야 하며 이것이 불가능할 경우에는 전체의 성
질을 대표할 수 있도록 서로 다른 곳에서 채취하여야 한다. 다만, 서로 다른 종류의 시료가 
혼재되어 있다고 판단될 때에는 혼재된 시료의 성분별로 각각에 대해 시료를 채취할 수 있다.
  3.4.1. 액체류
     액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩  
채취하여야 한다.
  3.4.2. 고체류
     고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취하여 한다. 따라서 다섯 지점에서  시
료를 채취한 한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.
 3.5. 시험절차
  3.5.1. 전처리(초음파추출법)
   3.5.1.1. 시료 1g 을 분석용 저울로 측정하여 15 mL 뚜껑이 있는 원심분리용 코니컬 튜브- 223 -용기에 넣은 후, 대체표준물질(OIT-d17)을 500 ng 첨가하고 메틸렌클로라이드 : 
톨루엔 =1 : 9 혼합용액을 14 mL 넣고 뚜껑을 잘 닫는다.
           [주] 대체표준물질(OIT-d17)의 첨가 농도는 각 실험실의 기기감도에  따라 조절하여 
사용한다.
   3.5.1.2. 볼텍스 믹서를 이용해 1분간 잘 혼합한 뒤, 10분간 초음파 추출기(200watt, 15 ç)를 
이용해 추출하고, 5분간 상·하 방향으로 흔들어 잘 혼합한다.
   3.5.1.3. 추출이 끝난 시료는 원심분리기에 넣고 원심분리 후(4000 rpm, 10min) 상등액과 
분리한다.
  3.5.2. 정제
   3.5.2.1. 상등액과 분리한 유기용매 층의 시료를 그림 1과 같이 충전한 알루미나 카트리지에 
통과 시킨다. 통과시킨 후 메틸렌클로라이드를 6 mL를 카트리지에 통과시켜 잔여 
추출시료를 충분히 빠져나오게 한다.
                  
                                    알루미나 카트리지
            [주] 시료를 카트리지에 통과시킬 때 유속은 0.2 mL/min 정도를 유지한다.
   3.5.2.2. 세정용 제품 등 거품이 다량 포함된 시료의 경우 알루미나 카트리지와 더불어 추가로 
비 다공성 흑연탄소 카트리지를 통과시킨다.- 224 -             
                   비 다공성 흑연탄소와 알루미나 카트리지의 연결방법
            [주1] 시료를 카트리지에 통과시키기 전에 알루미나를 메틸렌클로라이드 6 mL를 먼저 
통과시켜 알루미나를 활성화 시킨 후 사용한다.
            [주2] 비 다공성 흑연탄소 카트리지를 먼저 통과 시킨 후 알루미나 카트리지를 통과
시킨다. 
  3.5.3. 농축
   3.5.3.1. 추출과 정제를 한 시료를 질소농축기를 이용하여 25 ç에서 약 100 μL 까지 농축한 
다음 메탄올 0.5 mL을 넣어 용매를 치환한다. 
   3.5.3.2. 메탄올로 치환된 시료에 Isoproturon-d6를 200 ng을 첨가하고, 최종부피가 1 mL가 
되도록 조절한다.
           [주] 실린지 첨가용 내부표준물질(Isoproturon-d6)의 첨가 농도는 각 실험실의 기 기
감도에 따라 조절하여 사용한다.
  3.5.4. 액체크로마토그래프/질량분석기 분석
     장비제조사에서 제공하는 매뉴얼에 따라 해당 표준물질을 사용하여 분석조건을 최적화한다 . 
(다만 측정질량은 분석기기조건별 감도, 시료 내 존재하는 분석대상물질에 대한 간섭물질의 
영향 등으로 분석결과의 오차가 발생할 우려가 있는 경우 다른 질량의 적용도 가능하다.)- 225 -       <표 1> 액체크로마토그래프/질량분석기에 의한 MIT/CMIT 분석조건 (예)
액체크로마토그래프 Agilent 1200 high performance liquid chromatography  system 등
질량분석기 Agilent 1100 Series LC/MSD 등
컬럼 Hypersil gold column (C18, 250 x 4.6 mm, 5μm) 
가드 컬럼 ZORBAX Eclipse XDB-C18 guard cartridge(5 μm, 4.6 x 12.5 mm) 
이동상 A : Water / B : Methanol 
용매조건Time %B Flow (Unit : mL/min) 
5 50 0.35 
11 50 0.35 
14 50 0.4 
25 90 0.5 
35 100 0.5 
주입량 10 μL
컬럼 온도 25 ℃
이온화 분석모드 Positive ion electrospray 
가스유속 9 L/min 
가스온도 350℃
네블라이저 압력 40 psig 
캐필러리 볼테이지 4000 V 
      <표 2> 액체크로마토그래프/질량분석기에 의한 BIT 분석조건 (예)
액체크로마토그래프 Agilent 1200 high performance liquid chromatography  system 
질량분석기 Agilent 1100 Series LC/MSD 
컬럼 Hypersil gold column (C18, 250 x 4.6 mm, 5μm) 
가드 컬럼 ZORBAX Eclipse XDB-C18 guard cartridge(5 μm, 4.6 x 12.5 mm) 
이동상    A : 0.5% Formic acid / B : Methanol 
용매조건Time %B Flow (Unit : mL/min) 
4 60 0.6 
10 70 0.6 
15 80 0.6 
17 90 0.6 
20 80 0.6 
22 80 0.6 
23 70 0.6 
24 70 0.6 
주입량 10 μL
컬럼 온도 25 ℃
이온화 모드 Positive ion electrospray 
가스유속 9 L/min 
가스온도 350℃
네뷸라이져 압력 40 psig 
캐필러리 볼테이지 4000 V 
        <표 3> 분석조건<표1>의 각 분석물질의 머무름 시간, 선택이온 및 조각이온화에너지
분석
물질머무름
시간
(min) 전구이온
(m/z) 선택이온
(m/z) 조각이온화에너지
(V) 
정량
이온확인
이온
(1) 확인
이온
(2) 정량
이온확인
이온
(1) 확인
이온
(2) 
MIT 10.180 116 138 116 101 120 110 180 
CMIT 12.822 150 172 150 135 70 120 200 
OIT-d17 31.886 231 253 231 200 160 
Isoproturon-d6 28.284 213 235 213 180 120 - 226 -       <표 4> 분석조건<표2>의 각 분석물질의 머무름 시간, 선택이온 및 조각이온화에너지
분석
물질머무름
시간
(min) 전구이온
(m/z) 선택이온
(m/z) 조각이온화에너지
(V) 
정량
이온확인
이온
(1) 확인
이온
(2) 정량
이온확인
이온
(1) 확인
이온(2) 
BIT 7.217 152 174 152 134 90 120 210 
OIT-d17 19.896 231 253 231 200 160 
Isoproturon-d6 13.651 213 235 213 180 120 
  3.5.5. 검정곡선의 작성
     각 분석물질 분석을 위한 검정곡선 표준용액제조 방법은 다음과 같다. 분석물질에 대한  기기의 
감응도를 평가를 위한 농도별 검정곡선 작성에 이용한다. 
      단위 : ng/mL 
분석물질 CS1 CS2 CS3 CS4 CS5 CS6 CS7 
표준물질 MIT 20 50 100 200 250 500 1000 
표준물질 CMIT 20 50 100 200 250 500 1000 
표준물질 BIT 20 50 100 200 250 500 1000 
대체표준물질 OIT-d17 500 500 500 500 500 500 500 
내부표준물질 Isoproturon-d6 200 200 200 200 200 200 200 
*CS : Calibration Standard (검정곡선 )
 3.6. 결과보고
  3.6.1. 계산
   3.6.1.1. 각 분석대상물질의 표준용액에 대해 최소 5개 이상의 농도를 선택하여 검정곡선을 작성
한다. 
   3.6.1.2. 각 선택이온에 대한 크로마토그램을 작성하고, 표준물질의 선택이온과 첨가된 내부표
준물질의 선택이온의 피크면적비와 내부표준물질의 농도 비의 관계를 그래프로 나타
낸다.

                여기서, y : 표준물질과 내부표준물질의 선택이온의 피크 면적비
                       x : 표준물질과 내부표준물질의 농도 비- 227 -                       a :  검정곡선의 기울기
                       b :  검정곡선의 절편
   3.6.1.3. 각 표준물질의 피크 면적과 이에 대응하는 내부표준물질의 상대감응계수(RRF)를 구
하고 구해진 상대감응계수의 평균값을 이용하여 농도를 계산한다.
RRF AiAn×CnCi
               여기서, An : 표준물질의 선택이온의 피크 면적
                       Ai : 표준물질에 첨가된 내부표준물질의 선택이온의  피크면적
                       Ci : 내부표준물질의 농도
                       Cn : 표준물질의 농도
농도 AiAs×RRF Ii×V
               여기서, As : 시료에 함유된 대상물질의 선택이온의 피크면적
                       Ai : 시료에 첨가된 내부표준물질의 선택이온의 피 크 면적
                       Ii : 시료에 첨가된 내부표준물질의 양(mg)
                       V : 시료량(kg)
                       RRF : 검량선으로부터 얻어진 상대감응계수의 평균
 3.7. 참고문헌
     “ 내용없음”- 228 -4. 기체크로마토그래피/질량분석법(GC/MS)
 4.1. 측정원리
     이 시험방법은 위해우려제품에 함유되어 있는 2-메틸이소치아졸리논(MIT), 5-클로로메틸
아이소티아졸리논(CMIT) 의 측정방법으로서, 시료를 용매로 희석하거나 고상카드리지로 
추출하여 기체크로마토그래프/질량분석기로 분석하는 방법이다.
 4.2. 분석기기 및 기구
  4.2.1. 기체크로마토그래프/질량분석기(GC/MS)
  4.2.2. 정제용 컬럼 알루미나 컬럼 및 비 다공성 흑연탄소 카트리지를 사용
  4.2.3. 부피플라스크 50 ～ 1000 mL의 용량으로 유리 또는 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE) 재질의 것
  4.2.4 . 피펫 0.1 ～ 10 mL 의 용량으로 유리 또는 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE) 재질의 것
 4.3. 시약 및 표준용액
     이 시험방법에 사용되는 시약들은 특별히 순도와 등급이 명시된 경우를 제외하고는 
HPLC 또는 잔류농약급을 사용하여야 하며, 다른 시약의 경우는 특급 (GR 또는 ACS 등
급) 이상을 사용한다.
  4.3.1. 아세톤(acetone, CH 3COCH 3)
  4.3.2. 표준용액
     방부제류 분석에 사용되는 표준용액은  2-메틸이소치아졸리논(MIT), 5-클로로메틸아이소
티아졸리논(CMIT) 이 각각 1000 mg/L의 농도수준으로 혼합된 표준용액으로서 표준물질
생산기관에서 제조되어 시판되는 표준용액을 구입하여 사용할 수 있다. 표준원액은 최
대 1년 또는 표시된 사용기한까지 사용할 수 있으나 10 mg/L이하의 표준용액은 최소
한 1개월 마다 새로 조제해야 한다.- 229 -    번호 IUPAC 명 관용명 약어 CAS 
번호1)
1 2 ­Methylisothiazol ­3(2H)-one Methylisothiazolinone MIT 2682 ­20­4
2 5 ­Chloro ­2­methyl ­4­isothiazolin ­3­one Chloromethylisothiazolione CMIT 26172 ­55­4
1) CAS 번호 : Chemical Abstracts Service registry num ber
4.4. 시료채취 및 준비
     시료를 채취하기 전에 시료를 잘 혼합하여야 하며 이것이 불가능할 경우에는 전체의 성
질을 대표할 수 있도록 서로 다른 곳에서 채취하여야 한다. 다만, 서로 다른 종류의 시료가 
혼재되어 있다고 판단될 때에는 혼재된 시료의 성분별로 각각에 대해 시료를 채취할 수 있다.
  4.4.1. 액체류
     액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩  
채취하여야 한다.
  4.4.2. 고체류
     고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취하여 한다. 따라서 다섯 지점에서  시
료를 채취한 한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.
 4.5. 시험절차
  4.5.1. 전처리(희석법)
   4.5.1.1. 시료 1 g을 0.0001 g 단위까지 정밀히 달아 신속히 100ml 용량플라스크에 넣고 아 세톤에 
녹여 100 mL로 한다.
   4.5.1.2. 분석 전에 0.45um 시린지 필터를 사용하여 검액으로 한다.
   4.5.1.3. 검액에 혼합표준물(MIT/CMIT) 1000 ng을 주입하고 내부표준물질(atrazine-d 5 또는 
OIT-d17)을 주입하여, 표준물 및 내부표준물질의 회수율을 확인하여 각 추출방법에 
대한 회수율을 산출한다.
  4.5.2. 추출(MSPD추출법)- 230 -
     시료 0.02mL 
 시료 용기 안에서 Na 2So 4 2g 과 시료 혼합
　
알루미나 2g을 넣고 다시 혼합
10 mL 카트리지에 충진제 충진
아세톤 10mL로 추출
GC/MS 
   4.5.2.1.  추출을 위한 충진제는 황산나트륨 2 g 을 저울로 측정하여 20 mL 유리 바이알에 넣
은 후, 액상 제품 0.02 mL 를 넣어 준다. 바이알 뚜껑을 닫고 제품의 물기를 다 흡수  
할 수 있게 잘 섞어준다. 알루미나 2 g 을 저울로 측정하여 바이알에 추가하여 잘 섞어 
제조한다.
   4.5.2.2.  10 mL 용량의 빈 카트리지에 프릿을 넣고, 3.5.2.1에서 제조한 충진제를 넣어준 후 , 
프릿으로 고정 후 사용한다.
   4.5.2.3.  추출 전 추출한 용액을 담을 바이알의 무게를 저울로 측정한다. 제작된 충진제가 충
진 된 카트리지에 10mL의 아세톤을 5 mL씩 나누어 두 번 통과 시켜준다. 유속은 중
력속도로 한다. 추출이 끝나고 추출액이 담긴 바이알의 무게를 저울로 측정한다.
   4.5.2.4.  추출 후와 추출 전의 바이알의 무게를 빼주고 용액의 무게에 밀도를 나누어 주어 부
피를 계산한다.
  4.5.3. 기체크로마토그래프/질량분석기 분석
     장비제조사에서 제공하는 매뉴얼에 따라 해당 표준물질을 사용하여 분석조건을 최적화한다 . 
(다만 측정질량은 분석기기조건별 감도, 시료 내 존재하는 분석대상물질에 대한 간섭물질의 
영향 등으로 분석결과의 오차가 발생할 우려가 있는 경우 다른 질량의 적용도 가능하다.)- 231 -        <표 1> 기체크로마토그래프/질량분석기에 의한 MIT/CMIT 분석조건 (예)
기체크로마토그래프Agilent Gas Chromatography/Mass Selective 
Detector(GC-MSD 7890) 등
질량분석기 Agilent 5975C MSD 등
컬럼 DB-5MS (30m × 0.25 mm × 0.35 μm Film)
이동상 N2
컬럼 조건Initial : @60ç (1min)
Ramp : 10ç/min to 150ç(4min)
Final  : 20ç/min to 280ç(2min)
주입량 2 μL
주입 컬럼 온도 250 °C
이온화 분석모드 scan&sim mode(MIT m/z : 115, 87  CMIT m/z : 149, 85)
가스유속 1 mL/min 
스캔 범위 50~400 
이온화 볼테이지 70 eV 
        <표 2> 분석조건<표 1>의 각 분석물질의 머무름 시간, 선택이온 및 조각이온화에너지
분석물질머무름 시간
(min) 전구이온
(m/z) 선택이온
(m/z) 
정량 이온 확인이온
MIT 7.623 115 115 87 
CMIT 8.310 149 149 85 
     
  4.5.4. 검정곡선의 작성
     각 분석물질 분석을 위한 검정곡선 표준용액제조 방법은 다음과 같다. 분석물질에 대한  기기의 
감응도를 평가를 위한 농도별 검정곡선 작성에 이용한다.
단위 : ng/mL 
분석물질 CS1 CS2 CS3 CS4 CS5 CS6 CS7 
표준물질 MIT 20 50 100 200 250 500 1000 
표준물질 CMIT 20 50 100 200 250 500 1000 
*CS : Calibration Standard (검정곡선 )
 4.6. 결과보고
  4.6.1. 계산
   4.6.1.1.  각 분석대상물질의 표준용액에 대해 최소 5개 이상의 농도를 선택하여 검정곡선을 작성
한다. 
   4.6.1.2.  각 선택이온에 대한 크로마토그램을 작성하고, 표준물질의 선택이온과 첨가된 내부표
준물질의 선택이온의 피크면적비와 내부표준물질의 농도 비의 관계를 그래프로 나타
낸다.- 232 -
                여기서, y : 표준물질과 내부표준물질의 선택이온의 피크 면적비
                       x : 표준물질과 내부표준물질의 농도 비
                       a :  검정곡선의 기울기
                       b :  검정곡선의 절편
   4.6.1.3.  각 표준물질의 피크 면적과 이에 대응하는 내부표준물질의 상대감응계수(RRF)를 구
하고 구해진 상대감응계수의 평균값을 이용하여 농도를 계산한다.
RRF AiAn×CnCi
               여기서, A n : 표준물질의 선택이온의 피크 면적
                      A i : 표준물질에 첨가된 내부표준물질의 선택이온의 피크면적
                      C i : 내부표준물질의 농도
                      C n : 표준물질의 농도
농도 AiAs×RRF Ii×V
               여기서, As : 시료에 함유된 대상물질의 선택이온의 피크면적
                       Ai : 시료에 첨가된 내부표준물질의 선택이온의 피 크 면적
                       Ii : 시료에 첨가된 내부표준물질의 양(mg)
                       V : 시료량(kg)
                       RRF : 검량선으로부터 얻어진 상대감응계수의 평균
 4.7. 참고문헌
  4.7.1. (구) 자율안전부속서 07
(1) 시험장비- 233 -
1) HPLC(High performance liquid chromatography)
2) GC-MSD 또는 LC-MSD
3) 50 mL 부피 플라스크
(2) 시험방법
1) 약 1 ~ 4 g을 50 mL 플라스크에 넣고 메탄올을 10 ~ 20 mL 가한 후 초 음파로 추출한다
2) 막 필터 여과하고 여액의 분취량을 기기분석을 실시한다. 다만 검출한계
   (Methyl Isothiazolin 5 mg/kg , 5-chloro methyl i sothiazolin 15 mg/kg, paraben류
   (Methyl paraben, Ethyl paraben, Propyl paraben) 5 m g/kg, Phenoxy ethanol 
   15 mg/kg, Triclosan 5 mg/kg) 미만 농도는 ‘검출 안 됨’으로 기 록한다. 
   검출된 피크는 GC-MSD 또는 LC-MSD로 확인한다.
3) 다음의 분석조건을 참고적으로 활용할 수 있다.
4) 분석조건
가) Column : C18, 5 ㎛, 250 mm × 4.6 mm
나) Detector : UV / DAD (255, 270, 284 nm)
다) Injection Volumn : 20 μL
라) Column Temperature : 30 ç
마) Eluent
min DW MeOH Flow rate 
0~5 70 30 
0.7 mL/min 30 5 95 
35 5 95 
40 70 30 
(3) 시험보고서에 포함되어야 할 정보
1) 분석조건(컬럼 종류 등)
2) 정량 중에 파악되거나 또는 재현성과 반복성 기준이 충족되지 않는 경우, 모든 비이상적인  특
징
HPLC 크로마토그램- 234 -제10부 벤질알콜, 페녹시에탄올, 벤조익에시드
(Benzyl alchohol, Penoxyethanol, Benzoic acid)
1. 고성능액체크로마토그래피법
 1.1. 측정원리
     이 시험방법은 위해우려제품에 함유되어 있는 벤질알콜, 페녹시에탄올, 벤조익에시드의 측정
방법으로서, 시료를 메탄올로 초음파 추출하여 고성능액체크로마토그래프/자외선검출기로 
분석하는 방법이다.  이 시험방법은 섬유유연제 등에 적용할 수 있다.
1.2. 분석기기 및 기구
  1.2.1 . 고성능액체크로마토그래프/UV검출기(또는 다이오드어레이검출기, DAD)
  1.2.2 . 초음파추출기
  1.2.3 . 부피플라스크 10 ～ 1000 mL의 용량으로 유리 또는 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE) 재질의 것
  1.2.4 . 피펫 0.1 ～ 10 mL 의 용량으로 유리 또는 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE) 재질의 것
 1.3. 시약 및 표준용액
      이 시험방법에 사용되는 시약들은 특별히 순도와 등급이 명시된 경우를 제외하고는 
HPLC 또는 잔류농약급을 사용하여야 하며, 다른 시약의 경우는 특급 (GR 또는 ACS 
등급) 이상을 사용한다.
  1.3.1. 메탄올 (Methanol, CH 3OH)
  1.3.2. 아세토니트릴 (Acetonitrile, C 2H3N)
  1.3.3. 헥산(n-Hexane, C 6H14)
  1.3.4. 아세톤(Acetone, CH 3COCH 3)
  1.3.5 . 표준용액
     혼합표준원액은(1000mg/L)은 벤질알콜, 페녹시에탄올, 벤조익에시드(각각 99. 90% 이상)
을 0.1g 씩 정확히 달아 100ml 부피플라스크에 넣고 메탄올에 녹여 혼합한 후 메탄올로  - 235 -표선까지 채운다. 이 제조방법으로 제조하여 사용하거나 판매하는 것을 구입하여 사용
할 수 있다. 표준원액은 최대 1년 또는 표시된 사용기한까지 사용할 수 있으나 10 
mg/L이하의 표준용액은 최소한 1개월 마다 새로 조제해야 한다.
      번호 화합물명 Chemical name CAS 번호1)
1 벤질알콜 Benzyl alcohol 100-51-6
2 페녹시에탄올 Phenoxy ethanol 122-99-6
3 벤조익에시드 Benzoic acid 65-85-0
1) CAS 번호 : Chemical Abstracts Service registry num ber
1.4. 시료채취 및 준비
     시료를 채취하기 전에 시료를 잘 혼합하여야 하며 이것이 불가능할 경우에는 전체의 성
질을 대표할 수 있도록 서로 다른 곳에서 채취하여야 한다. 다만, 서로 다른 종류의 시료가 
혼재되어 있다고 판단될 때에는 혼재된 시료의 성분별로 각각에 대해 시료를 채취할 수 있다.
  1.4.1. 액체류
     액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩  
채취하여야 한다.
  1.4.2. 고체류
     고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취하여 한다. 따라서 다섯 지점에서  시
료를 채취한 한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.
 1.5. 시험절차
  1.5.1 . 전처리
   1.5.1.1.  시료 약 1 ～ 4 g을 50 mL 플라스크에 넣고 메탄올을 10 ～ 20 mL 가한 후 초음파로 
추출한 다음 실온으로 방냉하여 메탄올로 표선을 맞춘다. 이후 0.45 um 멤브레인 
필터로 여과하여 시험용액으로 사용한다.
   1.5.1.2.  겔(메탄올에 녹지 않는 액상 포함) 및 고상시료의 경우, 시료 1 g을 달아 삼각플라
스크에 넣고 아세톤 20 mL 및 n-헥산 20 mL을 가한 후 1시간 동안 초음파 추출
하고, 여과 후 회전식 감암농축기에서 1 mL 정도까지 농축한 다음, 부피플라스크
에 넣고 메탄올로 채워 100 mL로 한 것을 시험용액으로 사용한다.
  1.5.2 . 고성능액체크로마토그래프 분석- 236 -     전처리에서 얻은 시험용액 20 µL를 취하여 고성능액체크로마토그래프에 주입하여 분석 한다. 
 <표 1> 고성능액체크로마토그래프에 의한 벤질알콜, 벤조익엑시드의 분석조건(예)
항 목 조 건
컬럼 C18 (4.6 mm × 250 mm, 5 µm)
이동상A :  0.3% H 3PO4 in water B : Methanol
시간 A(%) B(%)
0 35 65
20 5 95
25 5 95
30 35 65
유속 0.6 mL/min
파장 210 nm, 220 nm, 230nm
주입량 20 µL
컬럼 온도 30 ç
     <표 2> 고성능액체크로마토그래프에 의한 페녹시에탄올의 분석조건(예)
항 목 조 건
컬럼 C18 (4.6 mm × 250 mm, 5 µm)
이동상A :  water B : Methanol
시간 A(%) B(%)
0～5 70 30
35 5 95
35 5 95
40 70 30
유속 0.7 mL/min
파장 255 nm, 270 nm, 284nm
주입량 20 µL
컬럼 온도 30 ç
  1.5.3. 검정곡선의 작성
     검정곡선 작성용 표준용액(100 mg/L)을 0 ～ 25mL를 단계별로 취하여 50  mL 부피플라스
크에 넣고 메탄올로 표선까지 채운다. 단, 정량한계 이상농도를 3 개 이상 포함하여야 한다.  
분석물질의 농도(C S)를 취하여 가로축(x 축)에, 각 표준용액에 해당하는 피크 면적 (Ax)을 
세로축 (y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.
 1.6. 결과보고
  1.6.1. 계산
     검정곡선에서 얻어진 분석물질의 농도를 사용하여 다음의 식으로부터 제품 중 벤질알콜,  페- 237 -녹시에탄올, 벤조익에시드의 농도를 각각 계산한다.
         제품 중 분석물질의 농도(mg/kg) = 
× ×                   (식 1)
여기서, C 1 : 시료의 벤질알콜, 페녹시에탄올, 벤조익에시드 농도(mg/L)
C0 : 방법바탕시료의 벤질알콜, 페녹시에탄올, 벤조익에시드 농도(mg/L)
ƒ : 희석배수(검정곡선의 범위를 벗어날 경우)
V : 시료 추출용액의 부피(mL)
Wd : 제품시료의 무게(g)
 1.7. 참고문헌
  1.7.1. 식품의약품안전평가원, 화장품 중 배합한도성분 분석법 가이드라인(2015)
  1.7.2. (구) 자율안전부속서 07
(1) 시험장비
1) HPLC(High performance liquid chromatography)
2) GC-MSD 또는 LC-MSD
3) 50 mL 부피 플라스크
(2) 시험방법
1) 약 1 ~ 4 g을 50 mL 플라스크에 넣고 메탄올을 10 ~ 20 mL 가한 후 초 음파로 추출한다
2) 막 필터 여과하고 여액의 분취량을 기기분석을 실시한다. 다만 검출한계
   (Methyl Isothiazolin 5 mg/kg , 5-chloro methyl i sothiazolin 15 mg/kg, paraben류
   (Methyl paraben, Ethyl paraben, Propyl paraben) 5 m g/kg, Phenoxy ethanol 
   15 mg/kg, Triclosan 5 mg/kg) 미만 농도는 ‘검출 안 됨’으로 기 록한다. 
   검출된 피크는 GC-MSD 또는 LC-MSD로 확인한다.
3) 다음의 분석조건을 참고적으로 활용할 수 있다.
4) 분석조건
가) Column : C18, 5 ㎛, 250 mm × 4.6 mm
나) Detector : UV / DAD (255, 270, 284 nm)
다) Injection Volumn : 20 μL
라) Column Temperature : 30 ç
마) Eluent- 238 -
Min DW MeOH Flow rate 
0~5 70 30 
0.7 mL/min 30 5 95 
35 5 95 
40 70 30 
(3) 시험보고서에 포함되어야 할 정보
1) 분석조건(컬럼 종류 등)
2) 정량 중에 파악되거나 또는 재현성과 반복성 기준이 충족되지 않는 경우, 모든 비이상적인  특징
HPLC 크로마토그램- 239 -2. 기체크로마토그래프/질량분석법(GC/MS)
 2.1. 측정원리
     이 시험방법은 위해우려제품에 함유되어 있는 벤질알콜, 페녹시에탄올, 벤조익에시드의 측정
방법으로서, 시료를 메탄올로 초음파 추출하여 기체크로마토그래프/질량분석기로 분석하는 
방법이다.  이 시험방법은 섬유유연제 등에 적용할 수 있다.
2.2. 분석기기 및 기구
  2.2.1 . 기체크로마토그래프/질량분석기(GC/MS)
  2.2.2 . 초음파추출기
  2.2.3 . 부피플라스크 10 ～ 1000 mL의 용량으로 유리 또는 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE) 재질의 것
  2.2.4 . 피펫 0.1 ～ 10 mL 의 용량으로 유리 또는 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE) 재질의 것
 2.3. 시약 및 표준용액
      이 시험방법에 사용되는 시약들은 특별히 순도와 등급이 명시된 경우를 제외하고는 
HPLC 또는 잔류농약급을 사용하여야 하며, 다른 시약의 경우는 특급 (GR 또는 ACS 
등급) 이상을 사용한다.
  2.3.1. 메탄올 (Methanol, CH 3OH)
  2.3.2. 아세토니트릴 (Acetonitrile, C 2H3N)
  2.3.3. 헥산(n-Hexane, C 6H14)
  2.3.4. 아세톤(Acetone, CH 3COCH 3)
  2.3.5 . 표준용액
     혼합표준원액은(1000 mg/L)은 벤질알콜, 페녹시에탄올, 벤조익에시드(각각 99 .90 % 이
상)을 0.1g 씩 정확히 달아 100ml 부피플라스크에 넣고 메탄올에 녹여 혼합한 후 메탄 올
로 표선까지 채운다. 이 제조방법으로 제조하여 사용하거나 판매하는 것을 구입하여 사
용할 수 있다. 표준원액은 최대 1년 또는 표시된 사용기한까지 사용할 수 있으나 10 
mg/L이하의 표준용액은 최소한 1개월 마다 새로 조제해야 한다.- 240 -      번호 화합물명 Chemical name CAS 번호1)
1 벤질알콜 Benzyl aclcohol 100-51-6
2 페녹시에탄올 Phenoxy ethanol 122-99-6
3 벤조익에시드 Benzoic acid 65-85-0
1) CAS 번호 : Chemical Abstracts Service registry num ber
2.4. 시료채취 및 준비
     시료를 채취하기 전에 시료를 잘 혼합하여야 하며 이것이 불가능할 경우에는 전체의 성
질을 대표할 수 있도록 서로 다른 곳에서 채취하여야 한다. 다만, 서로 다른 종류의 시료가 
혼재되어 있다고 판단될 때에는 혼재된 시료의 성분별로 각각에 대해 시료를 채취할 수 있다.
  2.4.1. 액체류
     액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩  
채취하여야 한다.
  2.4.2. 고체류
     고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취하여 한다. 따라서 다섯 지점에서  시
료를 채취한 한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.
 2.5. 시험절차
  2.5.1 . 전처리
   2.5.1.1.  시료 약 1 ～ 4 g을 50 mL 플라스크에 넣고 메탄올을 10 ～ 20 mL 가한 후 초음파로 
추출한 다음 실온으로 방냉하여 메탄올로 표선을 맞춘다. 이후 0.45 um 멤브레인 
필터로 여과하여 시험용액으로 사용한다.
   2.5.1.2.  겔(메탄올에 녹지 않는 액상 포함) 및 고상시료의 경우, 시료 1 g을 달아 삼각플라
스크에 넣고 아세톤 20 mL 및 n-헥산 20 mL을 가한 후 1시간 동안 초음파 추출
하고, 여과 후 회전식 감암농축기에서 1 mL 정도까지 농축한 다음, 부피플라스크
에 넣고 메탄올로 채워 100 mL로 한 것을 시험용액으로 사용한다.
  2.5.2 . 고성능액체크로마토그래프 분석
     전처리에서 얻은 시험용액 1～2 µL를 취하여 기체크로마토그래프/질량분석기에 주입하 여 분
석한다.- 241 -      <표 1> 기체크로마토그래프/질량분석기에 의한 벤질알콜, 페녹시에탄올, 벤조익엑시드의 분석조건(예)
GC/MS 조 건
시료주입구 온도 230 ç
시료분할비 splitless
운반가스 헬륨(0.6mL/min)
컬럼 DB- WAX(30m × 0.25 mm × 0.25 μm)
오븐 온도 40 ç(5 min) Ł! 20 ç/min Ł! 250 ç(10 min)
이송관온도(Transfer Line) 250 ç
이온소스 온도(Ion Source) 200 ç
이온화방법EI (Electron Impact), 70eV
선택이온방식(SIM mode)
검출기 형식 사중극자형(quadrapole)   
      <표 2> 기체크로마토그래프에 의한 벤질알콜, 페녹시에탄올, 벤조익엑시드의 측정질량
분석물질명 1차 선택이온(m/z) 2차 선택이온(m/z)
벤질알콜 79 108, 107
페녹시에탄올 94 77, 138
벤조익에시드 105 77, 51
  2.5.3. 검정곡선의 작성
     검정곡선 작성용 표준용액(100 mg/L)을 0 ～ 25mL를 단계별로 취하여 50  mL 부피플라스
크에 넣고 메탄올로 표선까지 채운다. 단, 정량한계 이상농도를 3 개 이상 포함하여야 한다.  
분석물질의 농도(C S)를 취하여 가로축(x 축)에, 각 표준용액에 해당하는 피크 면적 (Ax)을 
세로축 (y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.
 2.6. 결과보고
  2.6.1. 계산
     검정곡선에서 얻어진 분석물질의 농도를 사용하여 다음의 식으로부터 제품 중 벤질알콜,  페
녹시에탄올, 벤조익에시드의 농도를 각각 계산한다.
         제품 중 분석물질의 농도(mg/kg) = 
× ×                   (식 1)
여기서, C 1 : 시료의 벤질알콜, 페녹시에탄올, 벤조익에시드 농도(mg/L)
C0 : 방법바탕시료의 벤질알콜, 페녹시에탄올, 벤조익에시드 농도(mg/L)
ƒ : 희석배수(검정곡선의 범위를 벗어날 경우)- 242 -V : 시료 추출용액의 부피(mL)
Wd : 제품시료의 무게(g)
 2.7. 참고문헌
  2.7.1. 식품의약품안전평가원, 화장품 중 배합한도성분 분석법 가이드라인(2015)
  2.7.2. (구) 자율안전부속서 07
(1) 시험장비
1) HPLC(High performance liquid chromatography)
2) GC-MSD 또는 LC-MSD
3) 50 mL 부피 플라스크
(2) 시험방법
1) 약 1 ~ 4 g을 50 mL 플라스크에 넣고 메탄올을 10 ~ 20 mL 가한 후 초 음파로 추출한다
2) 막 필터 여과하고 여액의 분취량을 기기분석을 실시한다. 다만 검출한계
   (Methyl Isothiazolin 5 mg/kg , 5-chloro methyl i sothiazolin 15 mg/kg, paraben류
   (Methyl paraben, Ethyl paraben, Propyl paraben) 5 m g/kg, Phenoxy ethanol 
   15 mg/kg, Triclosan 5 mg/kg) 미만 농도는 ‘검출 안 됨’으로 기 록한다. 
   검출된 피크는 GC-MSD 또는 LC-MSD로 확인한다.
3) 다음의 분석조건을 참고적으로 활용할 수 있다.
4) 분석조건
가) Column : C18, 5 ㎛, 250 mm × 4.6 mm
나) Detector : UV / DAD (255, 270, 284 nm)
다) Injection Volumn : 20 μL
라) Column Temperature : 30 ç
마) Eluent
min DW MeOH Flow rate 
0~5 70 30 
0.7 mL/min 30 5 95 
35 5 95 
40 70 30 
(3) 시험보고서에 포함되어야 할 정보
1) 분석조건(컬럼 종류 등)
2) 정량 중에 파악되거나 또는 재현성과 반복성 기준이 충족되지 않는 경우, 모든 비이상적인  특
징
HPLC 크로마토그램- 243 -
- 244 -제11부 파라벤류
(Paraben)
1. 고성능액체크로마토그래피법
 1.1. 측정원리
     이 시험방법은 위해우려제품에 함유되어 있는 파라벤류(메틸파라벤, 에틸파라벤, 프로필 파라
벤, 부틸파라벤)의 측정방법으로서, 시료를 메탄올로 초음파 추출하여 액체크로마토그래프-자
외선검출기로 분석하는 방법이다.  이 시험방법은 섬유유연제, 문신용염료 등에 적용할 수 있다 .
1.2. 분석기기 및 기구
  1.2.1 . 고성능액체크로마토그래프/UV검출기(또는 다이오드어레이검출기, DAD)
  1.2.2 . 초음파추출기
  1.2.3 . 부피플라스크 10 ～ 1000 mL의 용량으로 유리 또는 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE) 재질의 것
  1.2.4 . 피펫 0.1 ～ 10 mL 의 용량으로 유리 또는 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE) 재질의 것
 1.3. 시약 및 표준용액
      이 시험방법에 사용되는 시약들은 특별히 순도와 등급이 명시된 경우를 제외하고는 
HPLC 또는 잔류농약급을 사용하여야 하며, 다른 시약의 경우는 특급 (GR 또는 ACS 
등급) 이상을 사용한다.
  1.3.1. 메탄올 (Methanol, CH 3OH)
  1.3.2. 아세토니트릴 (Acetonitrile, C 2H3N)
  1.3.3. 헥산(n-Hexane, C 6H14)
  1.3.4. 아세톤(Acetone, CH 3COCH 3)
  1.3.5 . 표준용액
     혼합표준원액은(1000 mg/L)은 sigma사의 메틸, 에틸, 프로필, 부틸 파라 벤 표준품(99.90 
% 이상)을 사용함. 이 표준품은 0.1 g을 정확히 달아 100 mL 부피플라스크에 넣고 메탄- 245 -올에 녹여 혼합한 후 메탄올로 표선까지 채운다. 이 제조방법으로 제조하여 사용하거나 
판매하는 것을 구입하여 사용할 수 있다. 표준원액은 최대 1년 또는 표시된 사용기한까
지 사용할 수 있으나 10 mg/L이하의 표준용액은 최소한 1개월 마다 새로 조제해야 한
다.
     번호 화합물명 Chemical name CAS 번호1)
1 메틸파라벤 Methyl paraben 99-76-3
2 에틸파라벤 Ethyl paraben 120-47-8
3 프로필파라벤 Popyl paraben 94-13-3
4 부틸파라벤 Butyl paraben 94-26-8
1) CAS 번호 : Chemical Abstracts Service registry num ber
1.4. 시료채취 및 준비
     시료를 채취하기 전에 시료를 잘 혼합하여야 하며 이것이 불가능할 경우에는 전체의 성
질을 대표할 수 있도록 서로 다른 곳에서 채취하여야 한다. 다만, 서로 다른 종류의 시료가 
혼재되어 있다고 판단될 때에는 혼재된 시료의 성분별로 각각에 대해 시료를 채취할 수 있다.
  1.4.1. 액체류
     액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩  
채취하여야 한다.
  1.4.2. 고체류
     고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취하여 한다. 따라서 다섯 지점에서  시
료를 채취한 한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.
 1.5. 시험절차
  1.5.1 . 전처리
   1.5.1.1.  시료 약 1 ～ 4 g을 50 mL 플라스크에 넣고 메탄올을 10 ～ 20 mL 가한 후 초음파로 
추출한 다음 실온으로 방냉하여 메탄올로 표선을 맞춘다. 이후 0.45 um 멤브레인 
필터로 여과하여 시험용액으로 사용한다.
   1.5.1.2.  겔(메탄올에 녹지 않는 액상 포함) 및 고상시료의 경우, 시료 1 g을 달아 삼각플라
스크에 넣고 아세톤 20 mL 및 n-헥산 20 mL을 가한 후 1시간 동안 초음파 추출- 246 -하고, 여과 후 회전식 감암농축기에서 1 mL 정도까지 농축한 다음, 부피플라스크
에 넣고 메탄올로 채워 100 mL로 한 것을 시험용액으로 사용한다.
  1.5.2 . 고성능액체크로마토그래프 분석
     전처리에서 얻은 시험용액 20 µL를 취하여 고성능액체크로마토그래프에 주입하여 분석 한다. 
      <표 1> 고성능액체크로마토그래프에 의한 파라벤류의 분석조건(예)
항 목 조 건
컬럼 C18 (4.6 mm × 250 mm, 5 µm)
이동상A :  water B : Methanol
시간 A(%) B(%)
0～5 70 30
35 5 95
35 5 95
40 70 30
유속 0.7 mL/min
파장 255 nm, 270 nm, 284nm
주입량 20 µL
컬럼 온도 30 ç
  1.5.3. 검정곡선의 작성
     검정곡선 작성용 표준용액(100 mg/L)을 0 ～ 25mL를 단계별로 취하여 50  mL 부피플라스
크에 넣고 메탄올로 표선까지 채운다. 단, 정량한계 이상농도를 3 개 이상 포함하여야 한다.  
분석물질의 농도(C S)를 취하여 가로축(x 축)에, 각 표준용액에 해당하는 피크 면적 (Ax)을 
세로축 (y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.
 1.6. 결과보고
  1.6.1. 계산
     검정곡선에서 얻어진 분석물질의 농도를 사용하여 다음의 식으로부터 제품 중 파라벤류의  
농도를 각각 계산한다.
         제품 중 파라벤류의 농도(mg/kg) = 
× ×                   (식 1)
여기서, C 1 : 시료의 파라벤류 농도(mg/L)
C0 : 방법바탕시료의 파라벤류 농도(mg/L)- 247 -ƒ : 희석배수(검정곡선의 범위를 벗어날 경우)
V : 시료 추출용액의 부피(mL)
Wd : 제품시료의 무게(g)
 1.7. 참고문헌
  1.7.1. 식품의약품안전평가원, 화장품 중 배합한도성분 분석법 가이드라인(2015)
  1.7.2. (구) 자율안전부속서 07
(1) 시험장비
1) HPLC(High performance liquid chromatography)
2) GC-MSD 또는 LC-MSD
3) 50 mL 부피 플라스크
(2) 시험방법
1) 약 1 ~ 4 g을 50 mL 플라스크에 넣고 메탄올을 10 ~ 20 mL 가한 후 초 음파로 추출한다
2) 막 필터 여과하고 여액의 분취량을 기기분석을 실시한다. 다만 검출한계
   (Methyl Isothiazolin 5 mg/kg , 5-chloro methyl i sothiazolin 15 mg/kg, paraben류
   (Methyl paraben, Ethyl paraben, Propyl paraben) 5 m g/kg, Phenoxy ethanol 
   15 mg/kg, Triclosan 5 mg/kg) 미만 농도는 ‘검출 안 됨’으로 기 록한다. 
   검출된 피크는 GC-MSD 또는 LC-MSD로 확인한다.
3) 다음의 분석조건을 참고적으로 활용할 수 있다.
4) 분석조건
가) Column : C18, 5 ㎛, 250 mm × 4.6 mm
나) Detector : UV / DAD (255, 270, 284 nm)
다) Injection Volumn : 20 μL
라) Column Temperature : 30 ç
마) Eluent
Min DW MeOH Flow rate 
0~5 70 30 
0.7 mL/min 30 5 95 
35 5 95 
40 70 30 
(3) 시험보고서에 포함되어야 할 정보
1) 분석조건(컬럼 종류 등)
2) 정량 중에 파악되거나 또는 재현성과 반복성 기준이 충족되지 않는 경우, 모든 비이상적인  특
징- 248 -
HPLC 크로마토그램- 249 -제12부 3-요오드-2-프로필 뷰틸카바민산
(3-Iodo-2-propyl butylcarbamate)
1. 일반사항
 1.1. 적용범위
     이 시험방법은 위해우려제품에 함유되어 있는 3-요오드-2-프로필 뷰틸카바민산의 분석 방법
으로 전처리과정 및 기기분석에 대해 자세히 기술하였다. 이 시험방법은 탈취제, 다림질보
조제 등에 적용할 수 있다.
2. 액체크로마토그래피/질량분석법
 2.1. 적용범위
     이 시험방법은 위해우려제품에 함유되어 있는 3-요오드-2-프로필 뷰틸카바민산의 측정 방법
으로서, 메탄올로 초음파 추출하여 액체크로마토그래프/질량분석기로 분석하는 방법이다.
2.2. 분석기기 및 기구
  2.2.1. 액체크로마토그래프/질량분석기(LC/MS) 또는 동등이상
  2.2.2. 부피플라스크 10 ～ 1000 mL의 용량으로 유리 또는 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE) 재질의 것
  2.2.3. 피펫 0.1 ～ 10 mL 의 용량으로 유리 또는 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE) 재질의 것
2.3. 시약 및 표준용액
     이 시험방법에 사용되는 시약들은 특별히 순도와 등급이 명시된 경우를 제외하고는 
HPLC 또는 잔류농약급을 사용하여야 하며, 다른 시약의 경우는 특급 (GR 또는 ACS 등
급) 이상을 사용한다.
  2.3.1. 메탄올 (Methanol, CH 3OH)
  2.3.2. 아세토니트릴 (Acetonitrile, C 2H3N)- 250 -  2.3.3. 포름산 (Formic acid, HCOOH)
  2.3.4. 이동상 용리액 A(0.1 % 포름산)
  2.3.5. 이동상 용리액 B(메탄올)
  2.3.6 . 표준용액
     표준원액은 3-요오드-2-프로필 뷰틸카바민산 0.05 g을 정확히 달아 50 mL 부피플라스크
에 넣고 메탄올로 표선까지 채운다. 이 표준원액의 최종농도는 1 000 mg/L가 되도록 제
조하며 4 ç 이하에서 냉장보관하며 제조일로부터 8주까지 사용한다. 이 제조방법으로 제
조하여 사용하거나 판매하는 것을 구입하여 사용할 수 있다.
     구분 화합물명 Chemical name 약자 CAS 번호1)
13-요오드-2-프로필 
뷰틸카바민산3-Iodo-2-propyl 
butylcarbamateIPBC 55406-53-6
1) CAS 번호 : Chemical Abstracts Service registry num ber
2.4. 시료채취 및 준비
     시료를 채취하기 전에 시료를 잘 혼합하여야 하며 이것이 불가능할 경우에는 전체의 성
질을 대표할 수 있도록 서로 다른 곳에서 채취하여야 한다. 다만, 서로 다른 종류의 시료가 
혼재되어 있다고 판단될 때에는 혼재된 시료의 성분별로 각각에 대해 시료를 채취할 수 있다.
  2.4.1. 액체류
     액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩  
채취하여야 한다.
  2.4.2. 고체류
     고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취하여 한다. 따라서 다섯 지점에서  시
료를 채취한 한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.
 2.5. 시험절차
  2.5.1 . 전처리
   2.5.1.1. 시료 약 2 g을 0.1 mg까지 무게를 측정하여 20 mL 부피플라스크에 넣고 메탄올 10  
mL를 넣어 완전히 용해 되도록 교반한 다음 메탄올로 표선까지 채운다.- 251 -   2.5.1.2.  시료용액을 0.45um 멤브레인(PTFE) 필터로 여과하여 시험용액으로 한다.
  2.5.2 . 액체크로마토그래프/질량분석기 분석
     전처리에서 얻은 시험용액 20 µL를 취하여 고성능액체크로마토그래프/질량분석기에 주 입하여 분석한다.
       <표 1> 액체크로마토그래프/질량분석기에 의한 3-요오드-2-프로필 뷰틸카바민산의 분석조건(예)
항 목 조 건
컬럼 RP Phase C18 (2.0 mm × 150 mm, 5 µm)
이동상A :  0.1 % Formic acid in water   B : Methanol
시간 A(%) B(%)
0 80 15
8 10 90
12 10 90
13 85 15
25 85 15
유속 0.2 mL/min
주입량 1 ～ 10 µL
컬럼 온도 25 ç
       <표 2> 액체크로마토그래프/질량분석기에 의한 3-요오드-2-프로필 뷰틸카바민산의 측정질량
분석물질명 1차 선택이온(m/z) 2차 선택이온(m/z)
3-요오드-2-프로필 뷰틸카바민산 282 57, 165
  2.5.3. 검정곡선의 작성
    검정곡선 작성용 표준용액은 1 mg/L ～ 20.0 mg/L의 농도범위로 제조한다. 단, 정량한계 이상
농도를 3 개 이상 포함하여야 한다. 분석물질의 농도(C S)를 취하여 가로축(x 축)에, 각 표준
용액에 해당하는 피크 면적 ( Ax)을 세로축 ( y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.
 2.6. 결과보고
  2.6.1. 계산
     검정곡선에서 얻어진 분석물질의 농도를 사용하여 다음의 식으로부터 제품 중 3-요오드 -2-
프로필 뷰틸카바민산의 농도를 각각 계산한다.
         제품 중 분석물질의 농도(mg/kg) = 
× ×                   (식 1)
여기서, C 1 : 분석시료의 3-요오드-2-프로필 뷰틸카바민산 농도(mg/L)
C0 : 방법바탕시료의 3-요오드-2-프로필 뷰틸카바민산 농도(mg/L)- 252 -ƒ : 희석배수(검정곡선의 범위를 벗어날 경우)
V : 시료 추출용액의 부피(mL)
Wd : 제품시료의 무게(g)
 2.7. 참고문헌
  2.7.1. EN 16343 : 2013(E), “Cosmetics ß¢ Analysis of cosmetic products ß¢ Determination 
3-iodo-2-proynyl butylcarbamate(IPBC) in cosmetic p reparations, LC-MS Methods”
  2.7.2. (구) 자율안전부속서 07
(1) 시험장비
1) HPLC(High performance liquid chromatography)
2) GC-MSD 또는 LC-MSD
3) 20 mL 부피 플라스크
(2) 시험방법
1) 약 1 ~ 4 g을 50 mL 플라스크에 넣고 메탄올을 10 ~ 20 mL 가한 후 초 음파로 추출한다. 
2) 막 필터 여과하고 여액의 분취량을 기기분석한다. 다만 검출한계 7.5 mg/kg 미만의  농도는 
'검출 안 됨'으로 기록하며 검출된 피크는 GC-MSD 또는 LC-MSD로 확인한다.
3) 다음의 분석조건을 참고적으로 활용할 수 있다.
4) 분석조건(HPLC/UV)
가) Column : C18, 5 ㎛, 250 mm × 4.6 mm
나) Detector : UV / DAD (220, 260, 280 nm)
다) Injection Volumn : 20 μL
라) Column Temperature : 30 ç
마) Eluent
Min H2O(1% NaClO4) MeOH Flow rate 
0 35 65 
0.7 mL/min 20 5 95 
25 5 95 
30 35 65 
(3) 시험보고서에 포함되어야 할 정보
1) 분석조건(컬럼 종류 등)
2) 정량 중에 파악되거나 또는 재현성과 반복성 기준이 충족되지 않는 경우, 모든 비이상적인  특징- 253 -3. 기체크로마토그래피/질량분석법
 3.1. 측정원리
     이 시험방법은 위해우려제품에 함유되어 있는 3-요오드-2-프로필 뷰틸카바민산의 측정 방법
으로서, 메탄올로 초음파 추출하여 기체크로마토그래프/질량분석기로 분석하는 방법이다. 이 
시험방법은 섬유유연제, 다림질보조제  등에 적용할 수 있다.
3.2. 분석기기 및 기구
  3.2.1 . 기체크로마토그래프/질량분석기(GC/MS)
  3.2.2 . 부피플라스크 10 ～ 1000 mL의 용량으로 유리 또는 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE) 재질의 것
  3.2.3. . 피펫 0.1 ～ 10 mL 의 용량으로 유리 또는 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE) 재질의 것
 3.3. 시약 및 표준용액
      이 시험방법에 사용되는 시약들은 특별히 순도와 등급이 명시된 경우를 제외하고는 
HPLC 또는 잔류농약급을 사용하여야 하며, 다른 시약의 경우는 특급 (GR 또는 ACS 
등급) 이상을 사용한다.
  3.3.1. 메탄올 (Methanol, CH 3OH)
  3.3.2. 아세토니트릴 (Acetonitrile, C 2H3N)
  3.3.3. 이소프로필알콜 (2-Propanol, (CH 3)2CHOH)
  3.3.4 . 표준용액
     표준원액은 3-요오드-2-프로필 뷰틸카바민산 0.05 g을 정확히 달아 50 mL 부피플라스크
에 넣고 메탄올로 표선까지 채운다. 이 표준원액의 최종농도는 1 000 mg/L가 되도록 제
조하며 4 ç 이하에서 냉장보관하며 제조일로부터 8주까지 사용한다. 이 제조방법으로 제
조하여 사용하거나 판매하는 것을 구입하여 사용할 수 있다.
     구분 화합물명 Chemical name 약자 CAS 번호1)
13-요오드-2-프로필 
뷰틸카바민산3-Iodo-2-propyl 
butylcarbamateIPBC 55406-53-6
1) CAS 번호 : Chemical Abstracts Service registry num ber- 254 -3.4. 시료채취 및 준비
     시료를 채취하기 전에 시료를 잘 혼합하여야 하며 이것이 불가능할 경우에는 전체의 성
질을 대표할 수 있도록 서로 다른 곳에서 채취하여야 한다. 다만, 서로 다른 종류의 시료가 
혼재되어 있다고 판단될 때에는 혼재된 시료의 성분별로 각각에 대해 시료를 채취할 수 있다.
  3.4.1. 액체류
     액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩  
채취하여야 한다.
  3.4.2. 고체류
     고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취하여 한다. 따라서 다섯 지점에서  시
료를 채취한 한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.
 3.5. 시험절차
  3.5.1 . 전처리
   3.5.1.1. 시료 약 2 g을 0.1 mg까지 무게를 측정하여 20 mL 부피플라스크에 넣고 메탄올 10  
mL를 넣어 완전히 용해 되도록 교반한 다음 메탄올로 표선까지 채운다.
   3.5.1.2.  시료용액을 0.45um 멤브레인(PTFE) 필터로 여과하여 시험용액으로 한다.
  3.5.2 . 기체크로마토그래프/질량분석기 분석
     전처리에서 얻은 시험용액 1 µL를 취하여 기체크로마토그래프/질량분석기에 주입하여 분석한다. 
      <표 1> 기체크로마토그래프/질량분석기에 의한 3-요오드-2-프로필 뷰틸카바민산의 분석조건(예)
GC/MS 조 건
시료주입구 온도 280 ç
시료분할비 1 :  10
운반가스 헬륨(0.8 mL/min)
컬럼 DB- XLB (60 m × 0.25 mm × 0.25 μm)
오븐 온도60 ç(5 min) Ł! 10 ç/min Ł! 180 çŁ! 20 ç/minŁ! 300 ç(2 min)
이송관온도(Transfer Line) 240 ç
이온소스 온도(Ion Source) 200 ç
이온화방법EI (Electron Impact), 70eV
선택이온방식(SIM mode)
검출기 형식 사중극자형(quadrapole)
      <표 2> 기체크로마토그래프/질량분석기에 의한 3-요오드-2-프로필 뷰틸카바민산의 측정질량
분석물질명 1차 선택이온(m/z) 2차 선택이온(m/z)
3-요오드-2-프로필 뷰틸카바민산 165 182, 281- 255 -  3.5.3. 검정곡선의 작성
    검정곡선 작성용 표준용액은 1 mg/L ～ 20.0 mg/L의 농도범위로 제조한다. 단, 정량한계 이상
농도를 3 개 이상 포함하여야 한다. 분석물질의 농도(C S)를 취하여 가로축(x 축)에, 각 표준
용액에 해당하는 피크 면적 ( Ax)을 세로축 ( y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.
 3.6. 결과보고
  3.6.1. 계산
     검정곡선에서 얻어진 분석물질의 농도를 사용하여 다음의 식으로부터 제품 중 3-요오드 -2-
프로필 뷰틸카바민산의 농도를 각각 계산한다.
         제품 중 분석물질의 농도(mg/kg) = 
× ×                   (식 1)
여기서, C 1 : 분석시료의 3-요오드-2-프로필 뷰틸카바민산 농도(mg/L)
C0 : 방법바탕시료의 3-요오드-2-프로필 뷰틸카바민산 농도(mg/L)
ƒ : 희석배수(검정곡선의 범위를 벗어날 경우)
V : 시료 추출용액의 부피(mL)
Wd : 제품시료의 무게(g)
 3.7. 참고문헌
  3.7.1. (구) 자율안전부속서 07
(1) 시험장비
1) HPLC(High performance liquid chromatography)
2) GC-MSD 또는 LC-MSD
3) 20 mL 부피 플라스크
(2) 시험방법
1) 약 1 ~ 4 g을 50 mL 플라스크에 넣고 메탄올을 10 ~ 20 mL 가한 후 초 음파로 추출한다. 
2) 막 필터 여과하고 여액의 분취량을 기기분석한다. 다만 검출한계 7.5 mg/kg 미만의  농도는 
'검출 안 됨'으로 기록하며 검출된 피크는 GC-MSD 또는 LC-MSD로 확인한다.
3) 다음의 분석조건을 참고적으로 활용할 수 있다.
4) 분석조건(HPLC/UV)- 256 -가) Column : C18, 5 ㎛, 250 mm × 4.6 mm
나) Detector : UV / DAD (220, 260, 280 nm)
다) Injection Volumn : 20 μL
라) Column Temperature : 30 ç
마) Eluent
min H2O(1% NaClO4) MeOH Flow rate 
0 35 65 
0.7 mL/min 20 5 95 
25 5 95 
30 35 65 
(3) 시험보고서에 포함되어야 할 정보
1) 분석조건(컬럼 종류 등)
2) 정량 중에 파악되거나 또는 재현성과 반복성 기준이 충족되지 않는 경우, 모든 비이상적인  특징- 257 -4. 고성능액체크로마토그래피법
 4.1. 측정원리
     이 시험방법은 위해우려제품에 함유되어 있는 3-요오드-2-프로필 뷰틸카바민산의 측정 방법
으로서, 메탄올로 초음파 추출하여 고성능액체크로마토그래프로 분석하는 방법이다. 이 시험
방법은 섬유유연제, 다림질보조제  등에 적용할 수 있다.
4.2. 분석기기 및 기구
  4.2.1 . 고성능액체크로마토그래프/UV검출기(또는 다이오드어레이검출기, DAD)
  4.2.2 . 초음파추출기
  4.2.3 . 부피플라스크 10 ～ 1000 mL의 용량으로 유리 또는 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE) 재질의 것
  4.2.4 . 피펫 0.1 ～ 10 mL 의 용량으로 유리 또는 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE) 재질의 것
 4.3. 시약 및 표준용액
      이 시험방법에 사용되는 시약들은 특별히 순도와 등급이 명시된 경우를 제외하고는 
HPLC 또는 잔류농약급을 사용하여야 하며, 다른 시약의 경우는 특급 (GR 또는 ACS 
등급) 이상을 사용한다.
  4.3.1. 메탄올 (Methanol, CH 3OH)
  4.3.2. 아세토니트릴 (Acetonitrile, C 2H3N)
  4.3.3. 헥산(n-Hexane, C 6H14)
  4.3.4. 아세톤(Acetone, CH 3COCH 3)
  4.3.5 . 표준용액
     표준원액은 3-요오드-2-프로필 뷰틸카바민산 0.05 g을 정확히 달아 50 mL 부피플라스크
에 넣고 메탄올로 표선까지 채운다. 이 표준원액의 최종농도는 1 000 mg/L가 되도록 제
조하며 4 ç 이하에서 냉장보관하며 제조일로부터 8주까지 사용한다. 이 제조방법으로 제
조하여 사용하거나 판매하는 것을 구입하여 사용할 수 있다.- 258 -     구분 화합물명 Chemical name 약자 CAS 번호1)
13-요오드-2-프로필 
뷰틸카바민산3-Iodo-2-propyl 
butylcarbamateIPBC 55406-53-6
1) CAS 번호 : Chemical Abstracts Service registry num ber
4.4. 시료채취 및 준비
     시료를 채취하기 전에 시료를 잘 혼합하여야 하며 이것이 불가능할 경우에는 전체의 성
질을 대표할 수 있도록 서로 다른 곳에서 채취하여야 한다. 다만, 서로 다른 종류의 시료가 
혼재되어 있다고 판단될 때에는 혼재된 시료의 성분별로 각각에 대해 시료를 채취할 수 있다.
  4.4.1. 액체류
     액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩  
채취하여야 한다.
  4.4.2. 고체류
     고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취하여 한다. 따라서 다섯 지점에서  시
료를 채취한 한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.
 4.5. 시험절차
  4.5.1 . 전처리
   4.5.1.1.  시료 약 1 ～ 4 g을 50 mL 플라스크에 넣고 메탄올을 10 ～ 20 mL 가한 후 초음파로 
추출한 다음 실온으로 방냉하여 메탄올로 표선을 맞춘다. 이후 0.45 um 멤브레인 
필터로 여과하여 시험용액으로 사용한다.
   4.5.1.2.  겔(메탄올에 녹지 않는 액상 포함) 및 고상시료의 경우, 시료 1 g을 달아 삼각플라
스크에 넣고 아세톤 20 mL 및 n-헥산 20 mL을 가한 후 1시간 동안 초음파 추출
하고, 여과 후 회전식 감암농축기에서 1 mL 정도까지 농축한 다음, 부피플라스크
에 넣고 메탄올로 채워 100 mL로 한 것을 시험용액으로 사용한다.
  4.5.2 . 고성능액체크로마토그래프 분석
     전처리에서 얻은 시험용액 20 µL를 취하여 고성능액체크로마토그래프에 주입하여 분석 한다. - 259 -     <표 1> 고성능액체크로마토그래프에 의한 3-요오드-2-프로필 뷰틸카바민산의 분석조건(예)
항 목 조 건
컬럼 C18 (4.6 mm × 250 mm, 5 µm)
이동상A : 0.3% H 3PO4 in water B :  Methanol
시간 A(%) B(%)
0 35 65
20 5 95
25 5 95
30 35 65
유속 0.6 mL/min
파장 210 nm, 220 nm, 230nm
주입량 20 µL
컬럼 온도 30 ç
  4.5.3. 검정곡선의 작성
     검정곡선 작성용 표준용액(100 mg/L)을 0 ～ 25mL를 단계별로 취하여 50  mL 부피플라스
크에 넣고 메탄올로 표선까지 채운다. 단, 정량한계 이상농도를 3 개 이상 포함하여야 한다.  
분석물질의 농도(C S)를 취하여 가로축(x 축)에, 각 표준용액에 해당하는 피크 면적 (Ax)을 
세로축 (y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.
 4.6. 결과보고
  4.6.1. 계산
     검정곡선에서 얻어진 분석물질의 농도를 사용하여 다음의 식으로부터 제품 중 3-요오드 -2-
프로필 뷰틸카바민산의 농도를 각각 계산한다.
         제품 중 분석물질의 농도(mg/kg) = 
× ×                   (식 1)
여기서, C 1 : 시료의 3-요오드-2-프로필 뷰틸카바민산 농도(mg/L)
C0 : 방법바탕시료의 3-요오드-2-프로필 뷰틸카바민산 농도(mg/L)
ƒ : 희석배수(검정곡선의 범위를 벗어날 경우)
V : 시료 추출용액의 부피(mL)
Wd : 제품시료의 무게(g)- 260 - 4.7. 참고문헌
  4.7.1. 식품의약품안전평가원, 화장품 중 배합한도성분 분석법 가이드라인(2015)
  4.7.2. (구) 자율안전부속서 07
(1) 시험장비
1) HPLC(High performance liquid chromatography)
2) GC-MSD 또는 LC-MSD
3) 50 mL 부피 플라스크
(2) 시험방법
1) 약 1 ~ 4 g을 50 mL 플라스크에 넣고 메탄올을 10 ~ 20 mL 가한 후 초 음파로 추출한다
2) 막 필터 여과하고 여액의 분취량을 기기분석을 실시한다. 다만 검출한계
   (Methyl Isothiazolin 5 mg/kg , 5-chloro methyl i sothiazolin 15 mg/kg, paraben류
   (Methyl paraben, Ethyl paraben, Propyl paraben) 5 m g/kg, Phenoxy ethanol 
   15 mg/kg, Triclosan 5 mg/kg) 미만 농도는 ‘검출 안 됨’으로 기 록한다. 
   검출된 피크는 GC-MSD 또는 LC-MSD로 확인한다.
3) 다음의 분석조건을 참고적으로 활용할 수 있다.
4) 분석조건
가) Column : C18, 5 ㎛, 250 mm × 4.6 mm
나) Detector : UV / DAD (255, 270, 284 nm)
다) Injection Volumn : 20 μL
라) Column Temperature : 30 ç
마) Eluent
Min DW MeOH Flow rate 
0~5 70 30 
0.7 mL/min 30 5 95 
35 5 95 
40 70 30 
(3) 시험보고서에 포함되어야 할 정보
1) 분석조건(컬럼 종류 등)
2) 정량 중에 파악되거나 또는 재현성과 반복성 기준이 충족되지 않는 경우, 모든 비이상적인  특징- 261 -
HPLC 크로마토그램- 262 -제13부 트리클로산
(Triclosan)
1. 고성능액체크로마토그래피법
 1.1. 적용범위
     이 시험방법은 위해우려제품에 함유되어 있는 트리클로산의 측정방법으로서, 시료를 메탄 올
로 초음파 추출하여 고성능액체크로마토그래프/UV검출기로 분석하는 방법이다. 이 시험방법
은 섬유유연제 등에 적용할 수 있다.
1.2. 분석기기 및 기구
  1.2.1 . 고성능액체크로마토그래프/UV검출기(또는 다이오드어레이검출기, DAD)
  1.2.2 . 초음파추출기
  1.2.3 . 부피플라스크 10 ～ 1000 mL의 용량으로 유리 또는 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE) 재질의 것
  1.2.4 . 피펫 0.1 ～ 10 mL 의 용량으로 유리 또는 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE) 재질의 것
 1.3. 시약 및 표준용액
      이 시험방법에 사용되는 시약들은 특별히 순도와 등급이 명시된 경우를 제외하고는 
HPLC 또는 잔류농약급을 사용하여야 하며, 다른 시약의 경우는 특급 (GR 또는 ACS 
등급) 이상을 사용한다.
  1.3.1. 메탄올 (Methanol, CH 3OH)
  1.3.2. 아세토니트릴 (Acetonitrile, C 2H3N)
  1.3.3. 헥산(n-Hexane, C 6H14)
  1.3.4. 아세톤(Acetone, CH 3COCH 3)
  1.3.5 . 표준용액
     표준원액은 트리클로산(Triclosan(Irgasan), CH 12H7Cl3Os) 0.05 g을 정확히 달아 50 mL 
부피플라스크에 넣고 메탄올로 표선까지 채운다. 이 표준원액의 최종농도는 1 000 - 263 -mg/L가 되도록 제조하며 4 ç 이하에서 냉장보관하며 제조한다. 이 제조방법으로 제조
하여 사용하거나 판매하는 것을 구입하여 사용할 수 있다. 표준원액은 최대 1년 또는 
표시된 사용기한까지 사용할 수 있으나 10 mg/L이하의 표준용액은 최소한 1개월 마다 
새로 조제해야 한다.
     구분 화합물명 Chemical name CAS 번호1)
1 트리클로산 Triclosan(Irgasan) 3380-34-5
1) CAS 번호 : Chemical Abstracts Service registry num ber
1.4. 시료채취 및 준비
     시료를 채취하기 전에 시료를 잘 혼합하여야 하며 이것이 불가능할 경우에는 전체의 성
질을 대표할 수 있도록 서로 다른 곳에서 채취하여야 한다. 다만, 서로 다른 종류의 시료가 
혼재되어 있다고 판단될 때에는 혼재된 시료의 성분별로 각각에 대해 시료를 채취할 수 있다.
  1.4.1. 액체류
     액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩  
채취하여야 한다.
  1.4.2. 고체류
     고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취하여 한다. 따라서 다섯 지점에서  시
료를 채취한 한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.
  1.4.3. 스프레이류
     스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사 한 후 바로 시료를 채취한다. 
 1.5. 시험절차
  1.5.1 . 전처리
   1.5.1.1.  시료 약 1 ～ 4 g을 50 mL 플라스크에 넣고 메탄올을 10 ～ 20 mL 가한 후 초음파로 
추출한 다음 실온으로 방냉하여 메탄올로 표선을 맞춘다. 이후 0.45 um 멤브레인 
필터로 여과하여 시험용액으로 사용한다.
   1.5.1.2.  겔(메탄올에 녹지 않는 액상 포함) 및 고상시료의 경우, 시료 1 g을 달아 삼각플라
스크에 넣고 아세톤 20 mL 및 n-헥산 20 mL을 가한 후 1시간 동안 초음파 추출
하고, 여과 후 회전식 감암농축기에서 1 mL 정도까지 농축한 다음, 부피플라스크- 264 -에 넣고 메탄올로 채워 100 mL로 한 것을 시험용액으로 사용한다.
  1.5.2 . 고성능액체크로마토그래프 분석
     전처리에서 얻은 시험용액 20 µL를 취하여 고성능액체크로마토그래프에 주입하여 분석 한다. 
      <표 1> 고성능액체크로마토그래프에 의한 트리클로산의 분석조건(예)
항 목 조 건
컬럼 C18 (4.6 mm × 250 mm, 5 µm)
이동상A :  water B : Methanol
시간 A(%) B(%)
0～5 70 30
35 5 95
35 5 95
40 70 30
유속 0.7 mL/min
파장 255 nm, 270 nm, 284nm
주입량 20 µL
컬럼 온도 30 ç
  1.5.3. 검정곡선의 작성
     검정곡선 작성용 표준용액(100 mg/L)을 0 ～ 25mL를 단계별로 취하여 50  mL 부피플라스
크에 넣고 메탄올로 표선까지 채운다. 정량한계이상 농도로 4개 이상 준비하며 제조한다. 분
석물질의 농도(C S)를 취하여 가로축(x 축)에, 각 표준용액에 해당하는 피크 면적 (Ax)을 세
로축 (y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.
 1.6. 결과보고
  1.6.1. 계산
     검정곡선에서 얻어진 분석물질의 농도를 사용하여 다음의 식으로부터 제품 중 트리클로산 의 
농도를 각각 계산한다.
         제품 중 트리클로산의 농도(mg/kg) = 
× ×                   (식 1)
여기서, C 1 : 시료의 트리클로산 농도(mg/L)
C0 : 방법바탕시료의 트리클로산 농도(mg/L)
ƒ : 희석배수(검정곡선의 범위를 벗어날 경우)- 265 -V : 시료 추출용액의 부피(mL)
Wd : 제품시료의 무게(g)
 1.7. 참고문헌
  1.7.1.  국립환경과학원, “생활화학용품에 함유된 위해우려물질에 대한 위해성평가” (2012)
  1.7.2. (구) 자율안전부속서 07
(1) 시험장비
1) HPLC(High performance liquid chromatography)
2) GC-MSD 또는 LC-MSD
3) 50 mL 부피 플라스크
(2) 시험방법
1) 약 1 ~ 4 g을 50 mL 플라스크에 넣고 메탄올을 10 ~ 20 mL 가한 후 초 음파로 추출한다
2) 막 필터 여과하고 여액의 분취량을 기기분석을 실시한다. 다만 검출한계
   (Methyl Isothiazolin 5 mg/kg , 5-chloro methyl i sothiazolin 15 mg/kg, paraben류
   (Methyl paraben, Ethyl paraben, Propyl paraben) 5 m g/kg, Phenoxy ethanol 
   15 mg/kg, Triclosan 5 mg/kg) 미만 농도는 ‘검출 안 됨’으로 기 록한다. 
   검출된 피크는 GC-MSD 또는 LC-MSD로 확인한다.
3) 다음의 분석조건을 참고적으로 활용할 수 있다.
4) 분석조건
가) Column : C18, 5 ㎛, 250 mm × 4.6 mm
나) Detector : UV / DAD (255, 270, 284 nm)
다) Injection Volumn : 20 μL
라) Column Temperature : 30 ç
마) Eluent
min DW MeOH Flow rate 
0~5 70 30 
0.7 mL/min 30 5 95 
35 5 95 
40 70 30 
(3) 시험보고서에 포함되어야 할 정보
1) 분석조건(컬럼 종류 등)
2) 정량 중에 파악되거나 또는 재현성과 반복성 기준이 충족되지 않는 경우, 모든 비이상적인  특징
HPLC 크로마토그램- 266 -
- 267 -제14부 염화벤잘코늄
(Benzalkonium chloride)
1. 고성능액체크로마토그래피법
 1.1. 적용범위
     이 시험방법은 위해우려제품에 함유되어 있는 염화벤잘코늄의 측정방법으로서, 시료를 메 탄
올로 초음파 추출하여 고성능액체크로마토그래프로 분석하는 방법이다. 이 시험방법은 섬유
유연제 등에 적용할 수 있다.
1.2. 분석기기 및 기구
  1.2.1 . 고성능액체크로마토그래프/UV검출기(또는 다이오드어레이검출기, DAD)
  1.2.2 . 초음파추출기
  1.2.3 . 회전증발농축기
  1.2.4 . 부피플라스크 10 ～ 1000 mL의 용량으로 유리 또는 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE) 재질의 것
  1.2.5 . 피펫 0.1 ～ 10 mL 의 용량으로 유리 또는 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE) 재질의 것
 1.3. 시약 및 표준용액
      이 시험방법에 사용되는 시약들은 특별히 순도와 등급이 명시된 경우를 제외하고는 
HPLC 또는 잔류농약급을 사용하여야 하며, 다른 시약의 경우는 특급 (GR 또는 ACS 
등급) 이상을 사용한다.
  1.3.1. 메탄올 (Methanol, CH 3OH)
  1.3.2. 과염소산나트륨 (Sodium perchlorate, NaClO 4)
  1.3.3. 아세톤(Acetone, CH 3COCH 3)
  1.3.4. n-헥산 (n-Hexane, C 6H14, 86.18)
  1.3.5 이동상 용리액 A(1% NaClO 4 in water)- 268 -      1 L 부피플라스크에 과염소산나트륨 10 mL를 넣고 정제수로 표선까지 채운다.
  1.3.6 이동상 용리액 B(Methanol)
  1.3.7. 표준용액
     표준원액은 염화벤잘코늄 0.1 g을 정확히 달아 100 mL 부피플라스크에 넣고 정 제수로 
표선까지 채운다. 이 표준원액의 최종농도는 1,000 mg/L가 되도록 제조한다. 이 제조방 법
으로 제조하여 사용하거나 판매하는 것을 구입하여 사용할 수 있다. 표준원액은 최대 1
년 또는 표시된 사용기한까지 사용할 수 있으나 10 mg/L이하의 표준용액은 최소한 1
개월 마다 새로 조제해야 한다.
     구분 화합물명 Chemical name CAS 번호1)
1 염화벤잘코늄 Benzalkonium chloride 63449-41-2
1) CAS 번호 : Chemical Abstracts Service registry num ber
1.4. 시료채취 및 준비
     시료를 채취하기 전에 시료를 잘 혼합하여야 하며 이것이 불가능할 경우에는 전체의 성
질을 대표할 수 있도록 서로 다른 곳에서 채취하여야 한다. 다만, 서로 다른 종류의 시료가 
혼재되어 있다고 판단될 때에는 혼재된 시료의 성분별로 각각에 대해 시료를 채취할 수 있다.
  1.4.1. 액체류
     액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩  
채취하여야 한다.
  1.4.2. 고체류
     고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취하여 한다. 따라서 다섯 지점에서  시
료를 채취한 한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.
  1.4.3. 스프레이류
     스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사 한 후 바로 시료를 채취한다. 
 1.5. 시험절차
  1.5.1 . 전처리- 269 -   1.5.1.1.  시료 약 1 ~ 4 g을 50 mL 플라스크에 넣고 메탄올을 10 ~ 20 mL 가한 후 초음파
로 추출한다. 이후 막 필터로 여과한 액을 시험용액으로 사용한다.
   1.5.1.2.  겔(메탄올에 녹지 않는 액상 포함) 및 고상시료의 경우, 시료 1 g을 달아 삼각플라
스크에 넣고 아세톤 20 mL 및 n-헥산 20 mL을 가한 후 1시간 동안 초음파 추출
하고, 여과 후 회전식 감암농축기에서 1 mL 정도까지 농축한 다음, 용량플라스크
에 넣고 메탄올로 채워 100 mL로 한 것을 시험용액으로 사용한다.
  1.5.2 . 고성능액체크로마토그래프 분석
     전처리에서 얻은 시험용액 20 µL를 취하여 고성능액체크로마토그래프에 주입하여 분석 한다.
      <표 1> 고성능액체크로마토그래프에 의한 염화벤잘코늄의 분석조건(예)
항 목 조 건
컬럼 C18 (4.6 mm × 250 mm, 5 µm)
이동상min A : 1% NaClO 4(%) B : MeOH(%) 
0 35 65 
20 5 95 
25 5 95 
30 35 65 
유속 0.7 mL/min
파장 UV 220 nm
주입량 20 µL
컬럼 온도 30 ç
  1.5.3. 검정곡선의 작성
     검정곡선 작성용 표준용액은 표준원액(1000 mg/L)을 0 ～ 5 mL를 단계별로  취하여 50 mL 
부피플라스크에 넣고 정제수로 표선까지 채운다. 정량한계이상 농도로  4개 이상 준비하며 
제조한다.  분석물질의 농도(C S)를 취하여 가로축(x 축)에, 각 표준용액에 해당하는 피크 면
적 (Ax)을 세로축 (y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.
 1.6. 결과보고
  1.6.1. 계산
     검정곡선에서 얻어진 분석물질의 농도를 사용하여 다음의 식으로부터 제품 중 염화벤잘코 늄
의 농도를 각각 계산한다.
         제품 중 염화벤잘코늄의 농도(mg/kg) = 
× ×                   (식 1)- 270 -여기서, C1 : 시료의 염화벤잘코늄 농도(mg/L)
C0 : 방법바탕시료의 염화벤잘코늄 농도(mg/L)
ƒ : 희석배수(검정곡선의 범위를 벗어날 경우)
V : 시료 추출용액의 부피(mL)
Wd : 제품시료의 무게(g)
 1.7. 참고문헌
  1.7.1.  식품의약품안전처, “대한민국약전 [별표 5] 일반시험법” (2014)
  1.7.2.  Thermo scientific , “Rapid Determination of benzal konium Chloride in Cosmetic”
  1.7.3.  (구) 자율안전부속서 07
(1) 시험장비
1) HPLC(High performance liquid chromatography)
2) GC-MSD 또는 LC-MSD
3) 20 mL 부피 플라스크
(2) 시험방법
1) 약 1 ~ 4 g을 50 mL 플라스크에 넣고 메탄올을 10 ~ 20 mL 가한 후 초 음파로 추출한다. 
2) 막 필터 여과하고 여액의 분취량을 기기분석한다. 다만 검출한계 7.5 mg/kg 미만의  농도는 
'검출 안 됨'으로 기록하며 검출된 피크는 GC-MSD 또는 LC-MSD로 확인한다.
3) 다음의 분석조건을 참고적으로 활용할 수 있다.
4-) 분석조건(HPLC/UV)
가) Column : C18, 5 ㎛, 250 mm × 4.6 mm
나) Detector : UV / DAD (220, 260, 280 nm)
다) Injection Volumn : 20 μL
라) Column Temperature : 30 ç
마) Eluent
min H2O(1% NaClO4) MeOH Flow rate 
0 35 65 
0.7 mL/min 20 5 95 
25 5 95 
30 35 65 - 271 -제15부 수산화나트륨 및 수산화칼륨
(Sodium hydroxide and Potassium hydroxide)
1. 적정법(Titrimetric Method)
 1.1. 적용범위
     이 시험방법은 위해우려제품에 함유되어 있는 수산화나트륨 및 수산화칼륨의 측정방법으로 서, 
시료를 염산용액으로 적정하여 소비된 염산용액으로부터 수산화나트륨 및 수산화칼륨의 양
으로 환산하여 함량을 분석하는 방법이다. 이 시험방법은 세정제, 표백제 등에 적용할 수 있다 .
1.2. 분석기기 및 기구
  1.2.1 . 적정장치
  1.2.2 . 부피플라스크 10 ～ 1000 mL의 용량으로 유리 또는 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE) 재질의 것
  1.2.3 . 피펫 0.1 ～ 10 mL 의 용량으로 유리 또는 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE) 재질의 것
 1.3. 시약 및 표준용액
      이 시험방법에 사용되는 시약들은 특별히 순도와 등급이 명시된 경우를 제외하고는 
HPLC 또는 잔류농약급을 사용하여야 하며, 다른 시약의 경우는 특급 (GR 또는 ACS 
등급) 이상을 사용한다.
  1.3.1. 3 % 과산화수소수
      과산화수소수(Hydrogen peroxide, H 2O2, 분자량 : 34.01, 30 %) 10 mL를 100 mL 부피
플라스크에 넣고 정제수로 표선까지 채운다.
  1.3.2. 브롬페놀블루시약
      브롬페놀블루 0.10 g을 에탄올(95 %) 50 mL에 용해시킨 후 정제수로 1 00 mL까지 묽히
고 갈색병에 보존한다. 
  1.3.3.  염화바륨 용액(10 %) 
      염화바륨 •2수화물(Barium chloride dihydrate, BaCl 2•H2O, 분자량 : 244.26, 99%) 10 g- 272 -을 정제수에 녹이고 100 mL 부피플라스크에 옮겨 정제수로 표선까지 채운다.
  1.3.4. 페놀프탈레인 시약(1 %)
      페놀프탈레인(Phenolphthalein, 분자량 : 318.32, 98 %) 1. 0 g을 에탄올에 녹여 100 mL 
부피플라스크에 옮겨 에탄올로 표선까지 채운다.
  1.3.5. 0.1 mol/L 염산용액  부피분석용 표준액을 사용한다.
1.4. 시료채취 및 준비
     시료를 채취하기 전에 시료를 잘 혼합하여야 하며 이것이 불가능할 경우에는 전체의 성
질을 대표할 수 있도록 서로 다른 곳에서 채취하여야 한다. 다만, 서로 다른 종류의 시료가 
혼재되어 있다고 판단될 때에는 혼재된 시료의 성분별로 각각에 대해 시료를 채취할 수 있다.
  1.4.1. 액체류
     액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩  
채취하여야 한다.
  1.4.2. 고체류
     고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취하여 한다. 따라서 다섯 지점에서  시
료를 채취한 한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.
  1.4.3. 스프레이류
     스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사 한 후 바로 시료를 채취한다. 
 1.5. 시험절차(주성분이 과탄산나트륨 이외 계열에 적용)
  1.5.1. 전처리
   1.5.1.1.  시료 약 5 g을 정밀하게 측정하여 채취하고 50 mL의 부피 플라스크에 넣고 정제수를 
가하여 정확히 50 mL로 한다. 
   1.5.1.2.  그 10 mL를 정확히 채취하고 휘저어 섞으면서 3 % 과산화수소수 10 mL를 떨어뜨린 
후 열판 위에서 2분간 펄펄 끓여 이것을 시험용액으로 한다. 분석 전에 0.45um 맴브
레인 필터로 걸러서 사용한다.(1)
          주(1) 시험용액에 따라 필요한 경우 적용함
   1.5.1.3.  추출된 시료용액을 0.2 um 멤브레인 필터로 여과하여 시험용액으로 한다.
  1.5.2. 적정- 273 -   1.5.2.1.  시험용액을 브롬페놀블루 시약  2방울을 지시약으로서 0.1 mol/L 염산으로 적정한다. 
이때 적정에 필요한 0.1 mol/L 염산의 소비량을 V(mL)로 한다.(1)
         주(1) 시험용액의 색을 띠어 지시약으로 시험이 힘든 경우, pH미터를 사용하여 시험용액이 
pH 5.4 ± 0.2가  될 때 까지 적정
   1.5.2.2.  따로 3 % 과산화수소 10 mL를 취하고 열판 위에서 2분간 펄펄 끓인 후 시료와 동
일하게 적정하였을 때 0.1 mol/L 염산의 적정소비량을 V 0(mL)로 한다.
  1.5.3. 계산
     다음 식에 따라 계산할 때 시료 중에 함유된 수산화칼륨 또는 수산화나트륨의 함량을  
산출한다.
NaOH  
S× ×VVo×f×
× 
                    여기서  V : 0.1 mol/L HCl 소비량(mL)
                            V0 : 3 % 과산화수소수를 끓인 후 0 .1 mol/L HCI로 적정하였을 때
의 소비량(mL)
                            f  : 0.1 mol/L HCI 농도계수
                            S  : 시료 무게(g)
 1.6. 시험절차(주성분이 과탄산나트륨 계열에 적용)
  1.6.1. 전처리
   1.6.1.1.  시료 (고체는 약 40 g, 액체는 약 80 g)를 1 mg 까지 정확히 달아 취하고, 이 산화탄
소를 함유하지 않은 물 약 200 mL를 넣는다.
   1.6.1.2.  실온으로 식힌 후 500 mL 부피 플라스크로 옮겨 넣고, 이산화탄소를 함유하지 않은 
물로 눈금까지 묽힌다.
   1.6.1.3.  이 용액을 폴리에틸렌 병에 옮겨 넣어 시험 용액으로 하고, 분석 전에 0.45um 맴브레
인 필터로 걸러서 사용한다.(1) 즉시 시험하여야 하며 사용할 때 마다 잘 흔들어서 사
용한다. 
          주(1) 시험용액에 따라 필요한 경우 적용함
  1.6.2. 적정
   1.6.2.1.  시험 용액 20 mL를 마개 달린 300 mL 삼각 플라스크에 옮겨 넣고 이산화탄소를 함
유하지 않은 물 약 50 mL 와 염화바륨 용액(10 %) 약 25 mL를 넣고 조용히 흔들 어 
섞는다.- 274 -   1.6.2.2.  지시약으로 페놀프탈레인 용액(1 %) 몇 방울을 넣고 천천히 흔들면서 0.1 mol/L 염
산용액으로 적정하여 엷은 붉은색이 소멸되는 점을 종말점으로 한다.(2)
         주(2) 시험용액의 색을 띠어 지시약으로 시험이 힘든 경우, pH미터를 사용하여 시험용액이 
pH 8.3 ± 0.2이  될 때 까지 적정한다.
   1.6.2.3.  별도로 정제수 20 mL로 준비하여 시료와 동일하게 적정하였을 때 0.1 mol/L 염산
의 적정소비량을 V 0(mL)로 한다.
  1.6.3. 계산
     다음 식에 따라 계산할 때 시료 중에 함유된 수산화칼륨 또는 수산화나트륨의 함량을 산
출한다.
 
× ××  ×
× 
                  여기서  V  : 시험용액의 적정에 사용된 0.1 mol/L  HCl 소비량(mL)
                          V0 : 공 시험용액의 적정에 사용된 0.1 mol/L HCl 소비량(mL)
                          f  : 0.1 mol/L HCI 농도계수
                          S  : 시료 채취량(g)
 1.7. 참고문헌
     “내용없음”- 275 -제16부 염산 및 황산
(Hydrochloric acid and Sulfuric acid)
1. 적정법(Titrimetric Method)
 1.1. 적용범위
     이 시험방법은 위해우려제품에 함유되어 있는 염산 및 황산의 측정방법으로서, 시료를 수산화
나트륨 용액으로 적정하여 소비된 수산화나트륨 용액으로부터 염산 및 황산의 양으로 환산하
여 함량을 분석하는 방법이다. 이 시험방법은 세정제 등에 적용할 수 있다.
1.2. 분석기기 및 기구
  1.2.1 . 적정장치
  1.2.2 . 부피플라스크 10 ～ 1000 mL의 용량으로 유리 또는 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE) 재
질의 것
  1.2.3 . 피펫 0.1 ～ 10 mL 의 용량으로 유리 또는 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE) 재질의 것
 1.3. 시약 및 표준용액
      이 시험방법에 사용되는 시약들은 특별히 순도와 등급이 명시된 경우를 제외하고는 
HPLC 또는 잔류농약급을 사용하여야 하며, 다른 시약의 경우는 특급 (GR 또는 ACS 
등급) 이상을 사용한다.
  1.3.1. 0.1 mol/L 수산화나트륨 용액  부피분석용 표준액을 사용한다.
  1.3.2. 브로모크레졸 그린 시약(Bromocresol green)
      브로모크레졸 그린(Bromocresol green, C 21H14Br4O5S, 분자량 : 698.01, 95 %) 0.1 g을 
에탄올에 녹이고 100 mL 부피플라스크에 옮겨 에탄올로 표선까지 채운다.
1.4. 시료채취 및 준비
     시료를 채취하기 전에 시료를 잘 혼합하여야 하며 이것이 불가능할 경우에는 전체의 성
질을 대표할 수 있도록 서로 다른 곳에서 채취하여야 한다. 다만, 서로 다른 종류의 시료가 - 276 -혼재되어 있다고 판단될 때에는 혼재된 시료의 성분별로 각각에 대해 시료를 채취할 수 있다.
  1.4.1. 액체류
     액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩  
채취하여야 한다.
  1.4.2. 고체류
     고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취하여 한다. 따라서 다섯 지점에서  시
료를 채취한 한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.
  1.4.3. 스프레이류
     스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사 한 후 바로 시료를 채취한다. 
 1.5. 시험절차
  1.5.1. 전처리
     시료 약 1 g을 0.001 g 까지 정확히 달아 취하고, 200 mL의 부피 플라 스크에 넣고 정제수를 
가하여 정확히 200 mL로 한다.
  1.5.2. 적정
   1.5.2.1.  브로모크레졸 그린 시약 2 방울을 첨가하고 0.1 mol/L 수산화나트륨으로 색깔이 황색에 서 
청색으로 바뀔 때까지 적정한다.(1)
         주(1) 시험용액의 색을 띠어 지시약으로 시험이 힘든 경우, pH미터를 사용하여 시험용액이 
pH 5.4 ± 0.2 가 될 때 까지 적정한다.
  1.5.3. 계산
     다음 식에 따라 계산할 때 시료 중에 함유된 황산 및 염산의 함량을 산출한다.
HCl  mV×   × m  × V
          여기서  V : 적정하는 동안 사용된 0.1 mol/L 수산화나트륨의 부피 (mL)
                  m  : 시료의 질량(g)
                  0.003646 : 정확하게 0.1 mol/L 수산화 나트륨  1 mL에 해당하는 염산의 질량(g)
 1.6. 참고문헌
     “내용없음”- 277 -제17부 이산화염소
(Chlorine dioxide)
1. DPD 황산제일철암모늄 적정법(DPD Ammonium ferrous sulfate ti tration Method)
 1.1. 적용범위
     이 시험이 시험방법은 위해우려제품에 함유되어 있는 이산화염소를 측정하는 방법으로서 시료
의 pH를 인산염완충용액으로 약산성으로 조절한 후 DPD로 발색하여 황산제일철암모늄으로 
적정하여 분석한다. 이 시험방법은 탈취제, 살조제  등에 적용할 수 있다.
1.2. 분석기기 및 기구
  1.2.1 . 적정장치
  1.2.2 . 부피플라스크 10 ～ 1000 mL의 용량으로 유리 또는 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE) 재질의 것
  1.2.3 . 피펫 0.1 ～ 10 mL 의 용량으로 유리 또는 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE) 재질의 것
 1.3. 시약 및 표준용액
      이 시험방법에 사용되는 시약들은 특별히 순도와 등급이 명시된 경우를 제외하고는 
HPLC 또는 잔류농약급을 사용하여야 하며, 다른 시약의 경우는 특급 (GR 또는 ACS 
등급) 이상을 사용한다.
  1.3.1. 정제수
       이 시험방법의 정제수는 잔류염소가 제거된 것을 사용한다.
  1.3.2. DPD 시약
      N,N-디에틸-P-페니렌디아민황산염 (N,N-diethyl-p-phenylened iamine sulfate 
anhydrous, (C 2H5)2NC6H4NH2H2SO4, 262.33) 1.1 g을 용해시켜 사용한다. 이 시약을 
(1+3) 황산 (sulfuric acid, H 2SO4, 98.08) 8 mL와 EDTA (ethylenediamine tetraacetic 
acid disodium salt dihydrate, C 10H14N2Na2O8º2H2O , 372.20) 800 mg을 녹인 증류수에 
넣어 완전히 용해시킨 다음 정확히 1 L가 되게 하고 갈색 병에 넣어 습기가 없고 어두
운 곳에 보관한다. 담적색으로 착색이 되면 버리고 다시 조제한다.- 278 -  1.3.3. 황산용액 (1+3)
  1.3.4. 황산용액 (5%, v/v)
  1.3.5. 중탄산나트륨용액
      중탄산나트륨 (sodium bicarbonate, NaHCO 3, 84.01) 27.5 g을 정제수 500 mL에 녹인다.
  1.3.6. 인산염완충용액 (pH 6.5)
      인산이수소칼륨 (potassium dihydrogen phosphate, KH 2PO4, 136.09) 46 g과 인산수소이
나트륨 (disodium hydrogen phosphate, Na 2HPO 4, 141.98) 24 g을 증류수에 넣어 녹이고 
증류수 100 mL에 녹인 것과 혼합한 후 정제수를 넣어 1 L로 하고 염화제 2 수은 20  
mg을 넣는다. 이 용액의 pH는 6.5이다.
  1.3.7. 글리신용액 (10%)
      글리신(glycine, C 2H5NO2, 75.07) 10 g을 정제수에 녹여 정확히 100 mL가 되게 한다.
  1.3.8. 표준용액
   1.3.8.1.  황산제일철암모늄 (ammonium ferrous sulfate, (NH 4)2Fe(SO 4)2º6H2O, 392.13) 
1.106 g을 (1+3) 황산용액 1 mL에 녹이고 정제수를 넣어 정확히 1 L가 되게 한 다.
   1.3.8.2.  이 용액은 조제 후 한 달간 유효하며 이는 중크롬산칼륨으로 아래와 같이 확인할 
수 있다.
   1.3.8.3.  황산제일철암모늄용액 100 mL에 (1+5)황산 10 mL, 진한 인산(phosphoric  acid, 
H3PO4, 97.99) 5 mL, 0.1% 바륨디페닐아민설폰산염 (barium diphenylamin e 
sulfonate, C 24H20BaN 2O6S2, 633.88) 2 mL를 지시약으로 넣고 중크롬산칼륨 적정용
액으로 적정 시 보라색으로 30초 동안 유지되는지 확인한다.
  1.3.9. 유효잔류염소 측정법
   1.3.9.1.  염소농도 5 mg/L 이하에 해당하는 적정 조제시료 100 mL를 250 mL 플라스크에 
넣는다. 별도의 시험관에 인산염완충액 5 mL, DPD 용액 5 mL, EDTA 200 mg 을 
넣어 혼합하고 이것을 조제시료가 담긴 플라스크에 넣는다.  
   1.3.9.2.  위의 용액에 요오드화칼륨을 0.5 g을 넣고 5 % 황산용액을 1 mL넣어 혼합 후 2분
간 정치하고 중탄산나트륨 용액을 5 mL 넣고 혼합 후 즉시 황산제일철암모늄용액- 279 -으로 무색이 될 때까지 적정한다. 
   1.3.9.3.  황산제일철암모늄용액으로 적정시 무색이 안될 경우 희석하여 재분석한다. 클로라민이 
생성되지 않은 시료의 경우 앞 1.3.8.3에 바로 황산제일철암모늄용액으로 적정한다.
유효염소 농도 : 황산제일철암모늄 1 mL = 유효염소   
실제 조제시료 중 유효염소 농도 = 유효염소 ×시료부피 
1.4. 시료채취 및 준비
     시료를 채취하기 전에 시료를 잘 혼합하여야 하며 이것이 불가능할 경우에는 전체의 성
질을 대표할 수 있도록 서로 다른 곳에서 채취하여야 한다. 다만, 서로 다른 종류의 시료가 
혼재되어 있다고 판단될 때에는 혼재된 시료의 성분별로 각각에 대해 시료를 채취할 수 있다.
  1.4.1. 액체류
     액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩  
채취하여야 한다.
  1.4.2. 고체류
     고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취하여 한다. 따라서 다섯 지점에서  시
료를 채취한 한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.
  1.4.3. 스프레이류
     스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사 한 후 바로 시료를 채취한다.
 1.5. 시험절차
  1.5.1. 전처리
   1.5.1.1.  시료 100 mL에 글리신 용액 2 mL를 넣어 섞는다. 이때 시료 중 유효염소 농도가 
5 mg/L 이상인 경우 소량의 시료를 취하여 전량 100 mL가 되도록 희석하여 사용
한다.
     [비고] 살조제의 경우 1～2 g(시료의 이산화염소의 함량에 따라 변경가능)을 취하 여 100 mL 
정제수에 녹여 시료용액을 제조하거나 제조사가 제시하는 제품의 표준사용량을 참고하여 
정제수로 희석하여 시료용액을 준비한다.
   1.5.1.2.  다른 플라스크에 인산염 완충용액 5 mL와 DPD 시약 5 mL를 넣고 섞는다.- 280 -   1.5.1.3.  여기에 EDTA 약 200 mg 넣은 뒤 글리신 용액을 넣은 시료를 넣고 균질하게 혼합
하여 신속하게 적정한다.
  1.5.2. 적정
   1.5.2.1.  용액을 혼합 후 적자색으로 발색이 되면 즉시 황산제일철암모늄용액으로 적자색이 
사라질 때까지 적정한다.
  1.5.3. 계산
   1.5.3.1. 이산화염소농도
     최종 용액 중에 분석성분의 측정값으로부터 다음의 식을 사용하여 시료 중에 각 성분의  농도를 
계산한다. 희석하여 분석할 때에는 희석배수를 고려하여 농도를 계산한다.
시료 중 이산화염소(mg/L) = 1.9 × a                      (식 1)
여기서, a : 적정에 소비된 황산제일철암모늄용액의 양(mL)
   1.5.3.2. 이산화염소농도의 함량
     분석물질의 농도를 사용하여 다음의 식으로부터 제품 중 이산화염소의 함량을 계산한다.
         제품 중 분석물질의 함량(mg/kg) = ×                  (식 2)
여기서, C : 분석시료의 이산화염소 농도(mg/L)
V : 시료용액의 부피(mL)
Wd : 제품시료의 무게(g)
 1.6. 참고문헌
  1.6.1. Standard Method 4500-Cl F, 1995, DPD Ferrous Titrim etric Method.
  1.6.2. Standard Method 4500-ClO 2 D, 1995, DPD Method.- 281 -제18부 전인산염
(Phosphate Phosphorus)
1. 일반사항
 1.1. 적용범위
     이 시험방법은 위해우려제품에 함유되어 있는 전인산염의 분석방법으로 전처리과정, 에 
대해 자세히 기술하였다. 이 시험방법은 합성세제, 표백제 등에 적용할 수 있다.
2. 자외선/가시선 분광법-이염화주석환원법(UV/Visible Spectrometry-Tin (II) 
Chloride Method)
 2.1. 적용범위
     이 시험방법은 위해우려제품에 함유되어 있는 인산염인을 측정하기 위하여 시료를 정제수 로 
추출하여 인산염인이 몰리브덴산암모늄과 반응하여 생성된 몰리브덴산인 암모늄을 이염화
주석으로 환원하여 생성된 몰리브덴 청의 흡광도를 690 nm에서 측정하는 방법이다.
 2.2. 분석기기 및 기구
  2.2.1. 자외선/가시선 분광광도계
  2.2.2 . 부피플라스크 50 ～ 1000 mL의 용량으로 유리 또는 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE) 재질의 것
  2.2.3 . 피펫 0.1 ～ 10 mL 의 용량으로 유리 또는 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE) 재질의 것
 2.3. 시약 및 표준용액
     이 시험방법에 사용되는 시약들은 특별히 순도와 등급이 명시된 경우를 제외하고는 산의  
경우 중금속 시험용 또는 반도체용을 사용하여야 하며, 다른 시약의 경우는 특급 (GR 또
는 ACS 등급) 이상을 사용한다.
  2.3.1. p-나이트로페놀용액(0.1 %)
     p-나이트로페놀용액 (para-nitrophenol, C 6H5NO3, 분자량 : 139.11) 0.1 g을 정제수에 녹여 
100 mL로 한다.- 282 -  2.3.2. 몰리브덴산 암모늄-아스코빈산 혼합용액
     몰리브덴산암모늄 (ammonium molybdate tetrahydrate, (NH 4)6Mo7O24•4H2O, 분자량 : 
1235.96) 6 g과 타타르산안티몬칼륨 (antimony potassium tartrat e, C 8H4K2O12Sbㆍ3H 2O, 분
자량 : 667.87)  0.24 g을 정제수 약 300 mL에 녹이고 황산(2 + 1) 1 20 mL와 설퍼민산암모
늄 (ammonium sulfamate, NH 4OSO 2NH2, 분자량 : 114.12) 5 g을 넣어 녹인 다음 정제수를 
넣어 500 mL로 하고 여기에 7.2 % L-아스코빈산 (ascorbic acid, C 6H8O6, 분자량 : 176.12) 
용액 100 mL를 넣어 섞는다. 사용 시 조제한다.
  2.3.3. 수산화나트륨용액(4 %)
     수산화나트륨 (Sodium hydroxide,  NaOH, 분자량 : 40.00) 4 g을 정확히 취하여 정제수에 
녹여 100 mL로 한다.
  2.3.4. 이염화주석용액(10 %)(인산염시험용) 
     이염화주석 •2수화물 (tin(II) chloride, SnCl 2•2H2O, 분자량 : 225.63  10 g을 염산(인산염
시험용)에 넣어 녹이고 염산(인삼염시험용)을 넣어 100 mL로 한다.
  2.3.5. 표준용액(100 mg/L)
     미리 105 ç에서 건조한 인산이수소칼륨 (potassium phosphate, monobasic, KH 2PO4, 분
자량 : 136.09 ; 표준시약) 0.439 g을 정밀히 달아 정제수에 녹여 정확히 1 L 로 한다.
  2.3.6. 표준용액(5 mg/L) 
     표준원액(100 mg/L) 5 mL를 정확히 취하여 정제수를 넣어 100 mL로 한 다. 
2.4. 시료채취 및 준비
     시료를 채취하기 전에 시료를 잘 혼합하여야 하며 이것이 불가능할 경우에는 전체의 성
질을 대표할 수 있도록 서로 다른 곳에서 채취하여야 한다. 다만, 서로 다른 종류의 시료가 
혼재되어 있다고 판단될 때에는 혼재된 시료의 성분별로 각각에 대해 시료를 채취할 수 있다.
  2.4.1. 액체류
     액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩  
채취하여야 한다.
  2.4.2. 고체류- 283 -     고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취하여 한다. 따라서 다섯 지점에서  시
료를 채취한 한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.
 2.5. 시험절차
  2.5.1 . 전처리
   2.5.1.1. 시료 약 1g을 취하여 증류수 50 mL를 가하여 30분간 초음파 추출한다. 초음파 추출 
후 0.45 um 시린지 필터를 사용하여 여과 후 분석한다.
  2.5.2 . 발색
   2.5.2.1.  여과한 시료 적당량(인산염인 으로써 0.05 mg 함유)을 취하여 50 mL 부피 플라스
크에 넣고 정제수를 넣어 약 40 mL로 한다. 
           [주 1] 시료가 산성일 경우에는 p-니트로페놀용액(0.1 %)을 지시약 으로 수산화나트륨
용액(4 %) 또는 암모니아수(1 + 10)를 넣어 액이 황색이 나타낼 때까지 중화 한다.
   2.5.2.2. 여기에 몰리브덴산암모늄용액 5 mL를 넣어 흔들어 섞고 이염화주석용액(인산염 시
험용) 약 0.25 mL를 넣고 정제수를 넣어 표선을 채운 다음 다시 흔들어 섞고 20 ç 
∼ 30 ç에서 10분간 방치한 다음 이 용액의 일부를 층장 10 mm 흡수 셀에 옮겨 
시료용액으로 한다.
            [주 2] 발색제를 넣은 다음 흡광도 측정까지의 소요시간은 10분 ∼ 12분으로 한다.
   2.5.2.3. 따로 정제수 40 mL를 취하여 시료의 시험방법에 따라 시험하여 바탕시험용액으로 
한다.
  2.5.3. 분광광도계 분석
   2.5.3.1. 바탕시험용액을 대조액으로 하여 690 nm에서 시료용액의 흡광도를 측정한다.
      <표 1> 분광광도계에 의한 전인산염 측정(이염화주석환원법)
이온 측정파장(nm) 
인산염인 690
  2.5.4. 검정곡선의 작성
     인산염인 표준용액(5 mg/L) 0 mL ∼ 10 mL를 단계적으로 취하여 50 mL 부피플라스크
에 넣고 정제수를 넣어 40 mL로 한다. 단, 표준용액은 바탕용액을 제외하고 3개 이상 제- 284 -조해야하며 필요에 따라 사용하는 표준용액의 양을 달리 할 수 있다. 2.5.2에 따라 발색시
켜 측정한다. 단, 검정곡선용 표준용액은 정량한계 이상 농도를 3개 이상 포함하며 필요에 
따라 사용하는 표준용액의 농도와 개수를 달리 할 수 있다. 인산염인의 농도(mg/L)를 가로
축(x 축)에, 흡광도값을 세로축(y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.
 2.6. 결과보고
  2.6.1. 계산
     검정곡선에서 얻어진 전인산염의 농도를 사용하여 다음의 식으로부터 제품 중 전인산염의  
농도를 계산한다.
          제품 중 전인산염의 농도(%) = ×
×              (식 1)
 
여기서, C 1 : 검정곡선에서 얻어진 분석시료의 인산염인 농도(mg/L)
C0 : 검정곡선에서 얻어진 방법바탕시료의 인산염인 농도(mg/L)
V : 시험용액의 부피(mL)
Wd : 제품시료의 무게(g)
 2.7. 참고문헌
  2.7.1.  KS M 2709 : 2006, 합성 세제 시험 방법(2011).
  2.7.2. JIS K 0102 46.1, 일본규격협회
  2.7.3. 환경부, 수질오염공정시험기준, ES 04360.1b, 인산염인-자외선/가시선 분광법-이염화주 석
환원법- 285 -3. 자외선/가시선 분광법-아스코빈산환원법(UV/Visible Spectrometry-Asco rbic 
Acid Method)
 3.1. 측정원리
     이 시험방법은 위해우려제품에 함유되어 있는 전인산염을 측정하기 위하여 시료를 정제수 로 
추출하여 인산엽인과 몰리브덴산암모늄이 반응하여 생성된 몰리브덴산인암모늄을 아스코빈산
으로 환원하여 생성된 몰리브덴산 청의 흡광도를 880 nm에서 측정하여 인산염인을 정량하는 
방법이다.
 3.2. 분석기기 및 기구
  3.2.1. 자외선/가시선 분광광도계
  3.2.2 . 부피플라스크 50 ～ 1000 mL의 용량으로 유리 또는 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE) 재질의 것
  3.2.3 . 피펫 0.1 ～ 10 mL 의 용량으로 유리 또는 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE) 재질의 것
 3.3. 시약 및 표준용액
     이 시험방법에 사용되는 시약들은 특별히 순도와 등급이 명시된 경우를 제외하고는 산의  
경우 중금속 시험용 또는 반도체용을 사용하여야 하며, 다른 시약의 경우는 특급 (GR 또
는 ACS 등급) 이상을 사용한다.
  3.3.1. p-나이트로페놀용액(0.1 %)
     p-나이트로페놀용액 (para-nitrophenol, C 6H5NO3, 분자량 : 139.11) 0.1 g을 정제수에 녹여 
100 mL로 한다.
  3.3.2. 몰리브덴산 암모늄-아스코빈산 혼합용액
     몰리브덴산암모늄 (ammonium molybdate tetrahydrate, (NH 4)6Mo7O24•4H2O, 분자량 : 
1235.96) 6 g과 타타르산안티몬칼륨 (antimony potassium tartrat e, C 8H4K2O12Sbㆍ3H 2O, 분
자량 : 667.87)  0.24 g을 정제수 약 300 mL에 녹이고 황산(2 + 1) 1 20 mL와 설퍼민산암모
늄 (ammonium sulfamate, NH 4OSO 2NH2, 분자량 : 114.12) 5 g을 넣어 녹인 다음 정제수를 
넣어 500 mL로 하고 여기에 7.2 % L-아스코빈산 (ascorbic acid, C 6H8O6, 분자량 : 176.12) 
용액 100 mL를 넣어 섞는다. 사용 시 조제한다.- 286 -  3.3.3. 수산화나트륨용액(4 %)
     수산화나트륨 (Sodium hydroxide,  NaOH, 분자량 : 40.00) 4 g을 정확히 취하여 정제수에 
녹여 100 mL로 한다.
  3.3.4. 황산(2 + 1)
  3.3.5. 표준용액(100 mg/L)
     미리 105 ç에서 건조한 인산이수소칼륨 (potassium phosphate, monobasic, KH 2PO4, 분
자량 : 136.09 ; 표준시약) 0.439 g을 정밀히 달아 정제수에 녹여 정확히 1 L 로 한다.
3.4. 시료채취 및 준비
     시료를 채취하기 전에 시료를 잘 혼합하여야 하며 이것이 불가능할 경우에는 전체의 성
질을 대표할 수 있도록 서로 다른 곳에서 채취하여야 한다. 다만, 서로 다른 종류의 시료가 
혼재되어 있다고 판단될 때에는 혼재된 시료의 성분별로 각각에 대해 시료를 채취할 수 있다.
  3.4.1. 액체류
     액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩  
채취하여야 한다.
  3.4.2. 고체류
     고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취하여 한다. 따라서 다섯 지점에서  시
료를 채취한 한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.
 3.5. 시험절차
  3.5.1 . 전처리
   3.5.1.1. 시료 약 1g을 취하여 증류수 50 mL를 가하여 30분간 초음파 추출한다. 초음파 추출 
후 0.45um 시린지 필터를 사용하여 여과 후 분석한다.
  3.5.2 . 발색
   3.5.2.1.  여과한 시료 적당량(인산염인 으로써 0.05 mg 함유)을 취하여 50 mL 부피 플라스
크에 넣고 정제수를 넣어 약 40 mL로 한다. 
           [주 1] 시료가 산성일 경우에는 p-니트로페놀용액(0.1 %)을 지시약 으로 수산화나트륨- 287 -용액(4 %) 또는 암모니아수(1 + 10)를 넣어 액이 황색이 나타낼 때까지 중화 한다.
   3.5.2.2. 몰리브덴산암모늄-아스코빈산 혼합용액 4 mL를 넣고 정제수를 넣어 표선을 채운 
다음, 흔들어 섞고 20 ç ∼ 40 ç에서 약 15분간 방치한다. 
            [주 2] 이 때 용액은 30분을 초과해서는 안 된다.
  3.5.3. 분광광도계 분석
   3.5.3.1. 이 용액 일부를 층장 10 mm 흡수 셀에 옮겨 시료용액으로 하고 따로 정제수 40 
mL를 취하여 전처리에 따라 시험하여 바탕시험액으로 한다.
   3.5.3.2. 바탕시험용액을 대조액으로 하여 880 nm에서 흡광도를 측정하고 미리 작성한 검정
곡선으로부터 인산염인의 양을 구하고 농도 (mg/L)를 산출한다.
           [주 3] 880 nm에서 흡광도 측정이 불가능할 경우에는 710 nm에 서 측정한다.
   3.5.3.3. 인산염인의 농도가 미량일 경우에는 발색 후 15 분간 방치한 시료액을 125 mL 분별
깔때기에 옮기고 다이이소부틸케톤(DIBK) 10 mL를 넣어 약 5 분간 흔들어 섞고 
정치하여 액을 분리한 다음 수층은 버리고 다이이소부틸케톤층을 흡수셀에 옮겨 
640 nm에서 흡광도를 측정한다.
      <표 1> 분광광도계에 의한 전인산염 측정(아스코빈산환원법)
이온 측정파장(nm) 
인산염인 880
  3.5.4. 검정곡선의 작성
     인산염인 표준용액(5 mg/L) 0 mL ∼ 10 mL를 단계적으로 취하여 50 mL 부피플라스크
에 넣고 정제수를 넣어 40 mL로 한다. 단, 표준용액은 바탕용액을 제외하고 3개 이상 제
조해야하며 필요에 따라 사용하는 표준용액의 양을 달리 할 수 있다. 1.6.2에 따라 발색시
켜 측정한다. 단, 검정곡선용 표준용액은 정량한계 이상 농도를 3개 이상 포함하며 필요에 
따라 사용하는 표준용액의 농도와 개수를 달리 할 수 있다. 인산염인의 농도(mg/L)를 가로
축(x 축)에, 흡광도값을 세로축(y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.
 3.6. 결과보고
  3.6.1. 계산- 288 -     검정곡선에서 얻어진 전인산염의 농도를 사용하여 다음의 식으로부터 제품 중 전인산염의  
농도를 계산한다.
          제품 중 전인산염의 농도(%) = ×
×              (식 1)
 
여기서, C 1 : 검정곡선에서 얻어진 분석시료의 인산염인 농도(mg/L)
C0 : 검정곡선에서 얻어진 방법바탕시료의 인산염인 농도(mg/L)
V : 시험용액의 부피(mL)
Wd : 제품시료의 무게(g)
 3.7. 참고문헌
  3.7.1.  KS M 2709 : 2006, 합성 세제 시험 방법(2011).
  3.7.2. US EPA Method 365.3, "Phosphorus, Colorimetric, Asc orbic Acid, Two Reagent", 
(1979). 
  3.7.3. APHA, AWWA, WEF, Standard Methods for the Examinati on of Water and 
Wastewater. 21th ed, Part 4500-P E. "Ascorbic acid method", (2005).
  3.7.4. 환경부, 수질오염공정시험기준, ES 04360.2b, 인산염인-자외선/가시선 분광법-아스코빈 산
환원법- 289 -4. 자외선/가시선 분광법-몰디브도바나딘산 분광법(UV/Visible Spectrometry
   -Molybdovanadate Spectrometric Method)
 4.1. 측정원리
     이 시험방법은 위해우려제품에 함유되어 있는 각 형태의 인산염을 질산으로 가수분해한 후, 
여기에 몰리브도바나딘산염 용액을 가하여 생성한 노란색 착화합물의 흡광도를 400nm에서 
측정하여 인산염인을 정량하는 방법이다. 
 4.2. 분석기기 및 기구
  4.2.1. 자외선/가시선 분광광도계
  4.2.2 . 부피플라스크 50 ～ 1000 mL의 용량으로 유리 또는 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE) 재질의 것
  4.2.3 . 피펫 0.1 ～ 10 mL 의 용량으로 유리 또는 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE) 재질의 것
 4.3. 시약 및 표준용액
     이 시험방법에 사용되는 시약들은 특별히 순도와 등급이 명시된 경우를 제외하고는 산의  
경우 중금속 시험용 또는 반도체용을 사용하여야 하며, 다른 시약의 경우는 특급 (GR 또
는 ACS 등급) 이상을 사용한다.
  4.3.1. 몰리브도바나딘산염 용액
     메타바나딘산암모늄 (ammonium metavanadate, NH 4VO3, 분자량 : 116.98) 1.12 g을 정제수 
200 mL ～ 300 mL에 녹이고 질산 250 mL를 가한다. 별도로 몰리브덴산암모늄 •4수화물
(ammonium molybdate tetrahydrate, (NH 4)6Mo7O24•4H2O, 분자량 : 1235.96) 27 g을 정제수 
약 100 mL에 녹여 제조하고 이 용액을 조금씩 천천히 넣고 다음 정제수를 가하여 전량을 
1 L로 하여 착색병에 보관한다.
     [비고] 보존 중에 침전이 생긴 경우, 폐기하고 다시 제조하여 사용한다.
  4.3.2. 0.02 mol/L(0.1N) 과망간산칼륨용액
     과망간산칼륨(potassium permanganate, KMnO4, 분자량 : 158 .03) 0.33 g을 정제수 100 
mL에 녹인 후 1 ～ 2 시간동안 끓인 후 하룻밤 어두운 곳에서 방치한다. 유리여과지로 여
과하여 갈색병에 넣어 어두운 곳에서 보관한다.- 290 -  4.3.3. 옥살산용액
     옥살산 •2수화물(oxalic acid dihydrate, HC 2CCO 2H•2H2O,, 분자량 : 126.07) 10 g과 황산망
간•5수화물(mnganese(II) sulfate pentahydrate, MnSO 4•5H2O,, 분자량 : 241.08) 1 g을 약 
60 ç의 정제수 약 60 mL에 녹여서 황산(1+4) 20 mL를 넣고 용액이 투명하게 된 후 정 제
수를 가하여 100 mL로 한다.
  4.3.4. 질산
  4.3.4. 황산(1+4)
  4.3.5. 에탄올(95 % 또는 99 %)
  4.3.6. 표준용액(300 mg/L)
     표준원액(1000 mg/L)은 황산 데시케이터 속에서 24시간 이상 건조한 인산이수 소칼륨 
(potassium phosphate, monobasic, KH 2PO4, 분자량 : 136.09 ; 표준시약) 19.174 g을 정확
하게 달아 정제수에 녹 정확히 1 L로 한다. 표준용액(300 mg/L)은 표준원액 3 mL 를 홀 
피펫으로 취하여 100 mL 부피플라스크에 넣고 질산 2 mL를 가하여 정제수로 표선까지 
채운다.
4.4. 시료채취 및 준비
     시료를 채취하기 전에 시료를 잘 혼합하여야 하며 이것이 불가능할 경우에는 전체의 성
질을 대표할 수 있도록 서로 다른 곳에서 채취하여야 한다. 다만, 서로 다른 종류의 시료가 
혼재되어 있다고 판단될 때에는 혼재된 시료의 성분별로 각각에 대해 시료를 채취할 수 있다.
  4.4.1. 액체류
     액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩  
채취하여야 한다.
  4.4.2. 고체류
     고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취하여 한다. 따라서 다섯 지점에서  시
료를 채취한 한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.
 4.5. 시험절차- 291 -  4.5.1. 전처리
   4.5.1.1. 시료 약 5 g을 삼각플라스크에 1 mg까지 정밀하게 무게를 달아 에탄올 100 mL를 
가하여 약 60 ç 물중탕에서 30분 동안 흔들어 섞으면서 용해한다.
           [비고] 분말 또는 입자상 시료에는 95 % 순도의 에탄올을 사용하고 액 체상 또는 페
이스트상 시료에는 99 % 순도의 에탄올을 사용한다.
   4.5.1.2. 이 용액을 유리섬유여과지로 여과하고 삼각플라스크에 에탄올 50 mL를 가하여 다시 녹
이고 여과한다. 뜨거운 에탄올로 삼각플라스크를 세척하여 잔존하는 시료를 유리섬유여
과지에 통과시키고 여과지를 세척한다.
   4.5.1.3. 유리섬유여과지의 잔존 시료에 뜨거운 정제수 150 mL를 천천히 가하여 용출시키고 200 
mL 부피플라스크에 옮겨 실온으로 냉각한 다음 정제수로 표선을 맞춘다.
   4.5.1.4. 용출된 시료용액을 피펫으로 적당량(P 2O5으로서 30 mg ～ 150 mg을 함유한다.)을 
분취하여 300 mL 삼각플라스크에 넣고 질산 10 mL와 정제수 100 mL를 가하여 약 
15분 동안 조용히 끓여서 분해한다.
   4.5.1.5. 실온으로 냉각하여 정량여과지로 여과한 후 200 mL 부피플라스크에 옮겨 정제수로 표
선을 맞춘다. 이 용액을 시험용액으로 한다.
  4.5.2. 전처리(비이온 계면활성제를 함유하지 않은 시료)
   4.5.2.1. 비이온 계면활성제가 배합되지 않는 것이 확실할 때에는 시험용액을 다음과 같이 
제조할 수 있다.
   4.5.2.2. 시료 약 5 g을 삼각플라스크에 1 mg까지 정밀하게 무게를 달아 정제수 100 mL를 
가하여 약 60 ç 물중탕에서 가열하여 유리막대로 섞으면서 녹인다.
   4.5.2.3. 실온으로 냉각하여 유리섬유여과지로 여과한 후 200 mL 부피플라스크에 옮겨 정제수로 
표선을 맞춘다.
   4.5.2.4. 용해된 시료용액을 피펫으로 적당량(P 2O5으로서 30 mg ～ 150 mg을 함유한다.)을 
분취하여 300 mL 삼각플라스크에 넣고 질산 10 mL와 정제수 100 mL를 가하여 약 
15분 동안 조용히 끓여서 분해한다.
   4.5.1.5. 실온으로 냉각하여 정량여과지로 여과한 후 200 mL 부피플라스크에 옮겨 정제수로 표
선을 맞춘다. 이 용액을 시험용액으로 한다.- 292 -  4.5.3. 발색(시료 중에 과산화물을 함유하지 않을 경우)
   4.5.3.1.  시험용액 2 mL(인산염인으로서 0.3 mg ～ 1.5 mg을 함유한다.)를 100 mL 부피플
라스크에 넣고 정제수 약 50 mL와 몰리브도바나딘산염 용액 20 mL를 첨가한 후 
정제수로 표선까지 채워 30분간 반응시킨다.
  4.5.4. 발색(시료 중에 과산화물을 함유할 경우)
   4.5.4.1.  시험용액 2 mL(인산염인으로서 0.3 mg ～ 1.5 mg을 함유한다.)를 100 mL 부피플
라스크에 넣고 황산(1+4) 1mL를 가한 다음, 0.02 mol/L(0.1 N) 과망간산칼 륨용액을 
적가하여 흔들어 섞고 1분 이상 미홍색을 유지할 때까지 적가한다. 그 다음 옥살산 
용액을 첨가하여 무색이 될 때까지 적가한다.
   4.5.4.2.  이 용액에 정제수 약 50 mL와 몰리브도바나딘산염 용액 20 mL를 첨가한 후 정제
수로 표선까지 채워 30분간 반응시킨다.
  4.5.5. 분광광도계 분석
   4.5.5.1. 4.5.3 또는 4.5.4에서 발색된 시험용액을 10 mm 흡수셀에 옮기고 바탕용액을 대조용 액
으로 하여 400 nm에서 흡광도를 측정한다.
      <표 1> 분광광도계에 의한 전인산염 측정(몰디브도바나딘산 분광법)
이온 측정파장(nm) 
인산염인 400
  4.5.6. 검정곡선의 작성
   4.5.6.1.  인산염 표준용액(300 mg/L) 0 mL, 1 mL, 2 mL, 3 mL 및 5 mL를 피펫으로 취하여 
각각의 부피플라스크에 넣고 정제수 50 mL를 가한다. 검정곡선 작성용 표준용액의 
인산염 함량이 0 mg, 0.3 mg, 0.6 mg, 0.9 mg, 1.5 mg이 되도록 제 조한다.
   4.5.6.2.  각 표준용액에 몰리브도바나딘산염 용액 20 mL를 첨가한 후 정제수로 표선까지 채
워 30분간 반응시킨다.
   4.5.6.3. 발색된 표준용액을 10 mm 흡수셀에 옮기고 바탕용액을 대조용액으로 하여 400 nm
에서 흡광도를 측정한다.
 4.6. 결과보고- 293 -  4.6.1. 계산
     검정곡선에서 얻어진 인산염의 양을 사용하여 다음의 식으로부터 제품 중 전인산염의 농 도를 
계산한다.
          제품 중 전인산염의 농도(%) = ×××
××              (식 1)
 
여기서, A : 검정곡선에서 구한 인산염(P 2O5)의 양(mg)
B : 4.5.1.4 또는 4.5.2.4에서 분취한 시료용액의 부피(mL) 
S : 제품시료의 무게(g)
 4.7. 참고문헌
  4.7.1.  KS M 2709 : 2006, 합성 세제 시험 방법(2011).- 294 -제19부 수소이온농도
(Potention of hydrogen, pH)
1. 유리전극법(Electric Method)
 1.1. 적용범위
     이 시험방법은 위해우려제품에 함유되어 있는 수소이온농도(pH)를 측정하는 방법으로,  유
리전극과 기준전극으로 구성된 pH 측정기를 사용하여 측정한다.
 1.2. 분석기기 및 기구
  1.2.1. pH 측정기  
     pH 측정기는 보통 유리전극 및 기준전극으로 된 검출부와 검출된 pH를 지시하는 지 시부
로 되어 있다. 지시부에는 비대칭 전위조절(영점조절) 기능 및 온도보정 기능이 있다. 온
도보정 기능이 없는 경우는 온도보정용 감온부가 있다. 
 1.3. 시약 및 표준용액
     이 시험방법에 사용되는 시약들은 특별히 순도와 등급이 명시된 경우를 제외하고는 
HPLC 또는 잔류농약급을 사용하여야 하며, 다른 시약의 경우는 특급 (GR 또는 ACS 등
급) 이상을 사용한다.
  1.3.1. 정제수
     정제수는 전도도 2 × 10-6 S/cm(25 ç) 이하이며, pH가 6.5 ～ 7.0 인 정제수를 사용하거나, 
정제수를 15분 이상을 재증류하여 이산화탄소를 제거한 후에 산화칼슘(생석회) 흡수관을 
부착하여 식힌 다음 사용한다.
  1.3.2 . 표준용액
     조제한 pH 표준용액은 경질유리병 또는 폴리에틸렌병에 보관하며, 보통 산성표준용액은  
3개월, 염기성표준용액은 산화칼슘(생석회) 흡수관을 부착하여 1개월 이내에 사용하며, 현
재 국내외에 상품화되어 있는 표준용액을 사용할 수 있다.
   1.3.2.1. 옥살산염 표준용액 (0.05 M, pH 1.68)- 295 -     사옥살산칼륨 (potassium tetraoxalate, KH 3(C2O4)2•2H2O, 분자량 : 254.19)을 실리카겔이 
들어 있는 데시케이터에서 건조한 다음 12.71 g을 정확하게 달아 정제수에 녹이고 정확히 
1 L로 한다.
   1.3.2.2. 프탈산염 표준용액 (0.05 M, pH 4.00)
     프탈산수소칼륨 (potassium hydrogen phthalate, C 8H5O4K, 분자량 : 204.22)을 건조기 110 ç
에서 항량이 될 때까지 건조한 다음 10.12 g을 정제수에 녹이고 1 L로 한다.
   1.3.2.3. 인산염 표준용액 (0.025 M, pH 6.88)
     인산이수소칼륨 (potassium dihydrogen phosphate, KH 2PO4, 분자량 : 136.09) 및 인산일
수소나트륨 (monobasic sodium phosphate, Na 2HPO 4, 분자량 : 141.96)을  110 ç에서 1
시간 건조한 다음 인산이수소칼륨 3.4 g 및 인산일수소나트륨 3.55 g을 정확하게 달아 정
제수에 녹여 정확히 1 L로 한다.
   1.3.2.4. 붕산염 표준용액 (0.01 M, pH 9.22)
     붕산나트륨 •10수화물 (sodium borate, Na 2B4O7•10H 2O, 분자량 : 381.37)을 건조용기{물로 
적신 브롬화나트륨 (sodium bromide, NaBr, 분자량 : 102.89)}에 넣어  항량으로 한 다음 
3.81 g을 정확하게 달아 정제수에 녹여 정확히 1 L로 한다.
   1.3.2.5. 탄산염 표준용액 (0.025 M, pH 10.07)
     건조용기(실리카겔)에서 건조한 탄산수소나트륨 (sodium hydrogen carbo nate, NaHCO 3, 
분자량 : 100.01) 2.10 g과 500 ç ～ 650 ç에서 건조한 무수탄산나트륨(sodium 
carbonate anhydrate, Na 2CO3, 분자량 : 105.99) 2.65 g을 정제수에 녹이고 정확히 1 L로 
만든다.
   1.3.2.6. 수산화칼슘 표준용액 (0.02 M, 25 ç 포화용액, pH 12.63)
     수산화칼슘 (calcium hydroxide, Ca(OH) 2, 분자량 : 74.09) 5 g을 플라스크에 넣고 정제수 
1 L를 넣어 잘 흔들어 섞어 23 ç ～ 27 ç에서 충분히 포화시켜 그 온도에서 상층액을 
여과하여 투명한 여과용액을 만들어 사용한다.- 296 - <표 1> 온도별 표준액의 pH 값
온도(ç)수 산 염
표 준 액프탈산염
표 준 액인 산 염
표 준 액붕 산 염
표 준 액탄 산 염
표 준 액수산화칼슘
표  준  액
0 1.67 4.01 6.98 9.46 10.32 13.43
5 1.67 4.01 6.95 9.39 10.25 13.21
10 1.67 4.00 6.92 9.33 10.18 13.00
15 1.67 4.00 6.90 9.27 10.12 12.81
20 1.68 4.00 6.88 9.22 10.07 12.63
25 1.68 4.01 6.86 9.18 10.02 12.45
30 1.69 4.01 6.85 9.14  9.97 12.30
35 1.69 4.02 6.84 9.10  9.93 12.14
40 1.70 4.03 6.84 9.07 - 11.99
50 1.71 4.06 6.83 9.01 - 11.70
60 1.73 4.10 6.84 8.96 - 11.45
1.4. 시료채취 및 준비
     시료를 채취하기 전에 시료를 잘 혼합하여야 하며 이것이 불가능할 경우에는 전체의 성
질을 대표할 수 있도록 서로 다른 곳에서 채취하여야 한다. 다만, 서로 다른 종류의 시료가 
혼재되어 있다고 판단될 때에는 혼재된 시료의 성분별로 각각에 대해 시료를 채취할 수 있다.
  1.4.1. 액체류
     액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩  
채취하여야 한다.
  1.4.2. 고체류
     고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취하여 한다. 따라서 다섯 지점에서  시료를 
채취한 한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.
 1.5. 시험절차
  1.5.1 . 전처리
   1.5.1.1.  분말형 또는 고형제품은 표준사용농도(g/L)에 따라 정제수에 균질하게 녹여 시험용액으로 
한다.
   1.5.1.2.  액상 제품은 원액을 표준사용농도(g/L)에 따라 정제수에 균질하게 희석하여 시험용액으로 
한다.
  1.5.2. pH 측정
   1.5.2.1.  유리전극은 사용하기 수 시간 전에 정제수에 담가 두어야 하고, pH 측정기는 전원을 - 297 -켠 다음 5분 이상 경과한 후에 사용한다. 
   1.5.2.2.  유리전극을 정제수로 잘 씻은 후 여과지로 남아있는 물을 조심하여 닦아낸다. 온도
보정을 할 수 있는 경우 pH 표준용액의 온도와 같게 맞추고 유리전극을 시험용액의 
pH 값에 가까운 표준용액에 담가 2분 지난 후 표준용액의 pH 값이 되도록 조절한다. 
   1.5.2.3.  pH 측정기가 온도보정 기능이 없는 경우는 표 1에서 온도에 따른 표준용액의 pH 
값을 읽어 조절한다. 두 pH 값을 조절할 경우에는 인산염 pH 표준용액과 시험용액의 
pH 값에 가까운 pH 표준용액을 사용하여 조절한다.
   1.5.2.4.  유리전극을 정제수로 잘 씻고 남아있는 물을 여과지 등으로 조심하여 닦아낸 다음 
시험용액에 담가 측정값을 읽는다. 이때 온도를 함께 측정한다. 측정값이 0.1 이하의 
pH 차이를 보일 때까지 반복 측정한다.
   1.5.2.5.  시험용액에 유리전극이 충분히 잠기고 자석 교반기가 투명하게 보일 수 있을 정도로 
사용한다.
   1.5.2.6.  유리탄산을 함유한 시험용액의 경우에는 유리탄산을 제거한 후 pH를 측정한다.
   1.5.2.7.  pH 측정기의 구조 및 조작법은 제조회사에 따라 다르다. pH 11 이상의 시험용액은 
오차가 크므로 알칼리용액에서 오차가 적은 특수전극을 사용한다.
   1.5.2.8.  측정용 시험용액의 온도는 pH 표준용액의 온도와 동일해야 한다.
 1.6. 결과보고
  1.6.1. 결과의 기록
     결과는 측정된 pH값, 시험용액의 온도 및 사용한 pH측정기의 형식을 기록한다. 또 한 필요에 
따라 시료명, 사용한 pH 표준 용액의 품질, 장치 명칭(제조사, 형식), 측정 연월일 및 측정자 
이름 등을 기록할 수 있다.
 1.7. 참고문헌
  1.7.1.  KS M 2709, 합성세제 시험방법, 2011
  1.7.2. KS M 0011, 수용액의 pH 측정 방법, 2013
  1.7.3. 환경부, 수질오염공정시험기준, ES 04306.1b, 수소이온농도, 2014
  1.7.4. 환경부, 먹는물수질공정시험기준, ES 05306.1b, 수소이온농도-유리전극법, 2012- 298 -제20부 노닐페놀류
(Nonylphenols)
1. 고성능액체크로마토크래피법(HPLC)
 1.1. 적용범위
  1.1.1 . 이 시험방법은 위해우려제품에 함유되어 있는 노닐페놀류(Nonylphenols)를 측정하는 
방법으로서 시료를 디클로로메탄으로 추출한 후, 탈수 •농축하여 액체크로마토그래프
로 측정하는 방법이다. 이 시험방법은 세정제 등에 적용할 수 있다.
  1.1.2 . 이 시험방법에 적용되는 노닐페놀류(Nonylphenols)는 다음과 같다.
    연번 물질명(영문명) CAS 번호
1 Nonylphenol 25154- 52- 3
2 4- Nonylphenol 104- 40- 5
3 4- Nonylphenol, branched 84852- 15- 3
4 3- Nonylphenol 139- 84- 4
5 2- Nonylphenol 136- 83- 4
6Nonylphenol polyethylene glycol ether ;  
Nonylphenol ethoxylate9016- 45- 9
 1.2. 분석기기 및 기구
  1.2.1 . 액체크로마토그래프/UV검출기
  1.2.2 . 수직진탕기
  1.2.3. 회전식 감압증발농축기
  1.2.4. 질소농축기
  1.2.5. 고상 카트리지  옥타데실기를 화학결합시킨 실리카겔(C18) 또는 동등이상의 성능을 갖고 
있는 것을 500 mg 채운 것 또는 동등이상의 것
  1.2.6. 부피플라스크 10 ～ 1000 mL의 용량으로 유리 또는 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE) 재질의 것
  1.2.7 . 피펫 0.1 ～ 10 mL 의 용량으로 유리 또는 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE) 재질의 것- 299 -  1.2.8 . 여과지 5A filter paper
  1.2.9 . 실린지필터 0.45 um 이하, 테프론(Polytetrafluoroethylene)재질의 것
 1.3. 시약 및 표준용액
     이 시험방법에 사용되는 시약들은 특별히 순도와 등급이 명시된 경우를 제외하고는 
HPLC 또는 잔류농약급을 사용하여야 하며, 다른 시약의 경우는 특급 (GR 또는 ACS 등
급) 이상을 사용한다.
  1.3.1. 메탄올(Methanol, CH 3OH)
  1.3.2. 디클로로메탄(Dichloromethane, CH 2Cl2)
  1.3.3. 노말헥산(n-Hexane, C 6H14)
  1.3.4. 아세톤(Aceton, CH 3COCH 3)
  1.3.5. 무수황산나트륨(Sodium sulfate anhydrous, Na 2SO4)
  1.3.6 . 표준용액
   1.3.6.1. 표준원액(1000 mg/L)은 노닐페놀류(25154-52-3, 104-40-5, 84852- 15-3, 139-84-4, 
136-83-4, 단, 노닐페놀류의 이성질체가 혼합된 표준시약으로 대체가 가능) 및 노
닐페놀 에톡시레이트(9016-45-9)를 50.0 mg 씩 취하여 50 mL 부피플라스크에 넣
어 메탄올로 표선까지 채워 제조하거나 동일한 농도수준으로 제조된 표준용액으
로서 표준물질생산기관에서 제조되어 시판되는 표준원액을 구입하여 사용할 수 
있다. 표준원액은 최대 1년 또는 표시된 사용기한까지 사용할 수 있으나 10 
mg/L이하의 표준용액은 최소한 1개월 마다 새로 조제해야 한다.
    구분 물질명 CAS 번호
NonylphenolsNonylphenol 25154- 52- 3
4- Nonylphenol 104- 40- 5
4- Nonylphenol, branched 84852- 15- 3
3- Nonylphenol 139- 84- 4
2- Nonylphenol 136- 83- 4
Nonylphenol polyethylene glycol ether ;  Nonylphenol  ethoxylate 9016- 45- 9
   1.3.6.2. 표준용액(200 mg/L)은 50mL 부피플라스크에 표준원액(1000mg/L) 10.0 mL 를 취하- 300 -여 메탄올로 표선까지 채운다. 이 용액 1 mL는 노닐페놀류 0.20 mg을 함유한다. 
이 용액은 4 ç에서 냉장 보관하고 6주 이내에 사용한다.
1.4. 시료채취 및 준비
     시료를 채취하기 전에 시료를 잘 혼합하여야 하며 이것이 불가능할 경우에는 전체의 성
질을 대표할 수 있도록 서로 다른 곳에서 채취하여야 한다. 다만, 서로 다른 종류의 시료가 
혼재되어 있다고 판단될 때에는 혼재된 시료의 성분별로 각각에 대해 시료를 채취할 수 있다.
  1.4.1. 액체류
     액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩  
채취하여야 한다.
  1.4.2. 고체류
     고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취하여 한다. 따라서 다섯 지점에서  시료를 
채취한 한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.
  1.4.3. 스프레이류
     스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사 한 후 바로 시료를 채취한다.
 1.5. 시험절차
  1.5.1 . 전처리
   1.5.1.1.  균질화된 시료 1.0g을 정확히 100mL 부피플라스크에 취하고 메탄올로 눈금까지 채운 
다음 혼합한다.
   1.5.1.2.  1 M 염산용액으로 pH를 3으로 조정한 후, 시료용액 2 mL을 취하여 250 mL 분액 깔대기에 
넣고 디클로로메탄 50 mL를 가하여 수직진탕기로 10분간 추출한다.
          [비고1] 디클로로메탄 대신 용매를 n-헥산이나 메탄올로 대체할 수 있다.
   1.5.1.3. 추출 조작을 2회 반복한 후 디클로로메탄 층을 합하여 무수황산나트륨으로 탈수하고 
회전증발농축기로 약 4 mL가 되도록 농축한다.
   1.5.1.4.  남은 액을 10 mL 눈금 있는 튜브로 옮기고 상온에서 질소가스를 불어 주어 완전히 
건조시킨 후 메탄올 2 mL로 녹여 2.0 mL 바이알에 옮긴 후 시험용액으로 한다.
          [비고1] 정제가 필요한 경우, 전처리 용액을 실리카겔 컬럼에 넣고 액면을  컬럼베드- 301 -까지 내린다. 약 0.5 mL 디클로로메탄으로 추출물을 녹이고, 이 용액을 실리카겔 
컬럼에 넣고 헥산 100 mL를 유출시켜 용출 용액을 버린다. 다음에 아세톤 100 mL
를 유출시킨다. 아세톤 용출 용액을 증발농축기 및 질소가스를 불어넣어 약 2 mL
까지 농축하여 시험용액으로 한다.
  1.5.2. 액체크로마토그래프/UV검출기 분석
     전처리에서 얻은 시험 용액 5 μL을 액체크로마토그래프/UV검출기에 주입한다.
 <표 1> 액체크로마토그래프/UV검출기에 의한 노닐페놀류의 분석조건(예)
HPLC 조 건
컬럼 C18 Hypersil gold (15 m × 4.6 mm × 5 μm) 
이동상 Acetonitrile :  Water (80 : 20), Isocratic
유속 1.0 mL/분
검출파장 UV :  210 nm
오븐온도 20 ç
  1.5.3. 검정곡선의 작성
     표준용액(200.0 mg/L)을 단계별로 취하여 100 mL 부피플라스크에 넣고 메탄올로 표 선까
지 채운다. 노닐페놀류 혼합표준용액은 10 mg/L, 20 mg/L, 40 mg/L가 되도록  제조하며 
필요에 따라 사용하는 표준용액의 농도와 개수를 달리 할 수 있다. 표준용액의 농도 (Cx)
를 가로축 (x 축)에, 각 표준용액에 해당하는 피크 면적 (Ax)을 세로축 (y 축)에 취 하여 
검정곡선을 작성한다.
 1.6. 결과보고
  1.6.1. 계산
     검정곡선에서 얻어진 분석물질의 농도를 사용하여 다음의 식으로부터 제품 중 노닐페놀류류
의 농도를 계산한다. 위해우려제품 중 노닐페놀류를 함량은 0.1 % 미만이여야 한다.
제품 중 노닐페놀류 함량(%) = 
× × ×           (식 1)
 
여기서, C 1 : 분석시료의 노닐페놀류 농도(mg/L)
C0 : 방법바탕시료의 노닐페놀류 농도(mg/L)
ƒ : 희석배수(검정곡선의 범위를 벗어날 경우)- 302 -V : 시료 추출용액의 부피(mL)
Wd : 제품시료의 무게(g)
 1.7. 참고문헌
  1.7.1.  국립환경과학원, “취급제한물질 적정관리를 위한 공정시험기준 마련 및 적용성 평가 
연구”(2014)
  1.7.2. KS M 1994, 종이 중의 알킬페놀 분석방법, 2009- 303 -제21부 구아니딘계 고분자화합물(PHMG, PHMB, PGH)
(Polyhexamethylene guanidine, Poly(hexamethylenebig uanide) 
hydrochloride, Oilgo(2-)ethoxy ethoxyethyl guanidin e chloride)
1. 매트릭스보조레이저탈착이온화 시간비행형 질량분석법(MALDI-TOF MS)
 1.1. 적용범위
    이 시험방법은 위해우려제품에 함유되어 있는 폴리헥사메틸렌구아니드
(Polyhexamethyleneguanidine hydrochloride,  PHMG),  폴리(헥사메틸렌비구아니드)하이드
로클로라이드(Poly(hexamethylenebiguanide) hydrochloride, PHMB), 염화에톡시에틸구아니딘
(Oilgo(2-)ethoxy ethoxyethyl guanidine chloride, PG H)를 측정하는 방법으로서 시료를 산
성조건에서 메탄올로 희석하고, 고상추출하여 매트릭스보조레이저탈착이온화 시간비행형 
질량분석기(MALDI-TOF MS)로 측정하는 방법이며, 정성분석을 위한 스크리닝 시험방법
으로서 산성조건에서 구아니딘계 물질과 Eosin Y이 결합하여 발색된 시료를 549 nm에서  
분광광도계로 확인하는 방법을 포함한다.
 1.2. 간섭물질
  1.2.1. 시료 전처리 과정 중 분석결과에 오류를 가져올 수 있는 주요 오염원으로는 시료의 
보관, 용매, 시약, 유리기구 및 그 외 실험, 분석 과정 중 사용하는 모든 기구 등이 있
다. 이들은 MALDI-TOF 스펙트럼에서 잡음신호(noise signal)나 배경신호로 나 타나 
정량분석에 어려움을 줄 수 있으며, 결과적으로 정량분석의 정확도, 신뢰도를 떨어뜨
린다. 따라서 모든 시약은 순도 및 불순물의 함량을 고려하여 선택해야하며, 깨끗한 
관리와 정리가 요구된다. 
   1.2.1.1.  매트릭스의 변성 시에는 기존의 분석물 시그널이 확연히 감소하게 되며, 분석물 시
그널을 제외한 다른 질량 값(바탕잡음) 피크들이 크게 나타나게 된다. 이 경우에는 
매트릭스를 새로 제조하여 분석을 진행한다.- 304 -  1.2.2. 시험에 사용되는 초자 기구는 적절한 세척이 중요하다. 잘못 세척된 초자 기구는 분석
과정 중 시료를 오염시킬 수 있고, 실험 중 표면에 분석물질이 흡착될 경우 분석성분
의 손실 우려가 있으므로 초자 기구의 적합한 세척방법과 관리는 매우 중요하다.
   1.2.2.1.  실험 기구는 메탄올과 증류수로 번갈아가며 여러 번 헹구어 세척한다. 필요한 경우 
메탄올에 유리 기구를 넣고 30 분간 초음파 세척한다.
   1.2.2.2.  유리 초자 기구의 경우는 세제로 세척한 후, 메탄올, 증류수 순으로 헹군 후 마지
막에 메탄올로 다시 헹구어 준 다음 건조시켜 보관 또는 사용한다.
   1.2.2.3.  플라스틱 기구를 사용할 시에는 기구 안에 잔재하고 있는 불순물을 깨끗이 제거한다.
   1.2.2.4.  플라스틱 기구는 메탄올로 닦거나 헹구어 건조시킨 후 사용하며, 추출 시 사용한 
플라스틱 기구류는 표면이 흠집이 나면 분석물질이 흡착될 수 있으므로 재사용하
지 않는다.
  1.2.3. 시료 속에 다른 물질들, 예를 들어, 염, 이온 등에 의해 분석이 방해될 수 있다.
  1.2.4. 실험과정에서 다른 오염물질이 들어가지 않도록 유의해야 하며, 스펙트럼 분석과정에
서도 오염물질이 나타날 수 있다.
  1.2.5. MALDI-TOF 측정 시, 말디-시료판(MALDI Plate)을 메탄올로 여러 번 닦고, 증 류수
로 닦고, 마지막에 메탄올로 닦아 완전히 말린 후 사용한다. 또한, 사용 후에도 시료
판에 남아있는 시료를 제거하기 위해 메탄올, 증류수, 메탄올 순으로 다시 한 번 세척
을 한다. 조금 더 깨끗한 세척을 하기 위해서는 메탄올을 이용하여 초음파 세척을 15
분정도 해준 후 메탄올로 닦아 건조한다.
   1.2.5.1.  이온성 액체 매트릭스(Ionic liquid matrix, ILM)와 용액의 경우는 오랜 시간을 두
면 변성이 될 수 있으므로, 실험 직전에 만들어 사용하는 것이 좋다. 또한, 매트릭
스와 시료용액을 잘 혼합하고 시료판에 시료를 로딩하는 과정에서 시간이 지연 될
수록 시료농도의 오차가 생길 가능성이 있으므로, 시료 준비 후 곧바로 로딩하며, 
로딩 후에 말리는 과정에서도 일정하게 말리기 위해 진공을 이용한 데시케이터 내
부에서 10분 정도 건조한다.- 305 - 1.3. 분석기기 및 기구
  1.3.1. 매트릭스보조레이저탈착이온화 시간비행형 질량분석기(MALDI-TOF MS)
        매트릭스 비행시간차 질량분석법은 시료에 자외선 레이저를 조사하여 이온으로 변환
시켜 이를 전압차를 이용하여 검출기를 향해 날릴 때, 검출기까지 도착할 때 소요되는 
시간을 질량-대-전하비로 변환시켜 시료의 질량을 측정하는 방법이다. 이온화된 시료 
분자들은 질량-대-전하 비(m/z)에 따라 분리된다. MAIDI-TOF MS의 레이저 광원은  
355 nm Nd:YAG 또는 N2 레이저를 사용한다.
   1.3.1.1.  시료 판은 일반적으로 Anchorchip, ground steel, polished ste el등 매트릭스에 따라 
다양한 선택이 가능하며 Anchor chip 말디-시료판(MALDI plate)를 예로 들 수 있다.
   1.3.1.2.  분석하고자 하는 분석물질의 피크들이 농도범위에서 선명하게 보이되 불필요한 결
합의 깨짐이 발생하지 않을 만큼으로 Detector Gain Voltage와 Laser po wer의 세
기를 조절하면서 분석 조건을 찾는다.
   1.3.1.3.  일반적으로 분석물질을 매트릭스와 1:1,000 비율로 혼합하여 플레이트에 로딩을 하
고 완전히 말린 후 기기를 이용하여 분석한다. 이온성 액체 매트릭스(Ionic liquid 
matrix, ILM)를 사용 해야하며  분석하고자 하는 분석물:이온성 액체 매트릭스 혼합
물 1 μL씩 시료판 위에 총  3군데에 각각 로딩한다.
   1.3.1.4.  MALDI-TOF 분석할 때, 시료판의 로딩된 한 스팟 내 한 지점을 선택하여 레이저 
빔을 한번 조사할 때 1000 회 씩 5번 , 총 5000회  조사함으로써 질량스펙트럼을 얻
고 이 스펙트럼을 저장한다. 이와 같이 총 3개의 로딩된 스팟에 대해 각각의 스펙
트럼을 얻는다. 각 질량 스펙트럼상의 각 이온별 상대 세기 값들을 평균하여 각 이
온들의 평균세기 값들을 구한다.
  1.3.3 . UV-Vis 분광광도계(UV-Vis Spectrophotometer)
  1.3.4 . 볼텍스 믹서(Voltex mixer)
        볼텍스 믹서는 최대분당 3,000 rpm 이상의 진동으로 시료와 추출용매를 순 간적으로 
잘 혼합 한다.- 306 -  1.3.5. 초음파 장비(Ultra-water bath)
        장비 내에 물을 채워 넣어 초음파 진동에 의해서 물질이 섞이게 한다. 초음파 장비를 
사용 후에는 원심분리기를 이용하여 시료를 아래로 모아준다.
  1.3.6. 원심분리기(Centrifugal separator)
        원심분리기는 4,000 rpm 이상 가능한 기기를 이용한다.
  1.3.7. 고상추출카트리지(SPE cartridge)
        1cc 용량의 역상/약한 양이온 교환 비드가 혼합된 형태를 사용한다. 충진제의  pKa<1 
이면서, 습윤성을 가지며 pH 범위 0-14 정도의 넓은 범위의 카트리지를 사용한다. 
  1.3.8. 분석용 전자저울  
        무게를 0.1 mg까지 측정할 수 있는 전자저울을 사용한다.
  1.3.9. 마이크로피펫  
        100 ～ 1,000 μL, 10 ～ 100 μL, 20 ～ 200 μL, 0.5 ～ 10 μL 용량의 마이크로피펫을 
사용한다.
  1.3.10. 시료용기
        시료용기의 재질은 용매에 의해 용기가 변질되지 않는 것 이어야 하고, 시료를 흡착하
지 않는 것이어야 한다. 플라스틱 재질이나 유리초자를 이용하되 뚜껑이 있는 용기를 
사용하며, 원심분리를 해야 하므로 4,000 rpm 이상을 견딜 수 있는 용기를 사용한다.
  1.3.11. 회전증발농축기(evaporator)
        기기마다 조건이 다르며, 온도를 조절함으로써 건조 시간을 조절 할 수 있다. 시험조
건에서 부식성이 강한 HCl이 들어간 용매를 날려야하기 때문에, 내부가 테프론으로 
코팅된 기기를 사용해야 한다.
 1.4. 시약 및 표준용액
     이 시험방법에 사용되는 시약들은 특별히 순도와 등급이 명시된 경우를 제외하고는 - 307 -HPLC 또는 잔류농약급을 사용하여야 하며, 다른 시약의 경우는 특급 (GR 또는 ACS 등
급) 이상을 사용한다. 실험에 필요한 용매 시약들은 실험시작 직전에 만들어 사용하도록 
하며, 밀봉하여  4 ç 이하로 냉장 또는 냉동보관 한다.
  1.4.1. 정제수
     3차 이상의 정제수를 사용하고, 불순물을 완전히 제거하기 위해서 필터 페이퍼(0.2  μm)를 
이용하여 필터링 한다. 필터과정은 뷰흐너 깔때기에 필터 페이퍼를 넣고, 펌프 나 아스피
레이터를 감압장치에 연결하여 감압하여 필터링한다. 초음파 장비를 이용할 경우 필터링 
된 정제수 내의 미세한 거품까지 제거할 수 있다.
  1.4.2. PHMG의 염산염 (Polyhexamethyleneguanidine hydroc hloride, PHMG 
hydrochloride) (CAS no. 57028-96-3, 99 % 이상) 또는 PHM G의 인산염 
(Polyhexamethyleneguanidine phosphate; PHMG phospha te) (CAS no. 89697-78-9)
     PHMG는 고체 또는 가루형태를 구입하여 사용한다.
  1.4.3. PHMB의 염산염 (Poly(hexamethylenebiguanide) hydr ochloride) (CAS no. 
27083-27-8 또는 32289-58-0, 99 % 이상)
    PHMB는 고체 또는 가루형태를 구입하여 사용한다.
  1.4.4. PGH의 염산염 (Oilgo(2-)ethoxy ethoxyethyl guan idine chloride) (CAS no. 
374572-91-5, 99 % 이상)
     PGH는 고체 또는 가루형태를 구입하여 사용한다.
  1.4.5. 13C 동위원소 PHMG(Isotpic PHMG)
     내부표준물질로써는 13C이 라벨링된 PHMG 올리고머를 구입하여 사용한다.
  1.4.6. 13C 동위원소 PHMB(Isotpic PHMB)
     내부표준물질로써는 13C이 라벨링 된 PHMB 올리고머를 구입하여 사용한다. 
  1.4.7. 13C 동위원소 PGH(Isotpic PGH)
     내부표준물질로써는 13C이 라벨링 된 PGH 올리고머를 구입하여 사용한다.
  1.4.8. 메탄올(Methanol, CH 3OH, MeOH, ≥99.9 %)- 308 -  1.4.9. 염산(Hydrochloric acid, HCl, 36.5-38.0 %)
  1.4.10. Eosin Y(CAS no. 17372-87-1)
그림1. Eosin Y의 화학구조
  1.4.11. 글리신(Glycine, CAS no. 56-40-6, ≥98.5 %)
  1.4.12. 글리신 완충용액(Glycine buffer)
     0.1 M glycine 50 mL, 0.2 M HCl 2.5 mL와 증류수를 넣어  용액의 총 부피가 100 mL가 
되도록 한다.
  1.4.13. 2 M HCl in methanol
     혼합용액 1 L 제조 시, 염산 176.5 mL에 메탄올을 해당 농도까지 첨가하여 묽힌다.
  1.4.14. 0.1 wt% HCl in methanol
     혼합용액 1 L 제조 시, 염산 2.9 mL에 메탄올을 해당 농도까지 첨가하여 묽힌 다.
  1.4.15. 알파-시아노-4-하이드록시신남산 ( α-Cyano-4-hydroxycinnamic acid,  CAS 
no. 28166-41-8, C 10H7NO3) Suitability: suitable for MALDI-TOF MS 
  1.4.16. 1-메틸 이미다졸(1-Methyl imidazole, CAS no. 616 -47-7, C 4H6N2, 99%)
  1.4.17. 이온성 액체 매트릭스(Ionic liquid matrix (ILM))
     ILM은 두 개의 유기성 짝이온들이 결합된 물질이며, melting point가 1 00 ç 이하에서 액
체상태로 존재하는 MALDI 매트릭스를 통칭한다. 이 ILM은 유기성 짝이온들이 로딩된 
혼합물의 표면에서 Ion pairing을 이루는 얇은 박막을 형성하며 분석물과 매트릭스의 분
포가 균질한(homogeneous) 표면을 가지게 한다.- 309 -
그림2. 1-methylimidazolim α-Cyano-4-hydroxycinnamate(IL M)의 구조
     이 시험에서 사용되는 ILM은 양이온을 생성하는 물질로써, 1-methyl imid azole을 사용하며 
음이온을 생성하는 물질로써 α-Cyano-4-hydroxycinnamic acid (CHCA)를 사용한다. 
   1.4.17.1. 이온성 액체 매트릭스(Ionic liquid matrix, ILM))  제조
           ILM을 제조할 때는 유기성 짝이온들을 혼합하고 반응 후 드라이과정을 거 쳐야 하
기 때문에, 4 mL 용량의 유리 바이알을 사용한다. 유리 바이알에 37.8 mg(0.2 m ol)
의 α-Cyano-4-hydroxycinnamic acid와 15.93 μL(0.2 mol)의 1-methyl imidazole을 
섞은 후, 메탄올을 넣어 총 부피가 1 mL가 되도록 준비한다. 이 혼합물을 볼텍스 
믹서로 1분간 잘 혼합한 후, 반응 진행을 위해 실온에서 10 분간 둔다. 그 다음, 증
발기로 용매를 완전히 제거하고, 유리 바이알에 얻어진 ILM에 메탄올 850 μL를 넣
어 최종 용액을 준비한다. 분석조건에 따라 최종 농도를 다르게 해주거나, α
-Cyano-4-hydroxycinnamic acid과 1-methyl imidazole과 혼 합비율을 조절해도 된
다. 매트릭스는 오랜시간 두면 변성이 될 수 있으므로 실험 직전에 만들어 쓰는 것
이 좋고, 사용 후 보관기간은 3일을 넘지 않아야 한다.
  1.4.18. 표준용액
   1.4.18.1. PHMG, PHMB, PGH 표준원액(100,000 mg/L)
           4 mL 유리 바이알에 PHMG, PHMB, PGH 시약을 100 mg 씩 각각 넣은 다음, 1 
mL 증류수를 넣고 완전히 녹여 PHMG, PHMB, PGH 표준원액을 각각 제조한다. 
이 표준원액은 4 ç이하로 냉장 보관하여 사용한다.
   1.4.18.2. PHMG, PHMB, PGH 표준용액(10,000 mg/L)- 310 -           표준용액은 PHMG, PHMB, PGH 표준원액을 증류수로 10배 희석하 여 제조한다. 
이 표준용액은 4 ç이하로 냉장 보관하여 사용한다.
  1.4.19. 내부표준용액(internal standard solution)
     MALDI-TOF 질량분석기를 이용하여 정량분석을 하기 위해 13C 동위원소가 치환된 내부
표준용액을 이용한다. MALDI-TOF 실험을 통해 얻어진 질량스펙트럼 상에서 알려진 양
의 동위원소가 치환된 내부표준물에 해당하는 이온피크들의 면적들의 합과 정량분석 하
고자 하는 PHMG, PHMB, PGH에 해당하는 이온피크들의 면적들의 합을 상대적으로 비
교함으로써 정량분석을 시행한다. 내부표준용액은 13C 동위원소가 치환된 PHMG, PHMB, 
PGH 내부표준용액을 원하는 농도로 희석하여 사용한다. 내부표준용액은 4 mL 유리 바
이알에 10 mg의 13C 동위원소 PHMG(Isotpic PHMG), 13C 동위원소 PHMB(Isotpic 
PHMB), 13C 동위원소 PGH(Isotpic PGH)를 각각 넣은 다음, 1 mL 증류수로 완전히 녹여  
제조한다. 이 시험방법에서는 13C PHMG, 13C PHMB, 13C PGH가 각각 100 ppm으로 제
조된 것을 사용한다.
  1.4.20. 검정곡선 작성용 표준용액
     증류수 용액 800 μL에 100 ppm 농도의 13C PHMG 내부표준용액 100 μL와 10,000 ppm, 
5,000 ppm,  3,000 ppm , 1,000 ppm, 500 ppm, 250 ppm , 100 ppm, 50 ppm, 10 ppm으로 
제조한 PHMG 표준용액 100 μL를 각각 넣은 9개의 검정곡선 작성용 표준용액을 제조한
다. 또한 PHMB와 PGH의 검정곡선 작성용 표준용액도 동일한 방법으로 제조한다.- 311 -    용액의 부피 (uL)/ 12 C PHMG의 농도 (ppm) 
시료용액 (정제수 )PHMG 
표준용액13 C-PHMG 
내부표준용액최종농도
(표 준 용 액 /내 부 표 준 용 액 )
1 800 uL / 0 ppm 100uL / 10,000 ppm 100uL / 100ppm 1,000 ppm  / 10 ppm 
2 800 uL / 0 ppm 100uL / 5,000 ppm 100uL / 100ppm 500 p pm / 10 ppm 
3 800 uL / 0 ppm 100uL / 3,000 ppm 100uL / 100ppm 300 p pm / 10 ppm 
4 800 uL / 0 ppm 100uL / 1,000 ppm 100uL / 100ppm 100 p pm / 10 ppm 
5 800 uL / 0 ppm 100uL / 500 ppm 100uL / 100ppm 50 ppm / 10 ppm 
6 800 uL / 0 ppm 100uL / 100 ppm 100uL / 100ppm 10 ppm / 10 ppm 
7 800 uL / 0 ppm 100uL / 50 ppm 100uL / 100ppm 5 ppm / 10 ppm 
8 800 uL / 0 ppm 100uL / 25 ppm 100uL / 100 ppm 2.5 ppm  / 10 ppm 
9 800 uL / 0 ppm 100uL / 10 ppm 100uL / 100 ppm 1 ppm / 10 ppm 표1. PHMG 검정곡선 작성용 표준물질 제조
1.5. 시료채취 및 준비
     시료를 채취하기 전에 시료를 잘 혼합하여야 하며 이것이 불가능할 경우에는 전체의 성
질을 대표할 수 있도록 서로 다른 곳에서 채취하여야 한다. 수집한 시료는 실험 전에 개봉
하며, 개봉 후의 시료는 완전 밀봉 후 4 ç 이하로 냉장 또는 냉동 보관한다.
  1.5.1. 고체류
     고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취하여 한다. 따라서 다섯 지점에서  시
료를 채취한 한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.   
  1.5.2. 액체류
     액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩  
채취한다.
  1.5.3. 스프레이류
     스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사 한 후 바로 시료를 채취한다.
1.6. 구아니딘계 화합물 스크리닝(Eosin Y를 이용한 분광광도법)
  1.6.1. 용매추출 및 고상 추출준비 
     고체류의 경우, 약 1 g을 취하고 4 mL 유리 바이알에 넣는다. 액체류 또는 스프레이- 312 -류의 경우, 용액 1 mL (용액의 밀도를 1 g/mL라고 가정한다)를 취하여 4 mL 유리  
바이알에 넣는다. 이때, 고농축 시료이거나 불순물이 많아 SPE 전처리시 용액이 카트
리지에 막혀 흘러 내려오지 않는 경우, 시료용액을 메탄올로 10배 가량 묽혀 사용한
다. 위와 같이 분석물을 취한 다음  3 mL 메탄올을 넣어 분석물을 묽혀 준다. 그리
고, 시료를 볼텍스 믹서로 잘 섞어 준 후, 용액을 산성화시키기 위해 0.1 % 
HCl/MeOH 3 μL를 가한다. 다시 볼텍스 믹서를 이용해 1 분간 잘 혼합해준다.  고체
상 추출을 하기 위해 MCX 카트리지의 활성화와 pre-wet 과정을 해준다. 카트리지의 활
성화는 카트리지 부피의 3배, 1 cc 용량 카트리지를 사용 할 경우는 3 mL의 메탄올을 흘
려준다. 1 mL씩 3번 흘려주어 카트리지의 활성화 컨디션을 잡아 준다. 그 후에 pre-w et 
과정은 0.1 % HCl/MeOH로 카트리지의 부피의 3배, 1 cc 용량 카트리지를 사용 할 경우
는 3 mL의 메탄올을 1 mL씩 3번 흘려주어 컨디션의 평형을 잡아준다.
  1.6.2. 고상추출
     카트리지에 시료를 로딩 전에 카트리지의 활성화와 pre-wet과정을 거쳐야한다. 준 비된 
시료를 카트리지의 부피에 맞게 넣어 시료를 로딩한다. 1 cc 용량의 카트리지를 사용하는 
경우에는 시료 1 mL씩 4회 시료를 로딩한다. 로딩 시에는 사용하는 피펫의 팁과 용액 등 
다른 기구에 따른 오염이 없도록 주의해야 하며, 가능하다면 서로 닿지 않도록 주의한다. 
로딩 중인 시료는 방울 형태로 중력의 힘에 의해 천천히 아래로 떨어진다. 다만, 첫 번째 
방울이 떨어지기까지는 시간이 많이 걸리므로 이 때 질소 가스나 실린지를 이용하여 살
짝 밀어주면 더 잘 흐르게 된다.
  1.6.3. 카트리지 세척 
     시료가 모두 로딩이 되면 분석하고자 하는 물질 외의 불순물을 제거하기 위해 세척 과 정
을 진행한다. 세척 과정은 사전에 만들어 둔 0.1 % HCl/MeOH 용액을 사용한다. 0 .1 % 
HCl/MeOH 용액을 카트리지 부피의 3배정도 흘려 세척한다. 1 cc용량의 카트리지를 사 용 
할 경우에는 1 mL씩 3회 흘려준다. 불순물이 많은 경우는 세척 횟수를 5배 정도로 늘려 
완전히 세척한다.
  1.6.4. 용리
     세척과정이 후, 4 mL 유리 바이알에 카트리지를 넣고 카트리지 충진제에 용리액을 흘림- 313 -으로써 분석물을 용출한다. 용리액은 2 M HCl 용액을 1 mL 를 흘려 시료를 완전히 용출
시킨다.
  1.6.5. 건조 및 치환
     정제와 추출과정을 거친 시료를 진공회전증발기(SpeedVac)를 이용하여 1 mL의  용출액
의 용매를 완전히 제거한다. 회전 증발기에 서 상온으로 올려 건조시키며 , 용리액에 부식
성이 강한 HCl이 들어가 있으므로 내부가 테프론으로 코팅된 기기를 사용해야만 한다. 
완전히 건조된 시료를 1 mL의 물에 녹인다.
  1.6.6. 발색
     용리된 시료 1 mL, 0.1 M glycine 완충용액 1 mL와 0.05 % E osin Y 염료 0.1 mL를 넣
고, Vortex를 이용하여 약 1분간 잘 섞어준다. 약 10분정도 상온에 둔 후, 발색되는  색변
화를 관찰한다.
  1.6.7. UV-VIS 분광광도계를 이용한 구아니딘계 화합물 스크리닝
     UV-vis spectrometer를 이용하여 450 ～ 650 nm 영역에서 스캔 하여 스펙트럼을 얻는다. 
Blank가 증류수인 흡광도 측정에서 0 ppm 수용액은 450 ~ 650 nm 파장에서 흡 광도 밴
드 피크는 Eosin Y에 의해 525 nm 부근에서 최대 흡수 강도를 보인다. 이 흡수 스 펙트
럼을 스펙트로미터에서 Blank로 설정한다.  구아니딘계 물질이 들어있는 생활용품 샘플
의 경우 흡광 밴드가 Eosin ß¢ guanidine complex 으로 인해 피크가 넓어지게 되며, 또
한 549 nm에서의 흡광도가 Blank에 비해 현격히 증가하여, Blank 보정 스펙트럼에 서 
549 nm에서 피크가 관측된다. 이와 같이 보정된 흡광스펙트럼에서 549 nm의 흡수 피크
의 존재여부를 통해 구아니딘계 고분자 성분의 존재여부를 스크리닝을 할 수 있다.
1.7. MALDI-TOF MS 정성분석
  1.7.1. 용매추출 및 고상 추출준비 
      고체류의 경우, 약 1 g을 취하고 4 mL 유리 바이알에 넣는다. 액체류 또는 스프레
이류의 경우, 용액 1 mL (용액의 밀도를 1 g/mL라고 가정한다.)를 취하여 4 mL 유
리 바이알에 넣는다. 이때, 고농축 시료이거나 불순물이 많아 SPE 전처리시 용액이 
카트리지에 막혀 흘러 내려오지 않는 경우, 시료용액을 메탄올로 10배 가량 묽혀 사
용한다. 위와 같이 분석물을 취한 다음,  3 mL 메탄올을 넣어 분석물을 묽혀 준다. - 314 -그리고, 시료를 볼텍스 믹서로 잘 섞어 준 후, 용액을 산성화시키기 위해 0.1 % 
HCl/MeOH 3 μL를 가한다. 다시 볼텍스 믹서를 이용해 1 분간 잘 혼합해준다.  고체
상 추출을 하기 위해 MCX 카트리지의 활성화와 pre-wet 과정을 해준다. 카트리지의 활
성화는 카트리지 부피의 3배, 1 cc 용량 카트리지를 사용 할 경우는 3 mL의 메탄올을 1 
mL씩 3번 흘려주어 카트리지의 활성화 환경조건을 맞춘다. 그 후에 pre-wet 과정은 0 .1 
% HCl/MeOH로 카트리지의 부피의 3배, 1 cc 용량 카트리지를 사용 할 경우는 3 mL의 
메탄올을 1 mL씩 3번 흘려주어 환경조건을 평형상태로 한다.
  1.7.2. 고상추출
     카트리지에 시료를 로딩 전에 카트리지의 활성화와 pre-wet과정을 거쳐야한다. 준 비된 
시료를 카트리지의 부피에 맞게 넣어 시료를 로딩한다. 1 cc 용량의 카트리지를 사용하는 
경우에는 시료 1 mL씩 4회 시료를 로딩한다. 로딩 시에는 사용하는 피펫의 팁과 용액 등 
다른 기구에 따른 오염이 없도록 주의해야 하며, 가능하다면 서로 닿지 않도록 주의한다. 
로딩 중인 시료는 방울 형태로 중력의 힘에 의해 천천히 아래로 떨어진다. 첫 번째 방울
이 떨어지기까지 시간이 많이 걸리므로 질소 가스나 실린지를 이용하여 살짝 밀어준다.
  1.7.3. 카트리지 세척 
     시료가 모두 로딩이 되면 분석하고자 하는 물질 외의 불순물을 제거하기 위해 세척 과 정
을 진행한다. 세척 과정은 사전에 만들어 둔 0.1 % HCl/MeOH 용액을 사용한다. 0 .1% 
HCl/MeOH 용액을 카트리지 부피의 3배정도 흘려 세척한다. 1 cc용량의 카트리지를 사 용 
할 경우에는 1mL씩 3회 흘려준다. 불순물이 많은 경우는 세척 횟수를 5배정도로 늘려 완
전히 세척한다.
  1.7.4. 용리
     세척과정이 후, 4 mL 유리 바이알에 카트리지를 넣고 카트리지 충진제에 용리액을 흘림
으로써 분석물을 용출한다. 용리액은 2 M HCl용액을 1 mL를 흘려  시료를 완전히 용출
한다.
  1.7.5. 건조
     정제와 추출과정을 거친 시료를 진공회전증발기(SpeedVac)를 이용하여 1 mL의  용출액
의 용매를 날려준다. 용매가 날아가게 되면서 농축이 되므로 완전히 건조시키는 것이 중- 315 -요하다. 회전 증발기에 서 상온으로 올려 건조시키며 , 용리액에 부식성이 강한 HCl이 들
어가 있으므로 내부가 테프론으로 코팅된 기기를 사용해야만 한다. 
  1.7.6. 분석용 시료 플레이트 준비
     완전히 건조된 시료를 1 mL의 물에 녹인다. 시료가 준비되면 이 수용액 2 μL와 이온성 
액체 매트릭스인 (Ionic liquid matrix, ILM) 2 μL를  잘 혼합하여 1 μL씩 3 스팟을 로딩
하여 분석한다. 분석물이 로딩된 시료판을 데시케이터에 넣어 용매를 완전히 건조시킨 후 
분석한다. PHMB와 PGH도 PHMG와 동일한 과정으로 분석용 시료를 준비한다.
  1.7.7. MALDI-TOF를 이용한 정성분석
     레이저 세기는 구아니드계를 가지는 폴리머의 분해 및 단편화를 막고, 비교적 큰 PH MG 
분자의 상대적으로 낮은 탈착효과에 의해 야기되는 분포의 불균형화를 줄이기 위해 적절
히 주의해서 조절한다. 질량분석스펙트럼은 Reflector모드에서 측정하며, 1 spot 당  shot
의 수는 1000 번씩, 총 5번의 측정치를 합하여 얻는다. 신뢰성있는 정성분석을 위해서는 
정성분석을 최소 2번이상 반복하여 실시한다.
  1.7.8. 정성분석 결과 처리
        
그림3. MALDI-TOF MS로 분석한 PHMG의 질량스펙트럼
     PHMG는 monomer unit이 141 Da을 가지며, 올리고머의 양쪽에 다양한 말단구조가 합성- 316 -되므로 A타입, B타입, C타입, D타입등 다양한 이성질체가 나타나며 질량값에 따라 구분
할 수 있다. 각 타입의 단량체의 수에 따라 이온피크들을 표시한다. 각 형의 단량체 수가 
변함에 따라, monomer unit 만큼의 차이가 존재하는 고분자 분포가 나타나며, 이들 간의 
질량차와 질량값을 확인함으로써 시료 내 PHMG가 함유되어 있다는 것을 보여준다.- 317 -Type 이성질체
 올리고머n (단량체 수) 질량 값 (m/z)
A2 300.3
3 441.4
4 582.5
5 723.7
6 864.8
7 1005.9
8 1147.0
9 1288.2
10 1429.3
11 1570.4
B2 399.4
3 540.5
4 681.6
5 822.8
6 963.9
7 1105.0
8 1246.2
9 1387.3
10 1528.4
11 1669.5
C2 342.3
3 483.4
4 624.6
5 765.7
6 906.8
7 1047.9
8 1189.1
9 1330.2
10 1471.3
11 1612.4
D3 497.5
4 638.6
5 779.8
6 920.9
7 1062.0
8 1203.1
9 1344.3
10 1485.4
11 1626.5
12 1768.6
E3 424.4
4 565.5
5 706.6
6 847.8표2. PHMG 질량값 리스트 (단량체 수 확대 )- 318 -7 988.9
8 1130.0
9 1271.1
10 1412.3
11 1553.4
12 1694.5
F2 325.3
3 466.4
4 607.5
5 748.7
6 889.8
7 1030.9
8 1172.0
9 1313.2
10 1454.3
11 1595.4
G2 382.4
3 523.5
4 664.6
5 805.7
6 946.9
7 1088.0
8 1229.1
9 1370.3
10 1511.4
11 1652.5- 319 -Type 이성질체
 올리고머n(단량체 수) 질량값 (m/z) 
A1 300.3 
2 483.4 
3 666.6 
4 849.7 
5 1032.9 
6 1216.0 
7 1399.2 
8 1582.3 
B1 325.3 
2 508.4 
3 691.6 
4 874.7 
5 1057.9 
6 1241.0 
7 1424.2 
8 1607.3 
C1 342.3 
2 525.5 
3 708.6 
4 891.8 
5 1074.9 
6 1258.1 
7 1441.2 
8 1624.3 
D1 350.3 
2 533.4 
3 716.6 
4 899.7 
5 1082.9 
6 1266.0 
7 1449.2 
8 1632.3 
E1 357.3 
2 540.5 
3 723.6 
4 906.8 
5 1089.9 
6 1273.1 
7 1456.2 
8 1639.4 
F1 367.3 
2 550.5 
3 733.6 
916.7 4표3. PHMB 질량값 리스트- 320 -1099.9 5
1283.0 6
1466.2 7
1649.3 8
G1 377.3 
2 560.4 
3 743.6 
4 926.7 
5 1109.9 
6 1293.0 
7 1476.2 
8 1659.3 
H1 384.3 
2 567.5 
3 750.6 
4 933.8 
5 1116.9 
6 1300.1 
7 1483.2 
8 1666.4 
I1 392.3 
2 575.4 
3 758.6 
4 941.7 
5 1124.9 
6 1308.0 
7 1491.2 
8 1674.3 
J1 409.3 
2 592.5 
3 775.6 
4 958.8 
5 1141.9 
6 1325.1 
7 1508.2 
8 1691.4 
K1 434.3 
2 617.5 
3 800.6 
4 983.8 
5 1166.9 
6 1350.1 
7 1533.2 
8 1716.4 
L1 451.3 
634.5 2
817.6 3
1000.8 4- 321 -1183.9 5
1367.1 6
1550.2 7
1733.4 8
Type 이성질체
 올리고머n (단량체 수) 질량 값 (m/z) 
A1 191.2 
2 364.3 
3 537.4 
4 710.5 
5 883.6 
6 1056.7 
7 1229.8 
8 1403.0 
9 1576.1 
B1 322.2 
2 495.4 
3 668.5 
4 841.6 
5 1014.7 
6 1187.8 
7 1360.9 
8 1534.1 
9 1707.2 
C1 233.2 
2 406.3 
3 579.4 
4 752.5 
5 925.6 
6 1098.8 
7 1271.9 
8 1445.0 
9 1618.1 
D1 174.1 
2 347.2 
3 520.4 
4 693.5 
5 866.6 표4. PGH 질량값 리스트- 322 -6 1039.7 
7 1212.8 
8 1385.9 
9 1559.1 
E1 305.2 
2 478.3 
3 651.5 
4 824.6 
5 997.7 
6 1170.8 
7 1343.9 
8 1517.0 
9 1690.1 
F1 255.2 
2 428.3 
3 601.4 
4 774.5 
5 947.6 
6 1120.8 
7 1293.9 
8 1467.0 
9 1640.1 - 323 -1.8. MALDI-TOF MS 정량분석
  1.8.1. 검정곡선 작성용 표준용액 조제 및 고상 추출준비
     정제수 800 μL, 100 ppm의 13C 동위원소 PHMG 내부표준용액 100 μL와 10000 ppm, 
5000 ppm, 3000 ppm, 1000 ppm, 500 ppm, 100 ppm, 50 ppm, 25 ppm,  10 ppm PHMG 
표준용액 100 μL를 잘 섞어 검정곡선 표준용액을 만든다.  위와 같이 용액을 만든 후,  3 
mL 메탄올을 넣어 분석물을 묽혀 준다. 그리고, 시료를 볼텍스 믹서로 잘 섞어 준 
후, 용액을 산성화시키기 위해 0.1 % HCl/MeOH 3 μL를 가한다. 다시 볼텍스 믹서
를 이용해 1 분간 잘 혼합해준다.  그 다음, 선택적으로 분석하고자 하는 물질 이외의 불
순물을 제거하기 위해 고체상 추출을 시행해야 한다. 이를 위해 MCX 카트리지를 이용하
며 사용 전에 카트리지의 활성화와 pre-wet 과정을 거쳐야한다. 카트리지의 활성화는 카
트리지 부피의 3배, 1 cc 용량 카트리지를 사용 할 경우는 1 mL씩 3번, 총 3 mL 의 메탄
올을 흘려주어 카트리지 컨디션을 잡아 준다. Pre-wet 과정은 0.1 % HCl/MeOH 로 카트
리지 부피의 3배, 1 cc 용량 카트리지를 사용 할 경우는 3 mL 흘려주어 컨디션의 평형 을 
잡아준다.
  1.8.2. 시료 용매추출 및 고상 추출준비
     고체류의 경우, 약 900 mg을 취하고 4 mL 유리 바이알에 넣는다. 액체류 또는 스프
레이류의 경우, 용액 900 μL (용액의 밀도를 1 g/mL라고 가정한다.)를 취하여 4 mL 
유리 바이알에 넣는다. 이때, 고농축 시료이거나 불순물이 많아 SPE 전처리시 용액이 
카트리지에 막혀 흘러 내려오지 않는 경우, 시료용액을 메탄올로 10배 가량 묽혀 사
용한다. 위와 같이 시료를 준비한 후 , 내부표준용액인 100 ppm 의 13C 동위원소 
PHMG(Isotpic PHMG) 100 μL를 넣고 볼텍스 믹서를 이용하여 1분간 잘 혼합 한다. (총 
분석물의 부피는 1 mL가 된다.) 그리고,   3 mL 메탄올을 넣어 분석물을 묽혀 준다. 시
료를 볼텍스 믹서로 잘 섞어 준 후, 용액을 산성화시키기 위해 0.1 % HCl/MeOH 3  
μL를 가한다. 다시 볼텍스 믹서를 이용해 1 분간 잘 혼합해준다. 그 다음, 선택적으로 
분석하고자 하는 물질 이외의 불순물을 제거하기 위해 고체상 추출을 시행해야 한다. 이
를 위해 MCX 카트리지를 이용하며 사용 전에 카트리지의 활성화와 pre-wet 과정을 거
쳐야한다. 카트리지의 활성화는 카트리지 부피의 3배, 1 cc 용량 카트리지를 사용 할 경- 324 -우는 1 mL씩 3번, 총 3 mL의 메탄올을 흘려주어 카트리지 컨디션을 잡아 준다. Pre -wet 
과정은 0.1% HCl/MeOH로 카트리지 부피의 3배, 1 cc 용량 카트리지를 사용 할 경우는 
3 mL 흘려주어 컨디션의 평형을 잡아준다. 
  1.8.3. 고상추출
     카트리지에 시료를 로딩 전에 카트리지의 활성화와 pre-wet과정을 거쳐야한다. 준 비된 
시료를 카트리지의 부피에 맞게 넣어 시료를 로딩한다. 1 cc 용량의 카트리지를 사용하는 
경우에는 시료 1 mL씩 4회 시료를 로딩한다. 로딩 시에는 사용하는 피펫의 팁과 용액 등 
다른 기구에 따른 오염이 없도록 주의해야 하며, 가능하다면 서로 닿지 않도록 주의한다. 
로딩 중인 시료는 방울 형태로 중력의 힘에 의해 천천히 아래로 떨어진다. 첫 번째 방울
이 떨어지기까지 시간이 많이 걸리므로 질소 가스나 실린지를 이용한다.
  1.8.4. 카트리지 세척 
     시료가 모두 로딩이 되면 분석하고자 하는 물질 외의 불순물을 제거하기 위해 세척 과 정
을 진행한다. 세척 과정은 사전에 만들어 둔 0.1 % HCl/MeOH 용액을 사용한다. 0 .1 % 
HCl/MeOH 용액을 카트리지 부피의 3배정도 흘려 세척한다. 1 cc용량의 카트리지를 사 용 
할 경우에는 1 mL씩 3회 흘려준다. 불순물이 많은 경우는 세척 횟수를 5배정도로 늘려 
완전히 세척한다.
  1.8.5. 용리
     세척과정이 후, 4 mL 유리 바이알에 카트리지를 넣고 카트리지 충진제에 용리액을 흘림
으로써 분석물을 용출한다. 용리액은 2 M HCl용액을 1 mL 를 흘려  시료를 완전히 용출
한다.
  1.8.6. 건조
     정제와 추출과정을 거친 시료를 진공회전증발기(SpeedVac)를 이용하여 1 mL의  용출액
의 용매를 날려준다. 회전 증발기에 서 상온에서 건조시키며 , 용리액에 부식성이 강한 
HCl이 들어가 있으므로 내부가 테프론으로 코팅된 기기를 사용해야만 한다. 
  1.8.7. 분석용 시료 플레이트 준비
     완전히 건조된 시료를 1 mL의 물에 녹인다. 시료가 준비되면 이 수용액 2 μL와 이온성 
액체 매트릭스인 (Ionic liquid matrix, ILM) 2 μL를  잘 혼합하여 1 μL씩 3 스팟을 로딩- 325 -하여 분석한다. 분석물이 로딩된 시료판을 데시케이터에 넣어 용매를 완전히 건조시킨 후 
분석한다. PHMB와 PGH도 PHMG와 동일한 과정으로 분석용 시료를 준비한다. 
  1.8.8. MALDI-TOF를 이용한 정량분석
     레이저 세기는 구아니드계를 가지는 폴리머의 분해 및 단편화를 막고, 비교적 큰 PH MG 
분자의 상대적으로 낮은 탈착효과에 의해 야기되는 분포의 불균형화를 줄이기 위해 적절
히 주의해서 조절한다. 질량분석스펙트럼은 Reflector모드에서 측정하며, 1 spot 당  shot
의 수는 1000 번씩, 총 5번의 측정치를 합하여 얻는다.
  1.8.9. 정량분석 결과처리
정량분석은 최소 3번이상 반복실시하여 통계값을 제시한다 .
   1.8.9.1. 검정곡선 작성 결과
    (1) PHMG
그림4. 농도별 (1000 - 1 ppm)에 따른 PHMG 정량분석스펙트럼 (예)- 326 -     
     내부표준법을 적용하여 시료를 정량하기 위해서, 다양한 농도의 PHMG 표준용액에 내 부
표준물인 13C PHMG를 첨가하고 동일한 전처리과정을 거친 후, 시험용액 적당량을 이온
성 액체 매트릭스(Ionic liquid matrix, ILM)와 잘 혼합하여 MALDI-T OF 질량분석기를 
이용하여 분석한다.
그림5. MALDI-TOF MS 분석법을 이용한 PHMG 
검정곡선 (예) 
 
     x값은 log[PHMG]로 PHMG표준용액 농도에 상용로그를 취한 값이다. y값은 질량분석스
펙트럼에서 다양한 농도의 PHMG 표준용액에 해당하는 모든 이온피크들의 면적 을 모두 
합한 값을 13C 동위원소 치환된 PHMG의 모든 이온피크들의 면적 들을 모두 합한 값으
로 나눈 값에 대해 상용로그 처리한 값이다. 분석시 13C 동위원소 치환된 PHMG 이온
피크와 이에 상응하는 12C PHMG 이온피크가 모두 존재하는 피크들에 대해서만 면적
들을 합한다. 이 검정곡선으로부터 선형회귀법을 적용하여 아래와 같은 식을 얻는다. 검
정곡선을 작성하여 a값과 b값을 결정한다. 

y : 표준물질과 내부표준물질의 선택이온의 피크 면적들의 합의 비의 상용 log 값
x : 표준물질의 농도의 상용 log값
a :  검정곡선의 기울기
b :  검정곡선의 절편- 327 -    (2) PHMB
그림6. 농도별 (1000 - 1 ppm)에 따른 PHMB 정량분석스펙트럼
     다양한 농도의 12C PHMB 용액과 내부표준물질인 13C PHMB를 함께 혼합하여 고체상 카
트리지를 이용하여 정제 및 추출하여 전처리한 후, MALDI-TOF를 이용하여 분석한다.- 328 -
그림7. MALDI-TOF MS 분석법을 이용한 PHMB 
검정곡선 (예)
     x값은 log[PHMB]로 PHMB표준용액 농도에 상용 log를 취한 값이다. y값 은 질량분석스
펙트럼에서 다양한 농도의 PHMB 표준용액에 해당하는 모든 이온피크들의 면적을 모두 
합한 값을 13C 동위원소 치환된 PHMB의 모든 이온피크들의 면적들을 모두 합한 값으로 
나눈 값에 대해 상용log 처리한 값이다. 분석시 13C 동위원소 치환된 PHMB 이온피크
와 이에 상응하는 12C PHMB 이온피크가 모두 존재하는 피크들에 대해서만 면적들을 
합한다. 이 검정곡선으로부터 선형회귀법을 적용하여 아래와 같은 식을 얻는다. 검정곡선
을 작성하여 a값과 b값을 결정한다. 

y : 표준물질과 내부표준물질의 선택이온의 피크 면적들의 합의 비의 상용 log 값
x : 표준물질의 농도의 상용 log값
a :  검정곡선의 기울기
b :  검정곡선의 절편
        (3) PGH
     내부표준법을 적용하여 시료를 정량하기 위해서, 다양한 농도의 PGH 표준용액에 내
부표준물인 13C PGH를 첨가하고 동일한 전처리과정을 거친 후, 시험용액 적당량을 
이온성 액체 매트릭스(Ionic liquid matrix, ILM)와 잘 혼합하여 MALDI -TOF 질량
분석기를 이용하여 분석한다.- 329 -     x값은 log[PGH]로 PGH표준용액 농도에 상용로그를 취한 값이다. y값은 질량 분석스
펙트럼에서 다양한 농도의 PGH 표준용액에 해당하는 모든 이온피크들의 면적을 모
두 합한 값을 13C 동위원소 치환된 PGH의 모든 이온피크들의 면적들을 모두 합한 값
으로 나눈 값에 대해 상용로그 처리한 값이다. 분석시 13C 동위원소 치환된 PGH 이
온피크와 이에 상응하는 12C PGH 이온피크가 모두 존재하는 피크들에 대해서만 면적
들을 합한다. 이 검정곡선으로부터 선형회귀법을 적용하여 아래와 같은 식을 얻는다. 
검정곡선을 작성하여 a값과 b값을 결정한다. 

y : 표준물질과 내부표준물질의 선택이온의 피크 면적들의 합의 비의 상용 log 값
x : 표준물질의 농도의 상용 log값
a :  검정곡선의 기울기
b :  검정곡선의 절편
1.9. 결과보고
     시료의 측정·분석 후, 결과 보고 시에 시료목록, 시료번호, 시료수집일자, 시료보관 방법 시료량, 
추출과정, 분석기기 및 조건 사용한 표준물질의 자료, 질량분석스펙트럼, 검정곡선 작성 및 
통계 데이터, 방법검출한계 및 결과값의 산출근거 를 보고한다. 
  1.9.1. 계산
     검정곡선에서 얻어진 분석물질의 농도를 사용하여 다음의 식으로부터 제품 중 PHMG, PHMB , 
PGH의 농도를 계산한다. 액체류 및 스프레이류의 경우, 시료의 밀도를 1 g/mL로 가정한다.
제품 중 PHMG, PHMB, PGH 함량(mg/kg) = 
×         (식 1)
 
여기서, C 1 : 분석시료의 PHMG, PHMB, PGH 농도(mg/L)
C0 : 방법바탕시료의 PHMG, PHMB, PGH 농도(mg/L)
               V : 분석물 용액의 부피(mL)
               W d : 제품시료의 무게(g)- 330 -    본 분석법은 PHMG, PHMB, PGH의 염산염에 한하여 제시되었다. 기준 농도단위를 
mg/L로 사용하였기 때문에 인산염 등의 다른 염기가 붙는 경우, 염기의 무게에 따라 특
정농도에서의 PHMG (PHMB, PGH)의 농도가 약간 달라질 수 있다(1 H 3PO4 의 분자량
은 98 g/mol 이며, 1 HCl 의 분자량은 36 g/mol 이다). 따라서, 다른 염 기가 붙는 경우, 
분석법 내에서 검정곡선 작성용 표준물질의 농도, 방법검출한계 등에 약간의 차이가 있
을 수 있다.  
  1.9.2. 결과보고
   1.9.2.1.  시료 분석결과 실측농도는 mg/kg 으로 표기한다.
   1.9.2.2.  모든 농도결과는 방법검출한계를 적용하여 나타내고 방법검출한계 미만은 불검출
(N.D.) 또는 방법검출한계 미만으로 표기하고 방법검출 한계값을 같이 제시한다.- 331 -제22부 염화디데실디메틸암모늄
(Didecyldimethyammonium chloride)
1. 일반사항
 1.1. 적용범위
      이 시험방법은 위해우려제품에 함유되어있는 염화디데실디메틸암모늄 (Didecyldi methy 
ammonium chloride)의 분석방법으로 시료를 메탄올로 추출하여 액체크로마토그래프/ 질량분
석기로 분석하는 방법이다. 이 시험방법은 탈취제 등에 적용할 수 있다.
 1.2. 분석기기 및 기구
  1.2.1. 액체크로마토그래프/질량분석기
  1.2.2. 초음파추출기
  1.2.3 . 부피플라스크 10 ～ 1000 mL의 용량으로 유리 또는 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE) 재질의 것
  1.2.4 . 피펫 0.1 ～ 10 mL 의 용량으로 유리 또는 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE) 재질의 것
 1.3. 시약 및 표준용액
     이 시험방법에 사용되는 시약들은 특별히 순도와 등급이 명시된 경우를 제외하고는 
HPLC 또는 잔류농약급을 사용하여야 하며, 다른 시약의 경우는 특급 (GR 또는 ACS 등
급) 이상을 사용한다.
  1.3.1. 메탄올 (Methanol, CH 3OH)
  1.3.2. 포름산 (Formic acid, HCOOH)
  1.3.3. 이동상 용리액 A(0.1 %(v/v) 포름산이 포함된 정제수)
  1.3.4. 이동상 용리액 B(0.1 %(v/v) 포름산이 포함된 메탄올)
  1.3.5 . 표준용액
     표준원액은 염화디데실디메틸암모늄 0.05 g을 정확히 달아 50 mL 부피플라스크에  넣고 - 332 -메탄올로 표선까지 채운다. 이 표준원액의 최종농도는 1 000 mg/L가 되도록 제조하며 4  
ç 이하에서 냉장보관 한다. 이 제조방법으로 제조하여 사용하거나 판매하는 것을 구입하
여 사용할 수 있다.
     구분 화합물명 Chemical name 약자 CAS 번호1)
1염화디데실디메틸암모늄Didecyldimethy
ammonium chlorideDDAC 7173-51-5
1) CAS 번호 : Chemical Abstracts Service registry num ber
1.4. 시료채취 및 준비
     시료를 채취하기 전에 시료를 잘 혼합하여야 하며 이것이 불가능할 경우에는 전체의 성
질을 대표할 수 있도록 서로 다른 곳에서 채취하여야 한다. 다만, 서로 다른 종류의 시료가 
혼재되어 있다고 판단될 때에는 혼재된 시료의 성분별로 각각에 대해 시료를 채취할 수 있다.
  1.4.1. 액체류
     액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩  
채취하여야 한다.
  1.4.2. 고체류
     고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취하여 한다. 따라서 다섯 지점에서  시
료를 채취한 한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.
  1.4.3. 스프레이류
     스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사 한 후 바로 시료를 채취한다. 
 1.5. 시험절차
  1.5.1 . 전처리
   1.5.1.1.  시료 약 1 g ∼ 2 g을 무게를 측정하여 10 ～ 50 mL 부피플라스크에 넣고 메탄올을 
적당량 가하여 초음파추출기로 추출한다.
   1.5.1.2.  추출액을 실온으로 방냉하여 메탄올로 표선을 맞춘다. 
   1.5.1.3.  농축액을 0.45 μm 멤브레인 필터로 여과한 용액을 갈색바이알에 옮겨 시험용액으로 한다.
  1.5.2. 액체크로마토그래프/질량분석기 분석
     전처리에서 얻은 시험용액 1 ～ 5 μL를 크로마토그래프에 주입하여 분석한다.- 333 -     <표 1> 액체크로마토그래프/질량분석기에 의한 염화디데실디메틸암모늄의 분석조건(예)
항 목 조 건
컬럼 ZORBAX Eclipse XDB-C18 (2.1 mm x 150 mm, 5 μm) 
이동상A : 0.1 % Formic acid in water B :  0.1 % Formic aci d in Methanol
시간 A(%) B(%)
0 75 25
3 5 95
4 5 95
7 75 25
10 75 25
유속 0.4 mL/min
주입량 3 µL
컬럼 온도 25 ç
      <표 2> 액체크로마토그래프/질량분석기에 의한 염화디데실디메틸암모늄의 측정질량
분석물질명 1차 선택이온(m/z) 2차 선택이온(m/z)
염화디데실디메틸암모늄 326 186, 41
  1.5.3. 검정곡선의 작성
     검정곡선 작성용 표준용액은 염화디데실디메틸암모늄 표준용액(1 000 mg/L)을 단 계별로 희석
하여 정량한계 이상 농도를 4개 이상 포함되도록 제조하며 필요에 따라 사용하는 표준용액의 
농도와 개수를 달리 할 수 있다. 염화디데실디메틸암모늄의 농도(Cx)를 가로축(x 축)에, 염화
디데실디메틸암모늄의 면적값(Ax)을 세로축(y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.
 2.1. 결과보고
  2.1.1. 계산
    검정곡선에서 얻어진 분석물질의 농도를 사용하여 다음의 식으로부터 제품 중 염화디데실디 메
틸암모늄의 농도를 계산한다.
 제품 중 염화디데실디메틸암모늄의 농도(mg/kg) = 
× ×              (식 1)- 334 -    여기서, C1 : 분석시료의 염화디데실디메틸암모늄 농도(mg/L)
   C0 : 방법바탕시료의 염화디데실디메틸암모늄 농도(mg/L)
   ƒ : 희석배수(검정곡선의 범위를 벗어날 경우)
   V : 시료용액의 부피(mL)
   W d : 제품시료의 무게(g)
3.1. 참고문헌
1. Determination of quaternary ammonium biocides by  liquid chromatography ß¢-mass 
spectrometry, Journal of Chromatography A, 1058 (200 4) 89ß¢95- 335 -제23부 에틸렌 글리콜
(Ethylene Glycol)
1. 일반사항
 1.1. 적용범위
      이 시험방법은 위해우려제품에 함유되어 있는 에틸렌 글리콜(Ethylene glyc ol)의 분석방법으
로 시료를 유기용매로로 추출하여 기체크로마토그래프/질량분석기로 분석하는 방법이다. 이 
시험방법은 탈취제 등에 적용할 수 있다.
 1.2. 분석기기 및 기구
   1.2.1. 기체크로마토그래프/질량분석기
   1.2.2. 초음파추출기
   1.2.3. 질소농축기
   1.2.4. 회전식 감압농축기
   1.2.5. 정제용 컬럼 직경 1 cm × 길이 10 cm인 유리재 컬럼을 사용
   1.2.6 . 부피플라스크 10 ～ 1000 mL의 용량으로 유리 또는 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE) 재질의 것
   1.2.7 . 피펫 0.1 ～ 10 mL 의 용량으로 유리 또는 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE) 재질의 것
 1.3. 시약 및 표준용액
      이 시험방법에 사용되는 시약들은 특별히 순도와 등급이 명시된 경우를 제외하고는 
HPLC 또는 잔류농약급을 사용하여야 하며, 다른 시약의 경우는 특급 (GR 또는 ACS 
등급) 이상을 사용한다.
  1.3.1. 메탄올(Methanol, CH 3OH)
  1.3.2 . 표준용액
     표준용액은 에틸렌 글리콜 1000 mg/L의 농도수준으로 제조된 표준용액으로서 표준 물- 336 -구분 화합물명 Chemical name CAS 번호1)
1 에틸렌 글리콜 Ethylene glycol 107-21-1
1) CAS 번호 : Chemical Abstracts Service registry num ber질생산기관에서 제조되어 시판되는 표준용액을 구입하여 사용할 수 있다. 표준원액은 
최대 1년 또는 표시된 사용기한까지 사용할 수 있으나 10 mg/L이하의 표준용액은 최
소한 1개월 마다 새로 조제해야 한다.
1.4. 시료채취 및 준비
     시료를 채취하기 전에 시료를 잘 혼합하여야 하며 이것이 불가능할 경우에는 전체의 성
질을 대표할 수 있도록 서로 다른 곳에서 채취하여야 한다. 다만, 서로 다른 종류의 시료가 
혼재되어 있다고 판단될 때에는 혼재된 시료의 성분별로 각각에 대해 시료를 채취할 수 있다.
  1.4.1. 액체류
     액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩  
채취하여야 한다.
  1.4.2. 고체류
     고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취하여 한다. 따라서 다섯 지점에서  시
료를 채취한 한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.
  1.4.3. 스프레이류
     스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사 한 후 바로 시료를 채취한다. 
 1.5. 시험절차
  1.5.1 . 전처리
   1.5.1.1.  시료 약 1 g을 0.1 mg까지 정확히 무게를 측정하여 뚜껑달린 유리 시험관에 옮긴다. 
   1.5.1.2.  10 mL의 메탄올 또는 적절한 유기용매를 넣고 초음파추출장치에 넣고 30분 이상 
추출한다.
   1.5.1.3.  0.45 um 멤브레인 필터로 여과한 용액을 기체크로마토그래프용 바이알에 옮겨 시험용
액으로 한다.- 337 -   1.5.1.4.  필요시 정제 또는 농축 단계를 추가한다.  
  1.5.2. 기체크로마토그래프/질량분석기 분석
          전처리에서 얻은 시험용액 1 ～ 2 μL를 기체크로마토그래프/질량분석기에 주입하여 분석
한다. 기체크로마토그래프-질량분석기로부터 얻은 크로마토그램에서 각 분석성분의 머무
름시간에 해당하는 위치의 피크들로부터 피크면적을 구한다. 
 <표 1> 기체크로마토그래프/질량분석기에 의한 에틸렌 글리콜의 분석조건(예)
GC/MS 조 건
시료주입구 온도 220 ç
시료분할비 1 :  10
운반가스 헬륨(1 mL/min)
컬럼6 % cyanopropyphenol / 94 % dimethyl polysiloxene, 60 
m 길이 × 0.25 mm 안지름 × 1.4 μm 필름두께
오븐 온도초기온도     초기시간    승온속도   최종온도   최종시간
  (ç)        (min.)      ( ç/min.)     ( ç)      (min.)
   50.0         3.0        15.0        220       3. 0 
이송관온도(Transfer Line) 220 ç
이온소스 온도(Ion Source) 230 ç
이온화방법 EI (Electron Impact), 70 eV
질량범위 25 ∼100 amu
 <표 2> 기체크로마토그래프/질량분석기에 의한 에틸렌 글리콜의 측정질량
분석물질명 제1선택이온, m/z 제2선택이온, m/z
Ethylene glycol 31 62, 43, 33
  4.5.3. 검정곡선의 작성
     검정곡선 작성용 표준용액은 에틸렌 글리콜 표준용액(1000 mg/L)을 단계별로 희 석하여 정량
한계 이상 농도를 4개 이상 포함되도록 제조하며 필요에 따라 사용하는 표준용액의 농도와 개
수를 달리 할 수 있다. 에틸렌 글리콜의 농도(Cx)를 가로축(x 축)에, 에틸렌 글리콜의 면적값
(Ax)을 세로축(y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.
 4.6. 결과보고- 338 -  4.6.1. 계산
    검정곡선에서 얻어진 분석물질의 농도를 사용하여 다음의 식으로부터 제품 중 에틸렌 글리 콜의 
농도를 계산한다.
 제품 중 에틸렌 글리콜의 농도(mg/kg) = 
××              (식 1)
    여기서, C 1 : 검정곡선에서 얻어진 분석시료의 에틸렌 글리콜 농도(mg/L)
   C 0 : 방법바탕시료의 에틸렌 글리콜 농도(mg/L)
   ƒ : 희석배수(검정곡선의 범위를 벗어날 경우)
   V : 시료용액의 부피(mL)
   W : 제품시료의 무게(g)
 1.7. 참고문헌
  1.7.1. Toxicological profile for ethylene glycol,  Agency for toxic substances and 
disease registry, 2010
  1.7.2. EPA method 8015C, Nonhalogenated organics using GC/FID, 2000- 339 -제24부 총휘발성유기화합물
(Total Volatile Organic Compounds)
1. 일반사항
 1.1. 적용범위
     이 시험방법은 위해우려제품에 존재하는 총휘발성유기화합물에 대한 분석방법으로 전처리
과정 및 기기분석 등에 대해 자세히 기술하였다. 인쇄용 잉크 •토너 등에 적용할 수 있다.
2. 기체크로마토크래피/질량분석법(GC/MS)
 21. 측정원리
     이 시험방법은 위해우려제품에 함유되어 있는 총휘발성유기화합물의 측정방법으로서, 시료 를 
유기용매로 추출하여 기체크로마토그래프/질량분석기로 분석하는 방법이다.
 2.2. 분석기기 및 기구
  2.2.1. 기체크로마토그래프/질량분석기
  2.2.2. 초음파추출기
  2.2.3. 원심분리기
  2.2.4 . 부피플라스크 10 ～ 1000 mL의 용량으로 유리 또는 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE) 재질의 것
  2.2.5 . 피펫 0.1 ～ 10 mL 의 용량으로 유리 또는 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE) 재질의 것
 2.3. 시약 및 표준용액
      이 시험방법에 사용되는 시약들은 특별히 순도와 등급이 명시된 경우를 제외하고는 
HPLC 또는 잔류농약급을 사용하여야 하며, 다른 시약의 경우는 특급 (GR 또는 ACS 
등급) 이상을 사용한다.
  2.3.1. 메탄올 (Methanol, CH 3OH)- 340 -  2.3.2 . 표준용액
     표준용액은 n-헥산, 톨루엔, 헥사데칸이 1000 mg/L의 농도수준으로 제조된 표 준용액으
로서 표준물질생산기관에서 제조되어 시판되는 표준용액을 구입하여 사용할 수 있다. 
표준원액은 최대 1년 또는 표시된 사용기한까지 사용할 수 있으나 10 mg/L이하의 표
준용액은 최소한 1개월 마다 새로 조제해야 한다.
2.4. 시료채취 및 준비
     시료를 채취하기 전에 시료를 잘 혼합하여야 하며 이것이 불가능할 경우에는 전체의 성
질을 대표할 수 있도록 서로 다른 곳에서 채취하여야 한다. 다만, 서로 다른 종류의 시료가 
혼재되어 있다고 판단될 때에는 혼재된 시료의 성분별로 각각에 대해 시료를 채취할 수 있다.
  2.4.1. 액체류
     액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩  
채취하여야 한다.
  2.4.2. 고체류
     고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취하여 한다. 따라서 다섯 지점에서  시
료를 채취한 한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.
 2.5. 시험절차
  2.5.1 . 전처리
   2.5.1.1.  시료 약 1 g ∼ 2 g을 무게를 측정하여 10 ～ 50 mL 부피플라스크에 넣고 메탄올을 
적당량 가하여 초음파추출기로 추출한다.
     [비고] 메탄올을 사용한 추출이 불가한 경우, 추출용매를 에탄올, 아세톤 등으로 대 체하여 사용
할 수 있다. 단 추출용매가 크로마토그램(총이온크로마토그램, Toltal ion chroma togram, 
TIC)상에서 헥산(C 6)과 헥사데칸(C 16)사이에 검출되는 용매는 사용할 수 없다.
   2.5.1.2.  부피플라스크를 꺼내어 실온으로 방냉하고 메탄올로 표선까지 채운 다음 균질하게 혼합한다.
   2.5.1.3.  0.45 um 멤브레인 필터로 여과한 용액을 갈색바이알에 옮겨 시험용액으로 한다.
  2.5.2. 기체크로마토그래프/질량분석기 분석
     전처리에서 얻은 시험용액 1 ～ 2 μL를 기체크로마토그래프에 주입하여 분석한다.- 341 - <표 1> 기체크로마토그래프/질량분석기에 의한 총휘발성유기화합물의 분석조건(예)
GC/MS 조 건
시료주입구 온도 250 ç
시료분할비 1 :  10
운반가스 헬륨(1 mL/min)
컬럼결합형(bonded) 100 % dimetylpolysiloxane, 
30～60 m 길이 × 0.25～0.32 mm 안지름 × 0.25～1.0 μm 
필름두께
오븐 온도40 °C (4 min) - > 4 °C/min - > 230 °C - > 20 °C/min 
- > 280 °C (10min) (모든 목표 화합물이 용리될 때 까지) 
이송관온도(Transfer Line) 250 ç
이온소스 온도(Ion Source) 200 ç
이온화방법 EI (Electron Impact), 70 eV
질량범위 35 ∼350 amu
  2.5.3. 검정곡선의 작성
     검정곡선 작성용 표준용액은 n-헥산, 톨루엔, 헥사데칸 혼합표준용액(100 mg/L )을 단계별로 
희석하여 정량한계 이상 농도를 3개 이상 포함되도록 제조하며 필요에 따라 사용하는 표준용
액의 농도와 개수를 달리 할 수 있다. 톨루엔의 농도(Cx)를 가로축(x 축)에, 톨루엔의 면적값
(Ax)을 세로축(y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다. 검정곡선에 사용하는 톨루엔의 면적값
은 총이온크로마토그램(TIC)의 면적값을 사용한다.
 2.6. 결과보고
  2.6.1. 계산
   2.6.1.1.  총휘발성유기화합물의 농도
    총휘발성유기화합물(TVOC)의 농도는 크로마토그램 상에서 n-헥산과 n-헥사데칸 사이 에 검출된 
피크(TIC)를 합하여 총면적을 산출하고 톨루엔의 검정곡선을 이용하여 톨루엔의 농도로 환산한 다.
 총휘발성유기화합물의 농도(mg/L) = 
             (식 1)
    여기서, A T : 분 석 시 료 의  크 로 마 토 그 램 (TIC)에 서  헥 산 에 서  헥 사 데 칸  사 이 의  분 석  물 질  피 크  면 적 의  합
   b st : 검정곡선 기울기
   CA : 검정곡선의 세로축 절편, 만일 검정곡선이 원점을 지나면  CA = 0
   2.6.1.2.  시료의 총휘발성유기화합물의 함량
   총휘발성유기화합물의 농도를 이용하여 다음의 식으로부터 제품 중 총휘발성유기화합물의 함량 을 - 342 -계산한다.
 제품 중 휘발성유기화합물의 농도(mg/kg) = 
×   (식 2)
    여기서, C 1 : 분석시료의 총휘발성유기화합물 농도(mg/L)
   C 0 : 방법바탕시료의 총휘발성유기화합물 농도(mg/L)
   ƒ : 희석배수(검정곡선의 범위를 벗어날 경우)
   V : 시료용액의 부피(mL)
   W d : 제품시료의 무게(g)
 2.7. 참고문헌
  2.7.1.  실내공기질공정시험기준 ES 02602.1, “실내 및 건축자재에서 방출되는 휘발성유기화합물  
측정방법 - 고체흡착관과 기체크로마토그래프-MS/FID법”, 환경부(2010)
  2.7.2.  ISO 16000-6, Determination of volatile organic com pounds in indoor and test chamber 
air by active sampling on Tenax TAŒ% sorbent, thermal desorption and gas 
chromatography using MS or MS-FID 
  2.7.3.  KS M 6956, 재활용 고무 분말중의 유해물질 측정방법
  2.7.4.  KS M ISO 11890-2, 도료와 바니시-휘발성 유기 화합물 함량 측정-제2부: 기체  크로마
토그래피 방법
 - 343 -3. 기체크로마토크래피법(GC/FID)
 3.1. 측정원리
     이 시험방법은 위해우려제품에 함유되어 있는 총휘발성유기화합물의 측정방법으로서, 시료 를 
유기용매로 추출하여 기체크로마토그래프/불꽃이온화검출기로 분석하는 방법이다.
 3.2. 분석기기 및 기구
  3.2.1. 기체크로마토그래프/불꽃이온화검출기
  3.2.2. 초음파추출기
  3.2.3. 원심분리기
  3.2.4 . 부피플라스크 10 ～ 1000 mL의 용량으로 유리 또는 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE) 재질의 것
  3.2.5 . 피펫 0.1 ～ 10 mL 의 용량으로 유리 또는 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE) 재질의 것
 3.3. 시약 및 표준용액
      이 시험방법에 사용되는 시약들은 특별히 순도와 등급이 명시된 경우를 제외하고는 
HPLC 또는 잔류농약급을 사용하여야 하며, 다른 시약의 경우는 특급 (GR 또는 ACS 
등급) 이상을 사용한다.
  3.3.1. 메탄올 (Methanol, CH 3OH)
  3.3.2 . 표준용액
     표준용액은 n-헥산, 톨루엔, 헥사데칸이 1000 mg/L의 농도수준으로 제조된 표 준용액으
로서 표준물질생산기관에서 제조되어 시판되는 표준용액을 구입하여 사용할 수 있다. 
표준원액은 최대 1년 또는 표시된 사용기한까지 사용할 수 있으나 10 mg/L이하의 표
준용액은 최소한 1개월 마다 새로 조제해야 한다.
3.4. 시료채취 및 준비
     시료를 채취하기 전에 시료를 잘 혼합하여야 하며 이것이 불가능할 경우에는 전체의 성
질을 대표할 수 있도록 서로 다른 곳에서 채취하여야 한다. 다만, 서로 다른 종류의 시료가 
혼재되어 있다고 판단될 때에는 혼재된 시료의 성분별로 각각에 대해 시료를 채취할 수 있다.
  3.4.1. 액체류- 344 -     액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩  
채취하여야 한다.
  3.4.2. 고체류
     고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취하여 한다. 따라서 다섯 지점에서  시
료를 채취한 한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.
 3.5. 시험절차
  3.5.1 . 전처리
   3.5.1.1.  시료 약 1 ∼ 2 g을 무게를 측정하여 10 ～ 50 mL 부피플라스크에 넣고 메탄올을 
적당량 가하여 초음파추출기로 추출한다.
     [비고] 메탄올을 사용한 추출이 불가한 경우, 추출용매를 에탄올, 아세톤 등으로 대 체하여 사용
할 수 있다. 단 추출용매가 헥산(C 6)과 헥사데칸(C 16)사이에 검출되는 용매는 사용
할 수 없다.
   3.5.1.2.  부피플라스크를 꺼내어 실온으로 방냉하고 메탄올로 표선까지 채운 다음 균질하게 혼합한다.
   3.5.1.3.  0.45 um 멤브레인 필터로 여과한 용액을 갈색바이알에 옮겨 시험용액으로 한다.
  3.5.2. 기체크로마토그래프 분석
     전처리에서 얻은 시험용액 1 ～ 2 μL를 기체크로마토그래프에 주입하여 분석한다.
 <표 1> 기체크로마토그래프에 의한 총휘발성유기화합물의 분석조건(예)
GC 조 건
시료주입구 온도 250 ç
시료분할비 1 :  10
운반가스 헬륨(1 mL/min)
컬럼결합형(bonded) 100 % dimetylpolysiloxane, 
30～60 m 길이 × 0.25～0.32 mm 안지름 × 0.25～1.0 μm 
필름두께
오븐 온도40 °C (4 min) - > 4 °C/min - > 230 °C - > 20 °C/min 
- > 280 °C (10min) (모든 목표 화합물이 용리될 때 까지) 
검출기온도 250 ç
  3.5.3. 검정곡선의 작성
     검정곡선 작성용 표준용액은 n-헥산, 톨루엔, 헥사데칸 혼합표준용액(100 mg/L )을 단계별로 
희석하여 정량한계 이상 농도를 3개 이상 포함되도록 제조하며 필요에 따라 사용하는 표준용
액의 농도와 개수를 달리 할 수 있다. 톨루엔의 농도(Cx)를 가로축(x 축)에, 톨루엔의 면적값
(Ax)을 세로축(y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.- 345 - 3.6. 결과보고
  3.6.1. 계산
   3.6.1.1.  총휘발성유기화합물의 농도
    총휘발성유기화합물(TVOC)의 농도는 크로마토그램 상에서 n-헥산과 n-헥사데칸 사이 에 검출된 
피크를 합하여 총면적을 산출하고 톨루엔의 검정곡선을 이용하여 톨루엔의 농도로 환산한다.
 총휘발성유기화합물의 농도(mg/L) = 
             (식 1)
    여기서, A T : 분 석 시 료 의  크 로 마 토 그 램 에 서  헥 산 에 서  헥 사 데 칸  사 이 의  검 출 된  피 크  면 적 의  합
   b st : 검정곡선 기울기
   CA : 검정곡선의 세로축 절편, 만일 검정곡선이 원점을 지나면  CA = 0
   3.6.1.2.  시료의 총휘발성유기화합물의 함량
    총휘발성유기화합물의 농도를 이용하여 다음의 식으로부터 제품 중 총휘발성유기화합물의 함 량을 
계산한다.
 제품 중 휘발성유기화합물의 농도(mg/kg) = 
×  (식 2)
    여기서, C 1 : 분석시료의 총휘발성유기화합물 농도(mg/L)
   C 0 : 방법바탕시료의 총휘발성유기화합물 농도(mg/L)
   V : 시료용액의 부피(mL)
   W d : 제품시료의 무게(g)
 3.7. 참고문헌
  3.7.1.  실내공기질공정시험기준 ES 02602.1, “실내 및 건축자재에서 방출되는 휘발성유기화합물  
측정방법 - 고체흡착관과 기체크로마토그래프-MS/FID법”, 환경부(2010)
  3.7.2.  ISO 16000-6(2011), Determination of volatile organ ic compounds in indoor and test 
chamber air by active sampling on Tenax TAŒ% sorbent, thermal desorption and gas 
chromatography using MS or MS-FID- 346 -  3.7.3.  KS M 6956, 재활용 고무 분말중의 유해물질 측정방법
  3.7.4.  KS M ISO 11890-2, 도료와 바니시-휘발성 유기 화합물 함량 측정-제2부: 기체  크로마
토그래피 방법- 347 -4. 헤드스페이스-기체크로마토크래피/질량분석법(HS-GC/MS)
 4.1. 측정원리
     이 시험방법은 위해우려제품에 함유되어 있는 총휘발성유기화합물의 측정방법으로서, 헤드 스
페이스 바이알에 시료를 넣어 밀폐하고 약 90 ç로 가열한 다음 상부 기체 일정량을 기체크
로마토그래프/질량분석기에 주입하여 분석하는 방법이다.
 4.2. 분석기기 및 기구
  4.2.1. 헤드스페이스-기체크로마토그래프/질량분석기
  4.2.2. 초음파추출기
  4.2.3. 원심분리기
  4.2.4 . 부피플라스크 10 ～ 1000 mL의 용량으로 유리 또는 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE) 재질의 것
  4.2.5 . 피펫 0.1 ～ 10 mL 의 용량으로 유리 또는 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE) 재질의 것
 4.3. 시약 및 표준용액
      이 시험방법에 사용되는 시약들은 특별히 순도와 등급이 명시된 경우를 제외하고는 
HPLC 또는 잔류농약급을 사용하여야 하며, 다른 시약의 경우는 특급 (GR 또는 ACS 
등급) 이상을 사용한다.
  4.3.1. 메탄올 (Methanol, CH 3OH)
  4.3.2 . 표준용액
     표준용액은 n-헥산, 톨루엔, 헥사데칸이 1000 mg/L의 농도수준으로 제조된 표 준용액으
로서 표준물질생산기관에서 제조되어 시판되는 표준용액을 구입하여 사용할 수 있다. 
표준원액은 최대 1년 또는 표시된 사용기한까지 사용할 수 있으나 10 mg/L이하의 표
준용액은 최소한 1개월 마다 새로 조제해야 한다.
4.4. 시료채취 및 준비
     시료를 채취하기 전에 시료를 잘 혼합하여야 하며 이것이 불가능할 경우에는 전체의 성
질을 대표할 수 있도록 서로 다른 곳에서 채취하여야 한다. 다만, 서로 다른 종류의 시료가 
혼재되어 있다고 판단될 때에는 혼재된 시료의 성분별로 각각에 대해 시료를 채취할 수 있다.- 348 -  4.4.1. 액체류
     액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩  
채취하여야 한다.
  4.4.2. 고체류
     고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취하여 한다. 따라서 다섯 지점에서  시
료를 채취한 한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.
 4.5. 시험절차
  4.5.1 . 전처리
     채취한 균일한 시료 약 0.1 g ∼ 0.5 g을 20 mL 헤드스페이스 샘플러용 바이알에 재빨리 
넣고 실리콘 마개로 막고 클램프를 이용하여 실링을 한 후 즉시 분석을 수행한다.
     [비고] 소독제와 같이 시료 내 잔류염소에 의해 시험결과에 영향을 주는 경우 시료 5 mL당 
아스코빈산 300 mg을 첨가하여 시료에 존재하는 잔류염소를 제거해야 한다.
  4.5.2. 헤드스페이스-기체크로마토그래프/질량분석기 분석
     전처리에서 얻은 시험용액을 흔들어 섞은 후, 헤드스페이스 시료주입기로 옮긴 후 약 90ç로 안정화
된 온도에서 가열한다. 평형상태에 도달한 헤드스페이스용 바이알의 내부에 압력을 가해 상부 기
체를 일정량 취하여 기체크로마토그래프-질량분석기에 주입한다.
 <표 1> 헤드스페이스-기체크로마토그래프/질량분석기에 의한 총휘발성유기화합물의 분석조건(예 )
GC/MS 조 건
시료주입구 온도 200 ç
시료분할비 1 :  10
운반가스 헬륨(1 mL/min)
컬럼결합형(bonded) 100 % dimetylpolysiloxane, 
30～60 m 길이 × 0.25～0.32 mm 안지름 × 0.25～1.0 μm 
필름두께
오븐 온도40 °C (4 min) - > 4 °C/min - > 230 °C - > 20 °C/min 
- > 280 °C (10min) (모든 목표 화합물이 용리될 때 까지) 
이송관온도(Transfer Line) 280 ç
이온소스 온도(Ion Source) 200 ç
이온화방법 EI (Electron Impact), 70 eV
질량범위 35 ∼350 amu
Headspace 조 건
열평형 온도 90 ç
반응시간 60 min
  4.5.3. 검정곡선의 작성- 349 -     검정곡선 작성용 표준용액은 n-헥산, 톨루엔, 헥사데칸 혼합표준용액(100 mg/L )을 단계별로 
희석하여 정량한계 이상 농도를 3개 이상 포함되도록 제조하며 필요에 따라 사용하는 표준용
액의 농도와 개수를 달리 할 수 있다. 톨루엔의 절대량(Mx)를 취하여 가로축 (x 축)에,  톨루
엔의 TIC피크면적(Ax)을 세로축(y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.
 4.6. 결과보고
  4.6.1. 계산
   4.6.1.1.  총휘발성유기화합물의 농도
    총휘발성유기화합물(TVOC)의 양은 크로마토그램 상에서 n-헥산과 n-헥사데칸 사이에  검출된 
피크(TIC)를 합하여 총면적을 산출하고 톨루엔의 검정곡선을 이용하여 톨루엔의 양으로 환산한 다.
 총휘발성유기화합물의 양(ug) = 
             (식 1)
    여기서, A T : 분 석 시 료 의  크 로 마 토 그 램 (TIC)에 서  헥 산 에 서  헥 사 데 칸  사 이 의  분 석  물 질  피 크  면 적 의  합
   b st : 검정곡선 기울기
   CA : 검정곡선의 세로축 절편, 만일 검정곡선이 원점을 지나면  CA = 0
   4.6.1.2.  시료의 총휘발성유기화합물의 함량
   다음의 식으로부터 제품 중 총휘발성유기화합물의 함량을 계산한다.
 제품 중 휘발성유기화합물의 농도(mg/kg) = 
   (식 2)
    여기서, m 1 : 분석시료의 총휘발성유기화합물 양(ug)
   m 0 : 방법바탕시료의 총휘발성유기화합물 양(ug)
   W d : 제품시료의 무게(g)
 4.7. 참고문헌
  4.7.1.  실내공기질공정시험기준 ES 02602.1, “실내 및 건축자재에서 방출되는 휘발성유기화합물  
측정방법 - 고체흡착관과 기체크로마토그래프-MS/FID법”, 환경부(2010)
  4.7.2.  ISO 16000-6(2011), Determination of volatile organ ic compounds in indoor and test - 350 -chamber air by active sampling on Tenax TAŒ% sorbent, thermal desorption and gas 
chromatography using MS or MS-FID
  4.7.3.  KS M 6956, 재활용 고무 분말중의 유해물질 측정방법
  4.7.4.  KS M ISO 11890-2, 도료와 바니시-휘발성 유기 화합물 함량 측정-제2부: 기체  크로마
토그래피 방법- 351 -5. 헤드스페이스-기체크로마토크래피(HS-GC/FID)
 5.1. 측정원리
     이 시험방법은 위해우려제품에 함유되어 있는 총휘발성유기화합물의 측정방법으로서, 헤드 스
페이스 바이알에 시료를 넣어 밀폐하고 약 90 ç로 가열한 다음 상부 기체 일정량을 기체크
로마토그래프/불꽃이온화검출기에 주입하여 분석하는 방법이다.
 5.2. 분석기기 및 기구
  5.2.1. 헤드스페이스-기체크로마토그래프/불꽃이온화검출기
  5.2.2. 초음파추출기
  5.2.3. 원심분리기
  5.2.4 . 부피플라스크 10 ～ 1000 mL의 용량으로 유리 또는 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE) 재질의 것
  5.2.5 . 피펫 0.1 ～ 10 mL 의 용량으로 유리 또는 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE) 재질의 것
 5.3. 시약 및 표준용액
      이 시험방법에 사용되는 시약들은 특별히 순도와 등급이 명시된 경우를 제외하고는 
HPLC 또는 잔류농약급을 사용하여야 하며, 다른 시약의 경우는 특급 (GR 또는 ACS 
등급) 이상을 사용한다.
  5.3.1. 메탄올 (Methanol, CH 3OH)
  5.3.2 . 표준용액
     표준용액은 n-헥산, 톨루엔, 헥사데칸이 1000 mg/L의 농도수준으로 제조된 표 준용액으
로서 표준물질생산기관에서 제조되어 시판되는 표준용액을 구입하여 사용할 수 있다. 
표준원액은 최대 1년 또는 표시된 사용기한까지 사용할 수 있으나 10 mg/L이하의 표
준용액은 최소한 1개월 마다 새로 조제해야 한다.
5.4. 시료채취 및 준비
     시료를 채취하기 전에 시료를 잘 혼합하여야 하며 이것이 불가능할 경우에는 전체의 성
질을 대표할 수 있도록 서로 다른 곳에서 채취하여야 한다. 다만, 서로 다른 종류의 시료가 
혼재되어 있다고 판단될 때에는 혼재된 시료의 성분별로 각각에 대해 시료를 채취할 수 있다.- 352 -  5.4.1. 액체류
     액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩  
채취하여야 한다.
  5.4.2. 고체류
     고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취하여 한다. 따라서 다섯 지점에서  시
료를 채취한 한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.
 5.5. 시험절차
  5.5.1 . 전처리
     채취한 균일한 시료 약 0.1 g ∼ 0.5 g을 20 mL 헤드스페이스 샘플러용 바이알에 재빨리 
넣고 실리콘 마개로 막고 클램프를 이용하여 실링을 한 후 즉시 분석을 수행한다.
     [비고] 소독제와 같이 시료 내 잔류염소에 의해 시험결과에 영향을 주는 경우 시료 5 mL당 
아스코빈산 300 mg을 첨가하여 시료에 존재하는 잔류염소를 제거해야 한다.
  5.5.2. 헤드스페이스-기체크로마토그래프/불꽃이온화검출기 분석
     전처리에서 얻은 시험용액을 흔들어 섞은 후, 헤드스페이스 시료주입기로 옮긴 후 약 90ç로 안정화
된 온도에서 가열한다. 평형상태에 도달한 헤드스페이스용 바이알의 내부에 압력을 가해 상부 기
체를 일정량 취하여 기체크로마토그래프-질량분석기에 주입한다.
 <표 1> 헤 드 스 페 이 스 -기 체 크 로 마 토 그 래 프 /불 꽃 이 온 화 검 출 기 에  의 한  총 휘 발 성 유 기 화 합 물 의  분 석 조 건 (예 )
GC/MS 조 건
시료주입구 온도 200 ç
시료분할비 1 :  10
운반가스 헬륨(1 mL/min)
컬럼결합형(bonded) 100 % dimetylpolysiloxane, 
30～60 m 길이 × 0.25～0.32 mm 안지름 × 0.25～1.0 μm 
필름두께
오븐 온도40 °C (4 min) - > 4 °C/min - > 230 °C - > 20 °C/min 
- > 280 °C (10min) (모든 목표 화합물이 용리될 때 까지) 
검출기 온도 250 ç
Headspace 조 건
열평형 온도 90 ç
반응시간 60 min
  5.5.3. 검정곡선의 작성
     검정곡선 작성용 표준용액은 n-헥산, 톨루엔, 헥사데칸 혼합표준용액(100 mg/L )을 단계별로 
희석하여 정량한계 이상 농도를 3개 이상 포함되도록 제조하며 필요에 따라 사용하는 표준용- 353 -액의 농도와 개수를 달리 할 수 있다. 톨루엔의 절대량(Mx)를 취하여 가로축 (x 축)에,  톨루
엔의 TIC피크면적(Ax)을 세로축(y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.
 5.6. 결과보고
  5.6.1. 계산
   5.6.1.1.  총휘발성유기화합물의 농도
    총휘발성유기화합물(TVOC)의 양은 크로마토그램 상에서 n-헥산과 n-헥사데칸 사이에  검출된 
피크(TIC)를 합하여 총면적을 산출하고 톨루엔의 검정곡선을 이용하여 톨루엔의 양으로 환산한 다.
 총휘발성유기화합물의 양(ug) = 
             (식 1)
    여기서, A T : 분 석 시 료 의  크 로 마 토 그 램 (TIC)에 서  헥 산 에 서  헥 사 데 칸  사 이 의  분 석  물 질  피 크  면 적 의  합
   b st : 검정곡선 기울기
   CA : 검정곡선의 세로축 절편, 만일 검정곡선이 원점을 지나면  CA = 0
   5.6.1.2.  시료의 총휘발성유기화합물의 함량
   다음의 식으로부터 제품 중 총휘발성유기화합물의 함량을 계산한다.
 제품 중 휘발성유기화합물의 농도(mg/kg) = 
   (식 2)
    여기서, m 1 : 분석시료의 총휘발성유기화합물 양(ug)
   m 0 : 방법바탕시료의 총휘발성유기화합물 양(ug)
   W d : 제품시료의 무게(g)
 5.7. 참고문헌
  5.7.1.  실내공기질공정시험기준 ES 02602.1, “실내 및 건축자재에서 방출되는 휘발성유기화합물  
측정방법 - 고체흡착관과 기체크로마토그래프-MS/FID법”, 환경부(2010)
  5.7.2.  ISO 16000-6(2011), Determination of volatile organ ic compounds in indoor and test 
chamber air by active sampling on Tenax TAŒ% sorbent, thermal desorption and gas 
chromatography using MS or MS-FID- 354 -  5.7.3.  KS M 6956, 재활용 고무 분말중의 유해물질 측정방법
  5.7.4.  KS M ISO 11890-2, 도료와 바니시-휘발성 유기 화합물 함량 측정-제2부: 기체  크로마
토그래피 방법- 355 -제25부 메틸 에틸케톤 과산화물
(Methyl ethyl ketone peroxide)
1. 일반사항
 1.1. 적용범위
      이 시험방법은 위해우려제품에 함유되어 있는 메틸에틸케톤 과산화물(Methyl et hyl ketone 
peroxide)의 분석방법으로 시료에 함유되어 있는 메틸에틸케톤 과산화물을 디페닐카바자이드
(Diphenylcarbazide)와 반응하여 생성된 디페닐카바지이드 산화물의 흡광도를 56 5 nm에서 측
정하여 정량하는 방법이다. 이 시험방법은 살조제(스프레이형) 등에 적용한다.
       [비고] 본 방법은 대부분의 케톤류(아세톤 제외), 다른 과산화물류 및 강한 산 화제에 의하여 
분석간 간섭이 일어날 수 있다.. 또한 본 방법은 메틸에틸케톤 과산화물의 이성질체 
형태(dimer, cyclic dimer)의 구분은 불가능하다. 
1.2. 분석기기 및 기구
  1.2.1 . 자외선/가시선 분광광도계
  1.2.2 . 온도조절이 가능한 수욕조(waterbath)
  1.2.3 . 시험관(Test tube)
  1.2.4. 진탕기
  1.2.5  원심분리기
  1.2.6. 부피플라스크 50 mL ～ 1000 mL의 용량으로 유리 또는 폴리테트라플루오로에틸렌
(PTFE) 재질의 것
  1.2.7. 피펫 0.1 mL ～ 10 mL 의 용량으로 유리 또는 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE) 재
질의 것  
  1.2.8. 250 mL 마개달린 삼각 플라스크
  1.2.9. 50 mL 뷰렛- 356 - 1.3. 시약 및 표준용액
     이 시험방법에 사용되는 시약들은 특별히 순도와 등급이 명시된 경우를 제외하고는 
HPLC 또는 잔류농약급을 사용하여야 하며, 다른 시약의 경우는 특급 (GR 또는 ACS 등
급) 이상을 사용한다.
  1.3.1. 초산(Acetic acid, glacial, CH 3COOH)
  1.3.2. 다이메틸프탈레이트(Dimethylphthalate, C 10H10O4)
  1.3.3. 디페닐카바자이드(Diphenylcarbazide, C 13H14N4O)
   1.3.3.1 디페닐카바자이드 용역(0.25 %(W/V)
     디페닐카바자이드 (0.25 ± 0.01) g을 100 mL 부피플라스크에 옮겨 다이 메틸프탈레이트로 
표선까지 채운다. 본 시약은 빛에 의해 변질될 수 있으므로 사용 전에 조제한다.      
   1.3.3.2. 발색시약
     30 mL의 0.25 %(W/V) 디페닐카바자이드 용액과 20 mL 초산을 섞어 조 제한다. 
  1.3.4. 이소프로필알콜(Isopropyl Alcohol, C 3H8O)
  1.3.5. 초산(Acetic acid, glacial, CH 3COOH)
  1.3.6. 20 %(W/W) 아이오딘화 나트륨(Sodium Iodine, NaI)
  1.3.7. 0.1 N 티오황산나트륨(0.1 N Sodium thiosulfate, Na 2S2O3)
  1.3.8. 표준용액
     메틸에틸케톤 과산화물(Methyl ethyl ketone peroxide)은 약 5 0 % 순도의 technical 급의 
시약을 사용하며 다음의 절차에 따라 표준화 한다.
   1.3.8.1. 메틸에틸케톤 과산화물 용액의 표준화
    (1) 약 50 %의 메틸에틸케톤 과산화물 1 g을 0.1 mg 까지 무게를 측정하여 10 0 mL  부
피플라스크에 넣은 후 이소프로필알콜을 이용하여 표선까지 채운다. 이 때 플라스크는 
알루미늄 포일로 감싸 놓는다.
    (2) 250 mL 플라스크에 25 mL 이소프로필알콜을 넣은 후, 5 mL 초산, 10 mL 20 % 아이- 357 -오딘화 나트륨 용액을 넣는다. 
    (3) 위의 플라스크에 4.1에서 조제한 메틸에틸케톤 과산화물-이소프로필알콜 용액을 정확
히 10 mL 넣은 후, 마개를 닫은 후 15분간 암소에서 방치한다. 
    (4) 이 후 10 mL 정제수를 넣은 후 0.1 N 티오황산나트륨을 이용, 황색용액 이 무색(종말
점)이 될 때까지 적정하며, 적정을 위해 사용된 0.1 N 티오황산나트륨 양을 기록한다. 
    (5) 공시험은 메틸에틸케톤 과산화물가 제외한 시약으로 (1) ～ (4) 의 절차 진 행한다. 
   1.3.8.2. 표준용액 농도산출
  메틸에틸케톤 과산화물의 농도(%) = 
×              (식 1)
    여기서, V s : 시료의 적정에 사용된 티오황산나트륨 양(mL)
   V b : 공시험의 적정에 사용된 티오황산나트륨 양(mL)
   W : 사용된 메틸에틸케톤 과산화물 무게(g)
1.4. 시료채취 및 준비
     시료를 채취하기 전에 시료를 잘 혼합하여야 하며 이것이 불가능할 경우에는 전체의 성
질을 대표할 수 있도록 서로 다른 곳에서 채취하여야 한다. 다만, 서로 다른 종류의 시료
가 혼재되어 있다고 판단될 때에는 혼재된 시료의 성분별로 각각에 대해 시료를 채취할 
수 있다
  1.4.1. 스프레이류
     스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사 한 후 바로 시료를 채취한다.
 1.5. 시험절차
  1.5.1. 전처리
   1.5.1.1.  시료 약 (1 ～ 5) g을 0.1 mg 까지 무게를 측정하여 40 mL 유리바이알에 넣고  다
이메틸프탈레이트 적당량(10 mL ～ 20 mL)을 가하여 초음파 추출기 혹은 진탕기
로 추출한다. 
   1.5.1.2.  실온으로 방냉한 후 추출액 5 mL를 시험관에 넣는다. 추출액이 층분리가 일어날 - 358 -경우, 다이메틸프탈레이트 층에서 분취하여 시험관에 넣는다. 또한 추출액의 탁도
가 있을 경우 원심분리한 후 투명한 층(다이메틸프탈레이트 층)을 분취하여 시험관
에 넣는다.  
   1.5.1.3.  위의 시험관에 5 mL 발색시약을 첨가하여 혼합한다.  
   1.5.1.4.  시험관을 (85 ± 5) ç 의 수욕조에 넣고 15분간 방치한다. 
   1.5.1.5. (25 ± 5) ç의 수욕조에서 5분간 방냉한 후 이를 시험용액으로 한다.
 1.5.2. 분광광도계 분석
   1.5.2.1. 발색시킨 용액의 적당량을 흡수셀로 취한 후 565 nm에서 흡광도를 측정한다. 
 <표 1> 분광광도계에의한 메틸에틸케톤 과산화물 측정
분석물질 측정파장(nm)
메틸에틸케톤 과산화물 565
 1.5.3. 검정곡선의 작성
    표준화된 메틸에틸케톤 과산화물 표준액을 다이메틸프탈레이트로 희석하여 1000 mg/L로 
표준원액을 조제한다. 검정곡선용 표준용액은 다이메틸프탈레이트를 희석용매로 사용하여 
각 5 mg/L, 10 mg/L, 20 mg/L, 50 mg/L 제조하며 필요에 따라 사용하 는 표준용액의 농도와 
개수를 달리 할 수 있다. 단, 정량한계 이상농도를 3 개 이상 포함하여야 한다. 제조한 표 준
용액을 1.5.1.1. ～ 1.5.1.5에 따라 시료와 동일한 방법으로 전처리하고 분광광도계 로 측정한다. 
분석물질의 농도(mg/L)를 가로축(x 축)에 각 분석물질의 면적값을 세로축(y 축)에 취하 여 검정
곡선을 작성한다.
 1.6. 결과보고
   1.6.1. 계산
    검정곡선에서 얻어진 분석물질의 농도를 사용하여 다음의 식으로부터 제품 중 메틸에틸케톤  
과산화물의 농도를 계산한다.
 제품 중 메틸에틸케톤 과산화물의 농도(mg/kg) = 
××              (식 2)- 359 -    여기서, C 1 : 검정곡선에서 산출한 분석시료의 메틸에틸케톤 과산화물 농도(mg/L)
   C 0 : 검정곡선에서 산출한바탕시료의 메틸에틸케톤 과산화물 농도(mg/L)
   ƒ : 희석배수
   V : 시료용액의 부피(mL)
   W d : 제품시료의 무게(g)
 1.7. 참고문헌
  1.7.1. Method No. 3508 in "NIOSH Manual of Analyt ical Methods", 3rd edition, 
1985 Supplement, U.S. Department of Health and Huma n Services, Center - 360 -제26부 과산화초산
(Peroxyacetic aicd)
1. 고성능액체크로마토그래피법(HPLC)
 1.1. 적용범위
     이 시험방법은 위해우려제품에 함유되어 있는 과산화초산의 측정방법으로서, 시료에 함유
된 과산화초산을 유도체화하여 액체크로마토그래프-UV검출기로 분석하는 방법이다. 이 시
험방법은 살조제 등에 적용할 수 있다.
 1.2. 분석기기 및 기구
  1.2.1. 고성능액체크로마토그래프(HPLC/UV)
  1.2.2. 볼텍스 믹서(vortex mixer)
  1.2.3. 초음파추출기(Ultrasonic bath)
  1.2.4. 원심분리기
  1.2.5 . 부피플라스크 50 ～ 1000 mL의 용량으로 유리 또는 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE) 재질의 것
  1.2.7 . 피펫 0.1 ～ 10 mL 의 용량으로 유리 또는 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE) 재질의 것
 1.3. 시약 및 표준용액
     이 시험방법에 사용되는 시약들은 특별히 순도와 등급이 명시된 경우를 제외하고는 
HPLC 또는 잔류농약급을 사용하여야 하며, 다른 시약의 경우는 특급 (GR 또는 ACS 등
급) 이상을 사용한다.
  1.3.1. 메탄올 (Methanol, CH 3OH)
  1.3.2. 아세토니트릴 (Acetonitrile, C 2H3N)
  1.3.3. 에탄올(Ethanol, C 2H5OH)
  1.3.4. 아세톤(Acetone, CH 3COCH 3)- 361 -  1.3.5. MTS(Methyl p-tolyl sulfide, CH 3C6H4SCH 3, Cas No. 623-13-2)
 
   1.3.5.1 1mM MTS용액
     MTS을 0.014g 에탄올에 녹여 100mL 부피플라스크에 옮겨 에탄올로 표선까지  채운다.
  1.3.6. 1M 초산용액
  1.3.5. 표준용액
     과산화초산(peracetic acid)이 1000 mg/L의 농도수준으로 제조된 표준 용액으로서 표준물
질생산기관에서 제조되어 시판되는 표준용액을 구입하여 사용할 수 있다. 표준원액은 
최대 1년 또는 표시된 사용기한까지 사용할 수 있으나 10 mg/L이하의 표준용액은 최
소한 1개월 마다 새로 조제해야 한다.
    번호 화학물질명 CAS 번호1)
1 Peroxyacetic acid 79-21-0
1) CAS 번호 : Chemical Abstracts Service registry numbe r
2.4. 시료채취 및 준비
     시료를 채취하기 전에 시료를 잘 혼합하여야 하며 이것이 불가능할 경우에는 전체의 성
질을 대표할 수 있도록 서로 다른 곳에서 채취하여야 한다. 다만, 서로 다른 종류의 시료가 
혼재되어 있다고 판단될 때에는 혼재된 시료의 성분별로 각각에 대해 시료를 채취할 수 있다.
  2.4.1. 스프레이류
     스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사 한 후 바로 시료를 채취한다.
2.5. 시험절차
  2.5.1 . 전처리
   2.5.1.1. 시료 약 1～5 g을 0.1 mg까지 무게를 측정하여 50 mL 부피플라스크에 넣고 1mM 
MTS 용액 2 mL와 1 M 초산용액 3mL를 첨가한 후 아세토니트릴 용액(50:50, v /v)으로 
표선까지 채운다.
   2.5.1.2.  시료용액을 0.45um 멤브레인(PTFE) 필터로 여과하여 시험용액으로 한다.- 362 -  2.5.2. 고성능액체크로마토그래프 분석
     전처리에서 얻은 시험용액 20 µL를 취하여 고성능액체크로마토그래프에 주입하여 분석 한다. 
      <표 1> 고성능액체크로마토그래프에 의한 Peroxyacetic acid 의 분석조건(예)
항 목 조 건
컬럼 Nuccleosil C 8 (3 mm × 70 mm, 5 µm)
이동상A : Water B :  acetonitrile
시간 A(%) B(%)
0.5 60 40
1 25 75
1.5 60 40
3.5 60 40
유속 1.0 mL/min
파장 230 nm
주입량 20 µL
컬럼 온도 30 ç
  2.5.3. 검정곡선의 작성
     검정곡선 작성용 표준용액(100 mg/L)을 0 ～ 25mL를 단계별로 취하여 50  mL 부피플라스
크에 넣고 2.5.1에 따라 시료와 동일하게 전처리를 한다. 필요에 따라 사용하는 표준용액의  
농도와 개수를 달리 할 수 있다. 단, 정량한계 이상농도를 3 개 이상 포함하여야 한다. 분 석
물질의 농도(C S)를 취하여 가로축(x 축)에, 각 표준용액에 해당하는 피크 면적 (Ax)을 세로
축 (y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.
 2.6. 결과보고
  2.6.1. 계산
     검정곡선에서 얻어진 분석물질의 농도를 사용하여 다음의 식으로부터 제품 중 과산화초산 의 
농도를 각각 계산한다.
         제품 중 분석물질의 농도(mg/kg) = 
× ×                   (식 1)
여기서, C 1 : 시료의 과산화초산 농도(mg/L)
C0 : 방법바탕시료의 과산화초산 농도(mg/L)
ƒ : 희석배수(검정곡선의 범위를 벗어날 경우)- 363 -V : 시료 추출용액의 부피(mL)
Wd : 제품시료의 무게(g)
 2.7. 참고문헌
  2.7.1. Stefan Effkemann et al., Journal of chroma tography A 855(1999)511-561, 
Determination of gas phase peroxyacetic acid using pre-column 
derivatization with organic sulfide reagents and li quid chromatography
  2.7.2. Ulrich Pinkernell et al., Journal of chrom atography A 730(1996)203-208, 
Rapid high performance liquid chromatographic metho d for the 
determination of peroxyacetic acid- 364 -[별표 4]
위해우려제품 자가검사번호의 부여 방법
1. 자가검사번호의 구성
① ②③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧⑨⑩⑪⑫
A - A 0 1 A - A 0 0 1 0 0 1 - A 1 5 0 A ch 
2. 자가검사번호의 부여 방법
  가. ①란에는 시험분석기관 구분코드를 다음과 같이 기재한다.
시험분석기관명 코드 시험분석기관명 코드
한국환경산업기술원 A 한국의류시험연구원 E
한국환경공단 B 한국화학융합시험연구원 F
한국건설생활환경시험연구원 C FITI시험연구원 G
한국기계전기전자시험연구원 D KOTITI시험연구원 H
  나. ②란에는 구분 코드를 다음과 같이 기재한다.
구분 코드 구분 코드
일반 생활화학제품 A 살생물제품 B
  다. ③란에는 품목 코드를 다음과 같이 기재한다.
일반 
생활화학제품코드일반 
생활화학제품코드 살생물제품 코드
세정제 01 김서림방지제 07 소독제 01 
합성세제 02 접착제 08 방충제 02 
표백제 03 방향제 09 방부제 03 
섬유유연제 04 탈취제 10 
- 코팅제 05 물체 탈 Æ˝염색제 11 
방청제 06 문신용 염료 12 - 365 -  라. ④란에는 어린이보호포장 대상여부 코드를 다음과 같이 기재한
다.
품목 코드 품목 코드
대상 A 비대상 B
  마. ⑤란에는 위해우려제품 생산업체의 지역구분 코드를 다음과 같
이 기재한다.
국내 국외(주1) 
지역 코드 지역 코드 지역 코드
서울특별시 A 경 기 도 H 아시아지역 R
부산광역시 B 강 원 도 I 미주지역 S
대구광역시 C 충청북도 J 유럽지역 T
인천광역시 D 충청남도 K 중동지역 U
광주광역시 E 경상북도 L 아프리카지역 V
대전광역시 F 경상남도 M 그 밖의 지역 W
울산광역시 G 전라북도 N
세종특별자치시 X 전라남도 O
제 주 도 P
북    한 Q
  바. ⑥란에는 동일지역 •동일품목분류의 생산공장의 일련번호를 3
자리 숫자로 기재한다.
  사. ⑦란에는 동일공장 •동일품목분류의 의뢰 순서의 일련번호를 
숫자로 기재한다.
  아. ⑧란에는 동일모델확인 모델 여부에 대한 코드를 다음과 같이 
기재한다.
품목 코드 품목 코드
자가검사수행 A 동일모델확인 B
KC인증 제품의 동일모델확인 C- 366 -   자. ⑨란에는 최초 시험분석 발급 연도 끝자리 번호를 2자리 숫자
(예 : 2015년 Ł!15, 2016년Ł!16, 2017년Ł!17)로 기재한다. 재검사 
기간이 도래하여 재검사를 하는 경우에도 최초 발급 연도는 변
경되지 아니한다. 다만, 재검사 시 제품이 변경되는 경우에는 
그러하지 아니하다.
   차. ⑩란에는 재검사에 따른 식별코드(최초 신청모델은 0, 재검사
를 받을 때마다 최초 검사부터 순차적으로 숫자를 더함)를 기재
한다. 다만, 제품에 표시할 경우에는 이를 생략할 수 있다.
   카. ⑪란에는 자가검사 변경신청에 따른 재발급 식별코드(최초 신
청모델에는 없으나, 내용이 변경될 때마다 최초 변경부터 순차
적으로 변경(A Ł!BŁ!C) 등으로 코드를 변경시켜 성적서를 재발
급함으로써 변경사항을 관리한다)를 기재한다. 다만, 제품에 표
시할 경우에는 이를 생략할 수 있다. 생산업자가 주소지를 이전
한 경우에는 ⑫란에 "ch"를 함께 표시하며, 제품에 표시할 경우
에는 이를 생략할 수 있다. 이 때, 주소지 이전으로 인해 지역
이 변경될 경우에는 마목에 따른 코드를 변경하며, 바목 및 사
목에 따른 코드를 새롭게 부여할 수 있다.
   주1. 국외에 대한 지역별 구분은 다음과 같다.
   (1) 아시아지역 : 나우루, 네팔, 뉴질랜드, 라오스, 마샬군도, 말레이시아, 몰디
브, 몽골, 미얀마, 미크로네시아, 바누아투, 방글라데시, 베트남, 부탄, 브루나
이, 솔로몬군도, 스리랑카, 싱가포르, 아프가니스탄, 오스트레일리아, 인도, 인
도네시아, 일본, 중국, 캄보디아, 키리바시, 태국, 통가, 투발루, 파키스탄, 파
푸아뉴기니, 팔라우, 필리핀, 피지 등
   (2) 미주지역 :  가이아나, 과테말라, 그레나다, 니카라과, 도미니카공화국, 도미
니카연방, 멕시코, 미국, 바베이도스, 바하마, 베네수엘라, 벨리즈, 볼리비아, 
브라질, 세인트루시아, 아르헨티나, 아이티, 앤티가 바부다, 에콰도르, 엘살바
도르, 온두라스, 우루과이, 자메이카, 칠레, 캐나다, 코스타리카, 콜롬비아, 쿠- 367 -바, 파나마, 파라과이, 페루 등
   (3) 유럽지역 :  그루지야, 그리스, 네덜란드, 노르웨이, 덴마크, 독일, 러시아, 
루마니아, 룩셈부르크, 벨기에, 불가리아, 사이프러스, 스웨덴, 스위스, 스페인, 
아르메니아, 아일랜드, 아제르바이잔, 안도라, 알바니아, 에스토니아, 영국, 오
스트리아, 유고슬라비아, 이탈리아, 카자흐스탄, 크로아티아, 터키, 포르투갈, 
폴란드, 프랑스, 핀란드, 헝가리 등
   (4) 중동지역 : 레바논, 바레인, 사우디아라비아, 시리아, 아랍에미리트, 예멘, 
오만, 요르단, 이라크, 이란, 이스라엘, 이집트, 카타르, 쿠웨이트 등
   (5) 아프리카 지역 :  가나, 가봉, 나이지리아, 남아프리카, 리비아, 모로코, 베
냉, 세네갈, 알제리, 앙골라, 에티오피아, 우간다, 자이르, 잠비아, 중앙아프리
카, 카메룬, 케냐, 콩고 등
   (6) 그 밖의 지역 : 괌, 대만, 마카오, 지브롤터, 홍콩 등- 368 -[별표 5] 
용기·포장 및 중량에 관한 기준
1. 겉모양
 가. 이물질의 혼입 및 기타 오염이 없어야 한다.
 나. 외관은 깨끗하여야 하며 날카로운 부위 등 위험부위가 없어야 한다.
 다. 구조는 안전상 결점이 없어야 하고, 내용물이 새지 않아야 한다.
 라. 에어로졸 제품의 경우 고압가스 안전관리법에 따른 적합한 용기를 사용하여야 하
며, 분사 후 흐름현상이 없어야 한다.
 마. 접착제는 용기로부터 용출되지 아니하여야 한다.
2. 용기 강도 및 누수
 가. 용기 강도 및 누수시험은 액체형, 에어로졸형 등 제품의 내용물이 액체인 제품에 
한한다. 다만 해당 제품의 용기가 다음 각 호의 어느 하나에 해당되는 경우는 예
외로 한다.
   1) 1회용 포장 용기
   2) 개봉 후 재잠금이 불가능한 리필용 용기 
   3) 고압가스 안전관리법에 따른 검사에 합격한 용기
   4) 방향제 및 탈취제 등에 사용되는 장식 기능이 있는 유리용기(강도시험만 제외한
다)
   5) 다른 재질의 용기에 담았을 때 제품 내용물이 용기와 반응하거나 변질될 우려 
등의 사유로 사용한 유리용기(강도시험만 제외한다)
 나. 강도 및 누수 시험을 했을 때 이상이 없어야 한다.
 다. 강도 및 누수 시험방법은 다음과 같다.
  1) 강도시험
     호칭 및 내용량의 내용액으로 채워진 위해우려제품을 보통 사용하는 상태로 한 후 - 369 -마개를 닫고 다음의 높이에서 콘크리트면상으로 측면 밑바닥을 충격점이 되도록 1
회씩 낙하시켰을 때 파손 또는 현저하게 새어나오지 않아야 한다.
   가) 제품의 중량이 2kg 미만인 경우 : 120 cm
   나) 제품의 중량이 2kg 이상 6kg 미만인 경우 : 80 cm
   다) 제품의 중량이 6kg 이상인 경우 : 60 cm
  2) 누수시험
     호칭 및 내용량의 내용액으로 채워진 위해우려제품을 보통 사용하는 상태로 한 후 
마개를 닫고 거꾸로 세워서 24시간 방치했을 때 액이 새어 나오지 않아야 한다.
 라. 가목 4)호 또는 5)호에 따라 강도시험 대상에서 제외되는 유리용기를 사용한 제품의 
경우, 다음의 사항을 제품의 표시사항에 포함하여야 한다.
  1) 낙하 또는 취급 부주의로 인한 파손에 관한 주의 또는 경고 문구
  2) 낙하 또는 취급 부주의로 인한 파손으로 내용물이 누출된 경우 조치사항
3. 중량 또는 용량
 가. 중량 또는 용량 시험을 했을 때 표시치의 허용오차 및 표시방법은 「계량에 관한 
법률」에 따른다.
 나. 중량 또는 용량 시험방법은 「정량표시상품의 정량 검사기준」에 따른다.- 370 -[별표 6] 
어린이보호포장 대상 위해우려제품
1. 세정제
 가. 액상으로 되어 있는 것으로 다음 각 호의 어느 하나 이상의 물질을 함유하고 있는 것
  1) 수산화나트륨 •수산화칼륨(주1) 또는 하이포(차아)염소산염 2%(w/w) 이상
  2) 황산 10%(w/w) 이상
  3) 터펜유 10%(w/w) 이상
  4) 석유정제물(주2) 10%(w/w) 이상
  5) 메틸알코올 4%(w/w) 이상
  6) 탄화수소 또는 탄화수소 혼합물 10%(w/w) 이상
 나. 분말 •알갱이 또는 플레이크 등의 형태로 되어 있는 것으로 수산화나트륨 또는 
수산화칼륨 2%(w/w) 이상의 것
 다. 가목 및 나목에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당될 경우 제외한다.
  1) 에멀션 형태의 것
  2) 압축가스로 충전된 분무용기의 것
  3) 별도로 어린이 보호기구가 부착되어 있는 펌프 또는 방아쇠로 작동되는 분무용
기의 것(용기 캡, 노즐부분 해당)
  4) 동점도 19.8～24.2 cSt(40 ç) [Saybolt 점도 105(100 ç)] 이상의 것
  5) 보충용으로 사용하도록 되어 있는 1회용 포장
  6) 실량 15kg 이상의 대용량의 것
  7) 변기세정제 중 포장 개봉 후 변기에 넣어 사용하는 것- 371 -2. 코팅제
 가. 액상으로 되어 있는 것으로 다음 각 호의 어느 하나 이상의 물질을 함유하고 있는 것
  1) 터펜유 10%(w/w) 이상
  2) 석유정제물 10%(w/w)(주2) 이상
  3) 탄화수소 및 탄화수소 혼합물 10%(w/w) 이상
 나. 가목에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당될 경우 제외한다.
  1) 에멀전 형태의 것
  2) 압축가스로 충전된 분무용기의 것
  3) 별도로 어린이 보호기구가 부착되어 있는 펌프 또는 방아쇠로 작동되는 분무용
기의 것(용기 캡, 노즐부분 해당) 
  4) 동점도 19.8～24.2 cSt(40 ç) [Saybolt 점도 105(100 ç)] 이상의 것
3. 접착제
 가. 액상으로 되어 있는 순간접착제로 다음 각 호의 어느 하나 이상의 물질을 함유하
고 있는 것
  1) 메타크릴산 5%(w/w) 이상
  2) 시아노아크릴레이트 10%(w/w) 이상
4. 방향제
 가. 1액상으로 되어 있는 것으로 다음 각 호의 어느 하나 이상의 물질을 함유하고 있
는 것
  1) 알코올 10%(주3)(w/w) 이상
  2) 탄화수소 또는 탄화수소 혼합물(주4) 10%(w/w) 이상
 나. 가목에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당될 경우 제외한다.
  1) 에멀션 형태의 것
  2) 압축가스로 충전된 분무용기의 것- 372 -  3) 분무 또는 향기발산을 위한 거치기구에 별도로 삽입하여야만 사용할 수 있도록 
포장된 것(용기 캡, 노즐부분 해당)
  4) 별도로 어린이 보호기구가 부착되어 있는 펌프 또는 방아쇠로 작동되는 분무용
기의 것 
  5) 동점도 19.8～24.2 cSt(40 ç) [Saybolt 점도 105(100 ç)] 이상의 것
주1. 수산화나트륨 •수산화칼륨 수산화나트륨 또는 수산화칼륨은 유리되어 있거나 화학적
으로 중성화되지 않은 것에 한한다.
주2. 석유정제물 석유정제물이라 함은 석유에서 정제한 탄화수소 혼합물(예 :  벤젠, 가솔
린, 나프타, 미네랄 실 오일, 케로신, 연료 오일, 윤활오일, 석유 젤리, 파라핀 왁스, 아스팔
트 등)을 말한다.  다만, 화장품법 등 타법의 규정에 따라 사용이 허가된 물질(미네랄 실 오일, 
석유 젤리 등)은 정제 과정의 완전성과 발암물질이 함유되지 않음을 입증할 수 있는 경우 제외
한다.
주3. 알코올 알코올이라 함은 탄소수 3 이상 13 이하인 일차 알코올을 말한다.
주4. 탄화수소 또는 탄화수소 혼합물 탄화수소 혼합물이라 함은 탄소 및 수소로만 구성
되어져 있는 인체에 유해한 혼합물(예 :  벤젠, 톨루엔, 자일렌, 펜탄, 이소펜탄, N- 부탄 , 헵
탄, 1- 부텐, 이소부탄, N- 헥산, 2- 메틸펜탄, 3- 메틸펜탄, 시클로헥산, 프로판, 시스 - 2- 부텐, 
트랜스- 2- 부텐, 1- 펜텐, 네오헥산, 2,3- 디메틸부탄 등)을 말한다.- 373 -[별표 7] 
위해우려제품의 표시사항 및 방법
1. 표시사항  
 가. 위해우려제품을 생산하거나 수입하는 자는 제품의 1차 포장 또는 최소단위 포장의 보
기 쉬운 곳에 다음 사항을 표시하여야 한다. 다만, 유해성분 중 유해·위험문구, 사용
상 주의사항 및 사용방법은 제품의 2차 포장(첨부문서 등을 포함한다)에 별도 표시할 
수 있으며. 다음 사항 외의 정보에 대한 표시가 필요한 경우 부가적으로 표시할 수 
있으며, 다음 사항 외의 정보에 대한 표시가 필요한 경우 부가적으로 표시할 수 있
다.
   1) 품목(주1)
   2) 종류(별표 2에 따른 모델의 구분)
   3) 모델명(주2)
   4) 생산년월(주3)
   5) 생산국명, 생산회사명
   6) 생산회사 주소 및 전화번호(국내에서 생산하는 경우에 한함)
   7) 수입회사명(수입품에 한함)
   8) 수입회사 주소 및 전화번호(수입품에 한함)
   9) 성분(기능)(주4)
   10) 중량 또는 용량(주5)
   11) 액성(주6)(세정제, 합성세제, 섬유유연제에 한함)
   12) 표준사용량(표백제, 합성세제, 섬유유연제는 반드시 표시. 기타 품목은 해당사항이  
있는 경우 표시)
   13) 사용상 주의사항(주7)
 나. 가목에도 불구하고 포장면적이 70cm2 미만인 제품의 경우, 다음 사항을 제외한 표시
사항을 제품의 2차 포장(첨부문서 등을 포함한다)에 별도 표시할 수 있다.- 374 -   1) 품목(주1)
   2) 종류(별표 2에 따른 모델의 구분)
   3) 모델명(제품의 호칭)(주2)
   4) 생산년월(주3)
   5) 생산회사명
   6) 생산회사 전화번호(국내에서 생산하는 경우에 한함)
   7) 수입회사명 및 전화번호(수입품에 한함)
   8) 중량 또는 용량(주5)
 다. 살균·항균·소독·방부 등의 기능을 가진 살생물 성분을 함유한 위해우려제품의 경우, 사 람 
또는 동식물 및 환경에 대한 제품의 위해성과 효과에 대해 오해가 있는 문구를 사용할 수 
없으며, ‘저위해성’, ‘무독성’, ‘무해한’, ‘자연친화적인’, 또는 이와 유사한 표현을 제품에 표
시할 수 없다.
2. 자가검사 표시 
 가. 위해우려제품을 생산·수입하려는 자는 이 고시에 따른 안전·표시기준을 준수하였음을 확
인하여 다음과 같이 표시하여야 한다. 자가검사 도안에는 “화학물질의 등록 및 평가 등
에 관한 법률에 의한 위해우려제품 안전기준에 적합함” 문구와 자가검사 번호를 반드
시 명시하여야 하며, 글자 및 도안의 형태와 크기는 제품의 크기에 따라 조정할 수 있다.
<그림> 자가검사 표시 예시
  화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률에 의한
  위해우려제품 안전기준에 적합함 
  자가검사번호 : 
 나. 표시는 알아보기 쉽도록 해당 제품의 표면에 붙이거나, 인쇄하거나 새기는 방법 등
으로 하여야 한다.
 다. “자가검사번호는 이 제품이 품목(주1) 안전기준에 적합하였음을 의미하며, 타 용도와는 
무관합니다.” 라는 문구를 12 포인트 이상의 크기로 눈에 띄게 표시하여야 한다. 다
만, 제품의 크기가 작아 표시가 불가능하거나 제품의 외형에 지장을 줄 경우에는 글- 375 -자 크기를 줄일 수 있다.
3. 어린이보호포장 표시 
 가. 어린이보호포장 대상 위해우려제품의 생산업자, 제조업자 또는 수입업자는 해당 어린이
보호포장 대상 위해우려제품에 어린이보호포장을 사용하였음을 나타내는 표시(이하 "어
린이보호포장표시"라 한다)를 하여야 한다. 
 나. 표시는 알아보기 쉽도록 해당 제품 또는 최소단위 포장의 표면에 붙이거나, 인쇄하
거나 새기는 방법 등으로 하여야 한다 
4. 표시방법  표시사항에 대한 표시방법은 다음 각 호와 같다.
 가. 일반사항
  1) 표시는 한글로 하는 것을 원칙으로 하되, 소비자의 이해를 돕기 위하여 한자나 외국어 를 함
께 표시할 수 있으며, 이 경우 한자나 외국어는 한글표시의 활자보다 크게 표시하여
서는 아니 된다. 다만, 수입되는 제품과 상표법에 의하여 등록된 상표는 외국어를 한글표
시의 활자보다 크게 표시할 수 있다.
  2) 표시는 소비자가 쉽게 알아볼 수 있도록 바탕색과 구별되는 색상으로 하여야 한다. 다
만, 생산년월 등 일부표시사항의 변조 등을 방지하기 위하여 각인 또는 압인 등을 사용
하여 그 내용을 알아 볼 수 있도록 표시하는 경우에는 그러하지 아니하다.
  3) 표시는 지워지지 아니하는 잉크로 인쇄하거나 각인 또는 소인 등을 사용하여야 한다. 다
만, 제품포장의 특성상 인쇄, 각인 또는 소인 등으로 표시하기가 곤란한 경우에는 표시사
항이 인쇄 또는 기재된 라벨(Label) 등을 사용할 수 있다.
  4) 용기나 포장은 다른 생산업자의 표시가 있는 것을 사용하여서는 아니 된다. 
  5) 표시사항이 인쇄 또는 기재된 라벨을 사용한 경우 떨어지지 아니하게 부착하여야 한다.  
  6) 시각장애인을 위하여 제품명, 생산년월 등 표시사항에 대하여 알기 쉬운 장소에 점
자표기를 병행할 수 있다. 이 경우 스티커를 이용하여 점자표시를 할 수 있다.
 나. 표시장소- 376 -    표시는 소비자가 쉽게 알아 볼 수 있는 곳에 하여야 한다.
 다. 활자크기
    표시사항의 표시활자는 8 포인트 이상이어야 한다. 다만 포장면적이 400 ㎠ 미만인 
제품의 경우 6 포인트 이상의 표시활자를 사용하여 표시할 수 있다.
주1. 품목
별표 1에 따른 세제류, 코팅 ·접착제류, 방향제류, 염료 ·염색류 에 속하는 품목은  “ 일반 생활
화학제품(품목명)” 으로 표기하고, 살생물제류 에 속하는 품목은  “ 살생물제품(품목명)” 으로 표
기한다. 다만, 포장면적이 70 ㎠ 미만인 경우에는 품목명만을 표기할 수 있다.
  (예) 일반 생활화학제품(세정제), 살생물제품(소독제) 등
주2. 모델명
용도·제형·색상 등 서로 다른 제품을 구별하기 위하여 부여한 각각의 고유한 명칭을 말한다.
주3. 생산년월
필요 시 유통기한, 출고년월 또는 LOT 번호 등을 함께 표기할 수 있다.
주4. 성분의 표시
 (1) 성분을 표시할 때는 성분명(기능*)의 형태로 표시하며, 함량을 부가하여 표시할 수 있다.
    *  첨가사유를 표시 (예) 산도조절제, 미생물억제제, 착향제 등
 (2) 계면활성제에 대하여는 아래 표를 참고하여 계면활성제의 계열을 표시하고, 총 함량에 
대해 중량 백분율로 표시한다.
<표> 계면활성제 계열- 377 -구분 계열
음이온계 계면활성제- 지방산계(음이온)
- 직쇄 알킬 벤젠계
- 고급 알코올계(음이온)
- 알파 올레핀계
- 노말 파라핀계
비이온계 계면활성제- 지방산계(비이온)
- 고급 알코올계(비이온)
- 알킬 페놀계
양쪽성 이온계 계면활성제- 아미노산계
- 베타인계
- 아민 옥사이드계
양이온계 계면활성제 - 제4급 암모늄염계
기타 계면활성제- 실리콘계
- 불소계
- 고분자계
<그림> 계면활성제 표시 예시
     〈계면활성제 표시〉
       지방산계(음이온), 직쇄 알킬벤젠계(음이온),
       알파올레핀계, 아미노산계, 베타인계,
       아민 옥사이드계, 고급 알코올계(비이온) 등
     〈계면활성제 총 함량〉
       -  5% 미만
       -  5% 이상 ∼ 15% 미만
       -  15% 이상 ∼ 30% 미만
       -  30% 이상
 (3) 인산염을 포함하는 경우에는 사용량을 표시한다. 인산염에 대하여는 인산염의 용어를 
이용하여 표시하고 괄호쓰기로 오산화인(P 2O5)으로서의 함량을 표시한다.
 (4) 제품에 사용된 성분이「화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률」제20조 또는 제25
조, 제27조에 의하여 유독물질, 허가물질, 제한물질로 지정된  경우에는 국립환경과학원 
고시「화학물질의 분류 및 표시 등에 관한 규정」에 따라 특히 눈에 띄는 붉은 글씨
로 제품의 겉면에 성분의 명칭(화학물질명), 성분의 기능, 함유량, 그림문구, “ 독성있음”  
등을 표시한다. 다만, 그림문구는 생략할 수 있으나 발암성, 생식독성, 생식세포 변이
원성 물질로 분류된 경우에는 그러하지 아니하다.
 (5) 제품의 성분명이 (4)에 따른 유독물질, 허가물질, 제한물질에 해당하나 그 함량이 환 경
부 고시「유독물질 및 제한물질 ·금지물질의 지정」에 따른 혼합물의 지정기준 또는
「화학물질의 분류 및 표시 등에 관한 규정」에 따른 혼합물의 분류기준에 미치지 못
하는 경우에는 그 성분의 명칭과 기능, 함유량을 표기한다.- 378 - (6) 성분의 명칭(화학물질명)을 표기할 때 향료에 해당하는 성분의 명칭은 생략할 수 있으
며, 산도조절제로 사용되는 성분은 중화반응에 따른 생성물로 대신 기재할 수 있다. 
다만, 향료의 구성 성분 중 알러지 유발물질로 알려진 아래 표의 성분 26종을 세제류
(세정제·합성세제 ·표백제·섬유유연제) 제품에 일정 농도*  이상 쓰는 경우에는 해당 성
분의 명칭(화학물질명)과 기능을 표시한다.
     *  사용후 세척되는 제품은 0.01% 이상, 사용후 세척되지 않는 제품은 0.001 % 이상
1. 아밀신남알 (CAS No 122- 40- 7)
2. 벤질알코올 (CAS No 100- 51- 6)
3. 신나밀알코올 (CAS No 104- 54- 1)
4. 시트랄 (CAS No 5392- 40- 5)
5. 유제놀 (CAS No 97- 53- 0)
6. 하이드록시시트로넬알 (CAS No 107- 75- 5)
7. 이소유제놀 (CAS No 97- 54- 1)
8. 아밀신나밀알코올 (CAS No 101- 85- 9)
9. 벤질살리실레이트 (CAS No 118- 58- 1)
10. 신남알 (CAS No 104- 55- 2)
11. 쿠마린 (CAS No 91- 64- 5)
12. 제라니올 (CAS No 106- 24- 1)
13. 하이드록시이소헥실3- 사이클로헥센카복스알데하이드(CAS No 31906- 04- 4)
14. 아니스에탄올 (CAS No 105- 13- 5)
15. 벤질신나메이트 (CAS No 103- 41- 3)
16. 파네솔 (CAS No 4602- 84- 0)
17. 부틸페닐메칠프로피오날 (CAS No 80- 54- 6)
18. 리날룰 (CAS No 78- 70- 6)
19. 벤질벤조에이트 (CAS No 120- 51- 4)
20. 시트로넬롤 (CAS No 106- 22- 9)
21. 헥실신남알 (CAS No 101- 86- 0)
22. 리모넨 (CAS No 5989- 27- 5)
23. 메칠2- 옥티노에이트 (CAS No 111- 12- 6)
24. 알파- 이소메칠이오논 (CAS No 127- 51- 5)
25. 참나무이끼추출물 (CAS No 90028- 68- 5)
26. 나무이끼추출물 (CAS No 90028- 67- 4)
 (7)「화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률」제20조에 따른 유독물질에 해당하지 않는 
경우라도 해당물질이 같은 법 시행규칙 별표 7에 따라 발암성, 생식독성, 생식세포 - 379 -변이원성 물질로 분류되는 경우에는 함유량에 관계없이 (4)에 따른 표시를 하여야 한
다. 다만,「화학물질의 분류 및 표시 등에 관한 규정」별표 1의 발암성, 생식독성, 생
식세포 변이원성 분류기준 중 혼합물의 분류기준 이하로 함유한 경우에는 생략할 수 
있다.
 (8) 톨루엔, 자일렌, 석유정제물을 1% 이상 함유한 제품은 제품의 전면부에 화학물질 명
칭, 기능, 함유량, “ 독성있음” 을 표시하여야 한다. 석유정제물이라 함은 석유에서 정제
한 탄화수소 혼합물(예 : 벤젠, 가솔린, 나프타, 미네랄 실 오일, 케로신, 연료 오일, 윤
활오일, 석유 젤리, 파라핀 왁스, 아스팔트 등)을 말한다. 단, 화장품법 등  타법의 규정
에 따라 사용이 허가된 물질(미네랄 실 오일, 석유 젤리 등)은 정제 과정의 완전성과 발암
물질이 함유되지 않음을 입증할 수 있는 경우와,  향초 등의 원료로 쓰이는 고체 파라핀 
왁스 및 스프레이형 제품의 추진체로 쓰이는 액화석유가스 등은 제외한다.
 (9) 제품에 사용된 성분이 유럽연합 Biocidal Products Regulation(EU BPR) N o 528/2012에 따른 
‘ approved, expired, not approved, under review’  목록에 있는 살생물 유효성분에 해당하는 
경우 및 동 목록에 없는 물질이라도 제품에 사용된 성분이 살균 ·항균·소독·방부·보존 등의 
기능을 가진 경우에는 함유량에 관계없이 제품의 겉면에 “ 살생물질(화학물질명, 독성있음) 
첨가” 로 표시하거나 또는 성분의 명칭(화학물질명), 성분의 기능, 함유량을 표시한다.
주5. 중량 •용량
포장단위별 중량 •용량표시 및 표시치의 허용범위는 「계량에 관한 법률」에 규정하는 법정
계량단위로 표시하여야 한다. 
주6. 액성
수소이온농도(pH)에 따른 액성을 아래표를 참고하여 표시한다(다만, 액성의 구분이 모호한 경 우 
해당되는 모든 액성을 표기하되, 수소이온농도의 범위값을 함께 표기할 수 있다). 수소이온농도 의 
측정은 액상 제품의 경우 원액을 사용하고, 분말형 또는 고체형 제품 등의 경우 표준 사용농도 (g/L)
를 기준으로 하여 별표 3에 따라 시험을 실시한다. 다만, 수용성에 해당하지 않는 제품은 ‘ 유
성’  등의 표시로 대신할 수 있다.
<표> 수소이온농도에 따른 액성표시 문자- 380 -수소이온 농도(pH) 액성
11.0을 초과하는 것
8.0 초과 ～ 11.0 이하
6.0 이상 ～ 8.0 이하
3.0 이상 ～ 6.0 미만
3.0 미만 알칼리성
 약알칼리성
 중성
 약산성
 산성
주7. 사용상 주의사항
(1) 다음 사항에 대해서는 밑줄을 긋고 활자를 두껍게 하거나 문자 또는 표시의 색을 변경하 는 등 
다른 표시사항보다 눈에 띄는 방법을 사용하여 표시한다.
    ① 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것
    ② 응급 처치사항
    ③ 특별히 주의하여야 할 사항
(2) 다음의 사용 상 주의사항 중 해당되는 사항을 반드시 표시하여야 한다. 다만, 표시를 함에 있어 
필요한 경우 적절한 용어로 변경할 수 있으며, 필요한 경우 상세정보 또는 추가사항을 표
시할 수 있다.
    ① 용도 외에는 사용하지 마시오.
    ② 직사광선이나 열기에 노출시키지 마시오.(단, 가연성 가스를 사용하는 에어로졸 제
품의 경우 직사광선이나 열기에 노출시 폭발할 수 있다는 내용을 12포인트 이상의 
크기로 눈에 띄게 표시하여야 한다. 다만, 제품의 크기가 작아 표시가 불가능하거나 
제품의 외형에 지장을 줄 경우에는 글자크기를 줄일 수 있다.)
   ③ 사람이나 음식물에 직접 분사하지 마시오.
   ④ 용기와 결합된 뚜껑을 억지로 벗기지 마시오.
   ⑤ 제품이 얼었을 경우 변질 우려가 있으니 상온에서 사용하시오.
   ⑥ 내용물이 눈이나 피부에 닿으면 깨끗한 물로 씻고 이상이 있을 경우 의사와 상의하시
오.
   ⑦ 넘어진 채로 방치되면 액이 흘러 나올 수 있으므로 주의하시오.
   ⑧ 눈보다 높은 곳에서 사용하면 분사액이 눈에 들어갈 수 있으므로 스폰지나 천에 묻
혀 사용하시오.
   ⑨ 밀폐된 공간에서 사용시 충분히 환기를 하시오.- 381 -   ⑩ 변색, 탈색 등의 우려가 있는 곳에 사용시 눈에 띄지 않는 부위에 사전 변색, 탈색  
등의 유무를 확인한 후 사용하시오.
   ⑪ 사용 후 잔량은 잘못 사용될 우려가 있으므로 원래의 용기에 보관하시오.
   ⑫ 내용물을 먹거나 삼킨 경우 응급조치를 하고 즉시 의사와 상의하시오.
(3) 제품에 사용된 성분이 「화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률」 제20조 또는 제2 5
조, 제27조에 의하여 유독물질, 허가물질, 제한물질 또는 금지물질로 지정된 경우에는 
국립환경과학원 고시 「화학물질의 분류 및 표시 등에 관한 규정」 제12조에 따른 예
방조치문구를 확인하여 표시하여야 한다.- 382 -[별지 제1호 서식]
검 사 신 청 서
접수번호 접수일 발 급 예 정 일
용도 □ 신규   □ 갱신   □ 추가기존 자가검사번호 /
KC 신고 확인증 번호
신청인업체명 사업자등록번호 성명(대표자 )
전화번호 팩스번호 전자메일
주소
담당자 (대리인 ) 전화번호 전자메일
계산서 발급
* 담당자와
동일 시 생략업체명 사업자등록번호 성명
전화번호 팩스번호 전자메일
주소
제품정보품목 품목분류번호 (HS) 모델명
생산업체명 생산국명 수입회사명 (수입품에 한함 )
중량/용량/매수 안전∙표시기준상의 모델 구분
성적서 수령방법     □ 방문수령     □ FAX수령     □ 우편수령     □ 전자우편 (e-mail)수령     
시료반환 여부     □ 폐기       □ 반환 (성적서 방문 수령시에 한함 )
  「위해우려제품 지정 및 안전·표시기준 」 제6조 및 제12 조에 따른 시험분석을 위와 같이 신청하며 , 
위 사실에 허위가 있을 경우에는 신청인 당사가 이에 대한 모든 책임을 질 것을  확인합니다 .  
  
                                  년     월     일
신청인                                        (서명 또는 인)
○○○원장 귀하- 383 -  <제품사진 (표시사항 포함 )> 
< 앞 > < 뒤 >
필수
확인사항1. 어린이보호포장 대상 여부                      □ 예    □ 아니요
2. 고압가스 안전관리법 대상 여부                 □ 예    □ 아니요
3. 환경부 고시 「위해우려제품 지정 및 안전·표시기준 」  
별표 2에 따른 품목별 사용제한 물질의 사용 여부□ 예    □ 아니요
4. 살생물 기능 성분의 사용여부 □ 예    □ 아니요
5. 국립환경 과학원 고시 「유독물질 및 제한물질 Æ˝금지물질의 
지정」에 따른 제한물질의 사용가능 용도 외 사용 여부   □ 예    □ 아니요
6. 국립환경 과학원 고시 「유독물질 및 제한물질 Æ˝금지물질의  
지정」에 따른  금지물질의 사용 여부 □ 예    □ 아니요
첨부서류1. 사업자등록증 사본 1부
2. 생산업자확인서 1부(필요 시)
3. 기존 자율안전확인 검사성적서 사본 또는 이를 증명할 수 있는 서류 1부(추가검사
의뢰시 해당 )
4. 어린이보호포장 검사성적서 사본 1부(해당 시 성적서 발급 전까지 제출 )
5. 고압가스 안전관리법에 따른 설계단계검사합격증명서 사본 1부(해당 시 성적서 발급 
전까지 제출 )
6. 제품의 성분 및 배합비 (신청제품과 같은 모델이지만 구성성분이 다른 경우를 포함 ) 1부
 - 배합비는 그 합이 100%일 것
 - 영업기밀 등의 이유가 있을 경우에는 배합비를 범위로 표시하거나 , 성분을 나열하고 
“언급한 성분 외의 물질 또는 혼합물은 없음을 보증함 ” 등의 문구로 갈음할 수 있음 
다만, 착향제로 사용된 물질의 조합이 50%를 넘지 않은 경우 “향료 ”로 표시할 수 있
으며, 이 경우 전체 성분 대비 향료의 배합비 또는 배합 범위를 의무적으로 표시
 - 「화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률 」 및 「유독물질 및 제한물질 Æ˝금지물질의 
지정」(국립환경과학원 고시 )에 따른 유독물 , 허가물질 , 제한물질 , 금지물질의 경우 
영업기밀 등의 이유로 성분명을 생략할 수 없음
 - 성분은 CAS 번호를 같이 명기해야 함. CAS 번호를 명기할 수 없는 경우 물질의 
안전성에 관한 자료를 제출하되 , 물질의 안전성에 관한 자료는 다음의 어느 하나에 
해당해야 함
   ∙ 「산업안전보건법 」 제41조에 따른 물질안전보건자료 (MSDS) 
   ∙ 국내 정부기관이 인정하거나 정부기관에 등록 또는 신고한 물질의 안전성 자료
   ∙ 국내 ·외 문헌자료 또는 사용 실적 자료
   ∙ 제품의 안전보건자료 (PSDS) 등
접수시
유의사항시험성적서는 홍보 , 선전 , 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며 , 신청용도 이외의 
사용을 금합니다 .- 384 -[별지 제1호 서식의 붙임 1]
제품의 성분 및 배합비
접수번호 공란 접수일 공란
□ 제품정보
품목 품목분류번호 (HS) 모델명
생산업체명 생산국명 수입회사명 (수입품에 한함 )
중량/용량/매수 안전∙표시기준상의 모델 구분
□ 제품의 성분 및 배합비
성분명 CAS No. 배합비
(%) 화학물질안전성자료
(MSDS 등)주요 기능
　 　 　 　
언급한 성분 외의 물질 또는 혼합물은 없음을 보증함 　
※ CAS.No가 있는 물질에 한해서 화학물질안전성자료 제출 생략 가능
※ 착향제로 사용된 물질의 조합은 “향료 ”로 표시할 수 있음
※ 주요 기능의 경우 , 살균 ·항균·소독·방부 등 살생성능에 대한 기능에 한해 기입
※ 「화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률 」 및 「유독물질 및 제한물질 Æ˝금지물질의 지정 」(국립환경과
학원 고시 )에 따른 유독물 , 허가물질 , 제한물질 , 금지물질의 경우 영업기밀 등의 이유로 성분명을 생
략할 수 없음
※ 화학물질안전성자료
  ∙ 「산업안전보건법 」 제41조에 따른 물질안전보건자료 (MSDS) 
  ∙ 국내 정부기관이 인정하거나 정부기관에 등록 또는 신고한 물질의 안전성 자료
  ∙ 국내 ·외 문헌자료 또는 사용 실적 자료
  ∙ 제품의 안전보건자료 (PSDS) 등
* MSDS( 물질안전보건자료 )란,
 화학물질을 안전하게 사용하고 관리하기 위하여 필요한 정보를 기재한 Sheet. 생산자명 , 제품명 , 
성분과 성질 , 취급상의 주의 , 적용법규 , 사고시의 응급처치방법 등이 기입되어 있는 자료로 화학물질  
등 안전 Data Sheet라고도 합니다 . 
 시트는 기본적으로 생산업체에서 제공 받으시길 바라며 , 기 등록된 MSDS 시트를 검색하고자 하실 
경우 아래 사이트 이용하시기 바랍니다 .
    - www.kosha.or.kr/main 
    - www.merck.co.kr 
    - www.msdssearch.com 
 상기 내용이 이상없음을 확인합니다 .
                            
                                           업  체  명  :              
                                           대  표  자  :                   (인)- 385 -[별지 제1호 서식의 붙임 2]
생 산 자 확 인 서
   (품목명 기재 )은 「화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률 」에 의해 생산자 또는 
수입자가 해당 품목의 모델별로 자가검사를 받도록 되어 있습니다 .
  여기서 생산자라 함은 사람이 살아가는 데 필요한 각종 물건이나 서비스를 ‘생산 ä⁄
조립 ä⁄가공’을 하는 자로 규정할 수 있습니다 .
  다만 ,  
    1. 해당제품을 직접 기획 ·설계하고 ,
    2. 원·부자재를 직접 관리하고 ,
    3. 그 제품을 자기명의로 생산하거나 의뢰업체에 생산하게 하고 ,
    4. 제품의 하자로 인한 소비자 피해에 대해 직접 책임을 지는 경우
       (이에 대해서는 자료 요구 시 제출할 수 있어야 함)
위 4가지 요건을 모두 충족하는 경우 ‘생산자 ’로 표기할 수 있습니다 .
(업체명 기재 ) 은 상기의 4가지 요건을 충족함을 확인합니다 .
     년        월        일
                                                                                
                                         업  체  명  :              
                                         대  표  자  :                   (인)- 386 -[별지 제2호 서식]
검 사 성 적 서
자가검사번호 : 1/4 
1. 의뢰자
접수번호 접수일 용도
기업명 사업자등록번호 성명(대표자 )
전화번호 팩스번호 전자메일
주소
2. 검사대상품목
품목 품목분류번호 (HS) 모델명
생산업체명 생산국명 수입회사명 (수입품에 한함 )
중량/용량/매수 안전∙표시기준상의 모델 구분
3. 검사기간 :      년   월   일 ∼      년   월   일
4. 검사방법 : 
5. 환경조건 :  온도 : (        ) ℃,  습도 : (         ) ％ R.H. 
6. 검사결과 :  합격/불합격 (용기강도 시험 : 합격 /불합격 )
7. 세부검사결과 및 제품사진 :  붙임 참조
확  인작성자
성명 :                  (서명 )기술책임자
성명 :                  (서명 )
비고 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한하여 「위해우려제품 지정 및 안전 ·
표시기준 」에 따른 시험방법으로 검사된 결과입니다 .
     2. 이 성적서는 전체 제품에 대한 품질 및 성능을 보증하지 않습니다 . 
     3. 이 성적서는 위해우려제품 안전기준 준수여부 확인을 위한 용도 이외로 사용할 수  없습니다 .
     4. 이 성적서는 발급일로부터 3년간 유효합니다 .
 「위해우려제품 지정 및 안전∙표시기준 」 제6조제3항에 따른 검사성적서를 발급합니다 .
                    
 년     월     일
     ○○○ 원  장 (직인)- 387 -검 사 성 적 서
자가검사번호 : 2/4 
붙임1. 검사결과
1.1 유해성분의 기준
연번 검사항목 단위 판정기준 검사결과 합부판정- 388 -검 사 성 적 서
자가검사번호 : 3/4 
붙임1. 검사결과 (2) 
1.2 겉모양
# 검사기준 합부판정
이물질의 혼입 및 기타 오염이 없어야 한다 . 합격
외관은 깨끗하여야 하며 날카로운 부위 등 위험부위가 없어야 한다 . 합격
구조는 안전상 결점이 없어야 하고 , 내용물이 새지 않아야 한다 . 합격
(에어로졸 제품에만 해당 ) 고압가스 안전관리법에 따른 적합한 용기
를 사용하여야 하며 , 분사 후 흐름현상이 없어야 한다 .합격
접착제는 용기로부터 용출되지 아니하여야 한다 . 합격
1.3 용기 강도 및 누수 (내용물이 액체형 제품만 해당 , 에어로졸 제품 제외 )
# 검사기준 합부판정
「위해우려제품 지정 및 안전 ∙표시기준 」에 따른 용기 강도시험을 
했을 때 이상이 없어야 한다 .합격
「위해우려제품 지정 및 안전 ∙표시기준 」에 따른 용기 누수시험을 
했을 때 이상이 없어야 한다 .합격
1.4 중량 /용량/매수
# 검사기준 표시사항 검사결과 합부판정
「정량표시상품의 정량 검사기준 」에 따른 
시험을 했을 때 이상이  없어야 한다 .표시치 결과치 합격- 389 -검 사 성 적 서
자가검사번호 : 4/4 
붙임2. 제품사진- 390 -[별지 제3호 서식]
동일모델 확인 신청서
(동일모델 확인증 겸용 )
접수번호 공란 접수일 공란 처 리 기 한 공란
신청인업체명 사업자등록번호 성명(대표자 )
전화번호 팩스번호 전자메일
주소
담당자 (대리인 ) 전화번호 전자메일
제품정보품목 품목분류번호 (HS) 모델명
생산업체명 생산국명 수입업체명
중량/용량/매수 안전∙표시기준상의 모델 구분
기존 자가번호 /기 존  신 고  확 인 증  번 호
“동일모델임을 증명함을 위해 제출한 서류에 허위로 작성하여 발생한 문제에 대해서는 신청인 에
게 모든 책임이 있음을 확인 하였으며 , 「위해우려제품 지정 및 안전 ∙표시기준 」 제7조에 따른 동일
모델 확인을 신청합니다 .    
                                  년     월     일
신청인                                        (서명 또는 인)
○○○원장 귀하
첨부서류1. 사업자등록증 사본 1부
2. 제품의 사진 1부
3. 제품의 성분 및 배합비 (신청제품과 같은 모델이지만 구성성분이 다른 경우를 포함 ) 1부
 - 배합비는 그 합이 100%일 것
 - 영업기밀 등의 이유가 있을 경우에는 배합비를 범위로 표시하거나 , 성분을 나열하
고 “언급한 성분 외의 물질 또는 혼합물은 없음을 보증함 ” 등의 문구로 갈음할 수 
있음. 다만, 착향제로 사용된 물질의 조합은 “향료 ”로 표시할 수 있으며 , 이 경우 전
체 성분 대비 향료의 배합비 또는 배합 범위를 의무적으로 표시
 - 「화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률 」 및 「유독물질 및 제한물질 Æ˝금지물질의 
지정」(국립환경과학원 고시 )에 따른 유독물 , 허가물질 , 제한물질 , 금지물질의 경우 
영업기밀 등의 이유로 성분명을 생략할 수 없음
 - 성분은 CAS 번호를 같이 명기해야 함. CAS 번호를 명기할 수 없는 경우 물질의 
안전성에 관한 자료를 제출하되 , 물질의 안전성에 관한 자료는 다음의 어느 하나
에 해당해야 함
   ∙ 「산업안전보건법 」 제41조에 따른 물질안전보건자료 (MSDS) 
   ∙ 국내 정부기관이 인정하거나 정부기관에 등록 또는 신고한 물질의 안전성 자료
   ∙ 국내 ·외 문헌자료 또는 사용 실적 자료
   ∙ 제품의 안전보건자료 (PSDS) 등
유의사항본 확인증은 신청자가 기입한 확인 신청제품이 「위해우려제품 지정 및 안전∙표시
기준」에 의한 안전기준을 확인한 제품임을 확인하기 위한 것입니다 .
자가검사 번호
 「위해우려제품 지정 및 안전 ∙표시기준 」 제7조에 따른 동일모델 확인증을 발급합니다 .
 년     월     일
     ○○○ 원  장 (직인)- 391 -  「위해우려제품 지정 및 안전 ·표시기준 」 제8조제 1항에 따라 위해우려제품 자유판매 증명을 위와 
같이 신청합니다 .
                                  년     월     일
신청인                                        (서명 또는 인)
○○○원장 귀하[별지 제4호 서식]
위해우려제품 자유판매증명 신청서
①신청업체대표자생년월일
(법인등록번호 )
업체명 전화번호
소재지
담당자 휴대전화번호
②Product Name(품목명 )
③Model name(모델명 )
④Quantity(수량 )
⑤Inspection No 
  (자가검사번호 )
⑥Name and address of 
  production establishment 
 (제조회사명 및 주소 )
⑦Country of destination 
 (도착국 )
⑧Name and address of consignor 
 (수출업체명 및 주소 )
⑨Name and address of consignee 
 (수입업체명 및 주소 )
⑩Remarks(비고 )
※ 구비서류
 ① 위해우려제품 자가검사 성적서 사본 1부.
 ② 수출 (입)계약서 또는 물품매도확약서 1부.- 392 -[별지 제4호 서식]
Serial No : 
CERTIFICATE OF FREE SALES
TO WHOM IT MAY CONCERN :                        MM/D D/YY 
    This Institution certifies that the following p roducts are freely sold without any restriction under 
「the Safety Standards and Labelling Standards for Pr oducts of Risk Concern」of the Republic of 
Korea 
Name of product Name of model Inspection No 
Name and address of production establishment : 
Country of destination : 
Name and address of consignor :  
Name and address of consignee : 
Remark : 
Sincerely Yours, 
President ○○○   Official 
Seal   - 393 -[별지 제5호 서식]
위해우려제품 사전통관 신청서
(사전통관대상 위해우려제품 확인증 겸용 )
접수번호 공란 접수일 공란 처 리 기 한 공란
신청인업체명 사업자등록번호 성명(대표자 )
전화번호 팩스번호 전자메일
주소
담당자 (대리인 ) 전화번호 전자메일
제품정보품목 안전∙표시기준상의 모델 구분
모델명 품목분류번호 (HS) 수량 (단위)
생산업체명 생산국명 수입업체명
수입예정일 보관장소
「위해우려제품 지정 및 안전·표시기준 」 제9조제1항에 따라 위해우려제품 사전통관을 신청합
니다.
  년     월     일
신청인                                        (서명 또는 인)
○○○원장 귀하
첨부서류 제품의 설명서 (사진을 포함합니다 ) 1부수수료
없음
「위해우려제품 지정 및 안전·표시기준 」 제9조제2항에 따라 사전통관대상 위해우려제품 확인
증을 발급합니다 .
 년     월     일
     ○○○ 원  장 (직인)- 394 -[별지 제6호 서식]
제품 정보 변경 신고서
(제품정보 변경 신고 확인증 겸용 )
접수번호 공란 접수일 공란 처 리 기 한 공란
신청인업체명 사업자등록번호 성명(대표자 )
전화번호 팩스번호 전자메일
주소
담당자 (대리인 ) 전화번호 전자메일
제품정보품목 품목분류번호 (HS) 모델명
생산업체명 생산국명 수입회사명 (수입품에 한함 )
중량/용량/매수 안전∙표시기준상의 모델 구분
자가검사번호
변경신고 내용  
 「위해우려제품 지정 및 안전 ∙표시기준 」 제13조 제1항에 따른 제품정보 변경을 신고합니다 .
                                  년     월     일
신청인                                        (서명 또는 인)
○○○장 귀하
첨부서류 변경 사실을 증명하는 서류 1부
자가검사 번호
 「위해우려제품 지정 및 안전∙표시기준 」 제13 조 제3항에 따른 제품정보 변경 신고 확인증을 발급합니다 .
                    
 년     월     일
     ○○○ 원  장 (직인)- 395 -[별지 제7호 서식]
어린이보호포장 변경신고서
(어린이보호포장 변경 신고 확인증 겸용 )
접수번호 공란 접수일 공란 처 리 기 한 공란
신청인업체명 사업자등록번호 성명(대표자 )
전화번호 팩스번호 전자메일
주소
담당자 (대리인 ) 전화번호 전자메일
제품정보품목 품목분류번호 (HS) 모델명
생산업체명 생산국명 수입회사명 (수입품에 한함 )
중량/용량/매수 안전∙표시기준상의 모델 구분
어린이보호포장 신고확인증 번호
변경신고 내용  
 「위해우려제품 지정 및 안전∙표시기준 」 제13 조 제4항에 따라 어린이보호포장에 대한 변경
된 내용을 신고합니다 .
                                  년     월     일
신청인                                        (서명 또는 인)
○○○장 귀하
첨부서류 변경 사실을 증명하는 서류 1부
신고확인증 번호
 「위해우려제품 지정 및 안전∙표시기준 」 제13 조 제5항에 따라 어린이보호포장 변경 신고 확인증을 발급
합니다 .
                    
 년     월     일
     ○○○ 원  장 (직인)