Český metrologický institut  
Okružní 31, 638 00  Brno  
 
Manažerské shrnutí pro EK (není součástí tohoto právního předpisu)  
Vlhkoměry na obiloviny a olejniny jsou v ČR uváděny na trh a do provozu jako stanovená měřidla se 
schválením typu a prvotním ověřením podle zákona č. 505/1990  Sb., o  metrologii, ve znění 
pozdějších předpisů. Tento předpis obsahuje  národní metrologick ou regulac i schvalování typu 
a ověřování předmětných měřidel .  
(Konec manažerského shrnutí.)  
 
 Vyřizuje: Mgr. Tomáš Hendrych  
 Telefon: 545  555 414 
 
V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A  
 
Český metrolo gický institut (ČMI), jako orgán věcně a místně příslušný ve věci stanovování 
metrol ogických a technických požadavků na stanovené měřidlo a stanovování metod zkoušení při 
schvalování typu a při ověřování stanoveného měřidla dle §  14 odst. 1  zákona č. 505/1 990 Sb., 
o metrologii, ve znění pozdějších předpisů  (dále jen „zákon o metrologii“) , a dle ustanovení § 172 a 
následujících  zákona č.  500/2004  Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů  (dále jen „SprŘ“) , 
zahájil z moci úřední  dne 26. 2. 2016  správní ř ízení dle § 46 SprŘ , a na základě podkladů vydává 
tento : 
 
 
I. 
N Á V  R H   O P A T Ř E N Í   O B E C N É   P O V  A H Y  
číslo: 0111 -OOP -C071 -18 
 
kterým se stanovují metrologické a technické požadavky na stanovená měřidla , včetně metod 
jejich zkoušení  při sch valování typu a ověřování stanovených měřidel:  
„vlhkoměry na obiloviny a olejniny “ 
 
1   Základní pojmy  
Pro účely tohoto opatření obecné povahy platí termíny a definice podle VIM  a VIML1 a následuj ící: 
                                                      
1  TNI 01 0115 Mezin árodní metrologický slovník – Základní a všeobecné pojmy a přidružené termíny (VIM)  
a Mezinárodní slovník termínů v  legální metrologii (VIML) jsou součástí sborníku technické harmonizace 
„Terminologie v  oblasti metrologie“ veřejně dostupného na www.unmz.c z. Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C071-18 
2 1.1    
vlhkoměr na obiloviny   
měřidlo určené pro měření  vlhkosti obilovin  v určených mezích chyb . Vlhkost  je zobraz ena přímo  na 
základě  měření a přepočtu  určitých fyzikální ch parametr ů obilovin, např. elektrických , optick ých.  
1.2    
obilovina  
pro účely tohoto dokumentu zahrnuje semena obilovin, olejnin  a lušt ěnin, případně i s emena  jiných  
rostlin  
1.3    
obsah vody  (vlhkost)  
podíl ztráty hmotnosti  z celkové hmotnosti vzorku, vyjádřený v % (m·m-1) stanovený za dohodnutých 
podmínek  příslušnými referenčními metodami  
1.4   
kalibrační křivka  („kalibrace“)  
vyjádření shody mezi obsahem vody (a těkavých látek) a dielektri ckými hodnotami nebo jinými 
fyzikálními parametry měřeného vzorku snímanými vlhkom ěrem; je charakterizovaná kalibračními 
konstantami, označením a číslem verze kalibrace  
1.5   
kalibrační síť vlhkoměrů  
soubor vlhkoměrů stejného typu se známou identitou funkcionality a umístěním  
1.6  
mastr kalibrační sítě   
je etalon vlhkoměrů  stejného typu se známou identitou funkcionality  
2   Metrologické požadavky  
Metrologické požadavky jsou založeny na požadavcích  doporu čení OIML  R 592 a ISO 7700 -část 1 a 
23. 
2.1   Rozsah měření  
Vlhkoměr musí být vybaven volbou obilovin, které mohou být měřeny. Rozsah měřené vl hkosti musí 
být nejméně 6 % a minimální počet obilovin (kalibračních kř ivek) 3 .  
Obvyklý rozsah měření vlhkosti v lhkoměrů na obiloviny je 5 % až 45 %, výrobce jej může stanovit  
i jiný.  
2.2   Stanovené pracovní podmínky  
Vlhkoměry na obiloviny musí mít výrobcem stanoven  provozní rozsah  teploty okol í minimálně 20  °C, 
přičemž tento rozsah je minimálně 1 0 °C až 30 °C.   
                                                      
2 OIML  R 59 Moisture Meters for Cereal Grains and Oilseeds – veřejně dostupný na  www.oiml.org  
3 ISO 7700 -1 Food product – Checking the performance of mo isture meters in use – Part 1: Moisture meters for 
cereals a ISO 7700 -2 Food product – Checking the p erformance of mousture meters in use – Part 2: Moisture 
meters for oilseeds  Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C071-18 
3 Vlhkoměry na obiloviny musí mít výrobcem stanoven provozní rozsah teploty vzorku měřených 
obilovin m inimálně 2  °C až 40  °C.  
Vlhkoměry na obiloviny musí mít výrobcem stanovenu  hodnotu  maximální ho rozdíl u teploty okolí  
a teploty vzorku měřených obilovin . Hodnota tohoto rozdílu nesmí být menší než 10 °C.  
Při překročení rozsahu teploty okolí, vzorku obilovin a jejich teplotního rozdílu nesmí  být hodnota 
vlhkosti zobrazena a vytištěna.  
Při překročení vlhkosti okolního prostředí nad 85  % nesmí docházet ke kond enzaci . 
Rozsah atmosférického tlaku je 86 kPa až 106 kPa.  
Rozsah hodnot napájení je −15 % až +10 % nominálních hodnot.   
2.3   Referenční podmínky  
Zkoušky vlhkoměru  v laboratoři se provádějí při teplotě vzduchu okolního prostředí  20 °C až 27  °C  
a při relativní vl hkosti vzduchu 30 až 70 % a atmosférickém tlaku 86 kPa až 106 kPa .  
V průběhu každé zkoušky se nesmí podmínky měření změnit o více než ±2 °C nebo ±10 %  vlhkosti 
vzduchu.  
Hodnoty napájení jsou v  nominálních nebo testovaných hodnotách . 
2.4   Největší dovolen é chyb y  
2.4.1   Největší dovolené chyby  při schválení typu vlhkoměru na obiloviny  
Chyba vlhkoměru pro daný vzorek obiloviny nebo semen se stanoví jako rozdíl mezi průměrnou 
hodnotou z opakovaných měření vzorku vlhkoměrem a ko nvenčně pravou hodnotou vlhkosti daného 
vzorku obiloviny nebo semen stanovenou referenční metodou.   
Tabul ka 1 – Největší dovolené chyby  (MPE)  vlhkoměrů na obiloviny při schválení typu  
(1) (2) (3) (4) (5) 
Typ obilovin  
nebo semen  
 Největší  
dovolená chyb a 
(% obsahu  
vlhkosti wref) Systematická 
chyba  
(%) Opakovatelnost  
SD 
(%) Reprodukovatelnost  
SDD I 
(%)  
Kukuřice,  
rýže,  
sorgo,  
slunečnice,  
luštěniny,  
oves Pokud je  
0,025 wref < 0,4,  
je MPE = 0,4  
Pro ostatní je 
MPE  = 0,025 wref 0,5 × největší 
dovolená chyba  0,5 × největší 
dovolen á chyba  0,6 × největší  
dovolená chyba  
Ostatní  
obiloviny  Pokud je  
0,02wref < 0,35,  
je MPE = 0,35  
Pro ostatní je 
MPE  = 0,02wref 0,5 × největší 
dovolená chyba  0,5 × největší 
dovolená chyba  0,6 × největší  
dovolená chyba  
POZNÁMKA  
wref  je vlhkost stanov ená referenční gravimetrickou metodou  Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C071-18 
4 2.4.2    Největší dovolen á chyb a při ověřování  metodou referenční gravimetrické metody  
v laboratoři  
Chyba vlhkoměru pro daný vzorek obiloviny nebo semen se stanoví jako rozdíl mezi každou hodnotou 
z opakovaných měřen í vzorku vlhkoměrem a konvenčně pravou hodnotou vlhkosti daného vzorku 
obiloviny nebo olejnin  stanovenou referenční metodou.   
 
 
 
 
Tabul ka 2 – Největší dovolené chyby vlhkoměrů na obiloviny  při ověřování  (MPE)  
Typ obilovin  
nebo semen  Největší dovolen á chyb a  wmax v % 
Obiloviny a olejniny mimo *  pro wref ≤ 10 %  pro wref ˃ 10 %  
0,7 0,03 wref + 0,4  
*Kukuřice, rýže, sorgo,  
slunečnice, oves  pro wref ≤ 10 %  pro wref ˃ 10 %  
0,8 0,04 wref + 0,4  
POZNÁMKA  
wref  je vlhkost stanovená referenční gravimetrickou  metodou  
2.4.3    Největší dovolen á chyb a při zkouš ce metodou mastru  kalibrační sítě  
Tabul ka 3 – Největší dovo lené chyby vlhkoměrů na obiloviny  (MPE)  
Typ obilovin  
nebo semen  Největší dovolen á chyb a wmax v % 
Obiloviny a olejniny mimo *  wm < 22 %   wm ≥ 22 %  
0,2 0,3 
* Kukuřice, rýže, sorgo,  
slunečnice, oves  wm < 25 %   wm ≥ 25 %   
0,3 0,4 Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C071-18 
5 POZNÁMKA  
wm  je vlhkost vzorku obilovin stanovená mastrem kalibrační sítě vlhkoměrů  
Chyba wref  zkušebních vzorků při měření mastrem nesmí přesahovat 0,5 %.  
3   Technické požadavky  
Techni cké požadavky jsou založeny na požadavcích doporučení OIML  R 592. 
3.1   Všeobecně  
Princip měření může být založen na jakékoliv fyzikální metodě umožňující zjištění obsahu vlhkosti 
vzorku obilovin  a olejnin .  
Vlhkoměry musí být robus tní a stabilní konstrukce. Jsou sestrojeny jako jeden nedílný přístroj. Pracují 
automaticky.  Měři cí systém musí být chráněn před prachem a otřesy.  
Minimální objem měřeného vzorku obilovin musí být 100 g nebo 400 zrn obiloviny.  
Měři cí systém nesmí obsluze umožnit ovlivnění přesnosti měření objemu, hmotnosti nebo teploty 
vzorku prováděných pro stanovení přesné vlhkosti vzorku obiloviny.  
Mletí, v ážení a měření teploty mimo měři cí systém vlhkoměru není dovoleno.  
Základními částmi vlhkoměru  jsou:  
  měřicí komora s  násypkou a měřicím systémem  odpovídající principu měření ; 
  výpočetní jednotka  se softwarem  pro ovládání, výpočty, zobrazení výsledků  a ukládání 
informací o metrologické integritě vlhkoměru ; 
  případně  rozhraní pro přenos dat ; 
  vestavěný mlýnek v  případě , že je princip měření založen na měření mletého materiálu ; 
  tiskárna ( externí nebo vestavěná ); 
  třídicí zařízení, je -li použito ( může být externí ). 
3.1.1    Měři cí komora s  násypkou a měři cím systémem   
Princip činnosti a konstrukce měřicí komor y závisí na použitém principu měření.  
Měři cí funkce a měři cí algoritmy vlhkoměru musí být správné.  
Vlhkoměr musí být vybaven digitálním indi kačním zařízením, výška písmen (čí slic) na displeji nesmí 
být menší než 10 mm.   
Výsledky obsahu vlhkosti musí být  bezprostředně  zobrazeny a vytištěny v  procent ech obsahu vlhkosti 
na mokrém základě. Vyjádření této jednotk y je dekadické, hodnota výsledné indikace  musí být 
zobrazena s  rozlišením na 0,1 %, pro úč ely zkoušek pro schválení typu pak s  rozlišením na 0,01 %.  
Výběr kalibrační křivky pro měření podle jakosti a druhu obilovin, olejnin a luštěnin musí být zřete lně 
viditelný a jasně identifikovatelný. Vlhkoměry musí mít na indikaci použitého typu obiloviny kap acitu 
minimálně 4 písmena.  
Výsledky měření vlhkosti nesmí být indikovány ani zapsány před ukončením měřicího cyklu.  
Vlhkoměr ne smí zobrazit ani zapsat hodnoty obsahu vlhkosti, pokud je obsah vlhkosti obilního vzo rku 
mimo jeho pracovní rozsah; v  opačném případě musí být u zobrazené a zapsané hodnoty vlhkosti 
jasné chybové hlášení ; stejně tak v  případě měření vlhkosti mimo rozsah teploty okolního prostředí  
a vzorku.  
Po zapnutí nesmí vlhkoměr zobrazit nebo vytisknou t žádnou hodnotu vlhkosti,  dokud není dosažen 
plný provozní stav měřidla, tj. dosaženo ustálení pracov ní teploty a ukončeny inicializační testy, nebo Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C071-18 
6 musí vlhkoměr  poda t jasné hlášení, že musí být před použitím zapnut po dobu specifikovanou 
výrobcem.  
V případě měřidel indikujících více měřených parametrů (měř ících např. i objemovou hmotnost, obsah 
bílkovin  nebo  oleje v  obilovinách a olejninách ) musí být hodnoty při zobrazení, zápisu a uložení 
nezaměnitelně přiřazeny k jednotlivým param etrům.  
3.1.2   Výpočetní jednotka se softwarem  
Software pro ovládání, realizaci výpočtů, zobrazení výsledků a pro ukládání i nformací o metrologické 
integritě vlhkoměru musí sp lňovat požadavky dokumentu OIML D 314, pro úroveň I a  zkoušky 
postup em A. 
Výrobce musí popsat v dokumentaci aplikovaný software a jeho vztah k  hardwarovému vybavení 
vlhkoměru a jeho zabezpečení  prostřednic tvím:  
  popis u jeho legálních funkcí ; 
  identifikace softwaru , který je přiřazen k  legálním funkcím ; 
  záznamu a uložení informace o každém zásahu do integrity měřidla . 
Provedení změn, které mají vliv na metrologické parametr y vlhkoměru (např. posun a s klon 
kalibračních křivek ) musí vlhkoměr zapsat do záznamu událostí . 
3.1.3    Ukládání dat  
Data musí být   po ukončení měření  uložena . Musí být uloženy všechny  legálně významné informace  
identifikující a ovlivňující výsledek měření , nejméně: identifikace  měřidla, datum měření,  verze 
kalibračních křivek, druh obiloviny,  jednoznačná identifikace  měření a  vzorku, naměřená data vč etně 
identifikace měřeného parametru a jednotek , chybová hlášení týkající se měření . 
Při externím ukládání dat musí být přenos dat chr áněn.  
3.1.4    Tiskárna  
Vlhkoměry musí být vybaveny komunikačním spojením umožňujícím spojení s  tiskárnou , případně se 
záznamovým zařízením. Rozsah  přenášených dat musí být nejméně : datum , druh  obilí, v ýsled ek 
měření vlhkosti obiloviny a identifikace kalibr ační křivky. Přenos dat musí být ver ifikován.  
3.2   Požadavky na provoz vlhkoměru  
3.2.1   Shodnost kalibračních křivek  
Vlhkoměr musí být při zkouše ní schopen zobrazit všechny kalibrační konstanty, jednoznačné ozn ačení 
kalibrace a číslo verze kalibrace jako  doklad, že je při stanovení vlhkosti použí vána  jejich  platná 
verze. 
Pokud jsou kalibrační konstanty digitálně uloženy v elektronické formě, musí vlhkoměr zobrazit 
automatickou kontrolu detekce chyb kalibračních konstant. Pokud jsou kalibrační konstanty zm ěněny, 
musí být zobrazeno jasné chybové hlášení.  
Přístrojový hardware  a software, kalibrační a komunikační software  musí dovolovat rozvoj 
kalibračních kř ivek a jejich přenos do vlhkoměrů stejných typů. Musí být stanoveny postupy seřízení 
vlhkoměrů tak, a by zajistily shodnost měření vlhkosti vlhkoměry stejných typů.  
                                                      
4  OIML D 31 General requirements for software controlled measuring instruments, veřejně dostupný na www.oiml.org  Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C071-18 
7 3.2.2    Pracovní poloha a umístění měřidla  
Je-li změna vodorovné pozice vlhkoměru o více než 5  příčinou  překročení největších dov olených 
chyb, musí být vlhkoměr vybaven vodováhou a prvky pro se řízení vodorovné p olohy. Umístění 
vodováhy musí umožnit čtení bez odstranění části měřidla za použití nářadí.  
Vlhkoměr musí být instalován v  souladu s  doporučením výrobce v  manuálu měřidla tak, aby byly  
zřetelně viditelné všechny měři cí operace.  
3.2.3    Kontrola správné činnosti vlhkoměru  
Vlhkoměr  musí být vybaven kontrolní funkcí, pomocí které je po zapnutí nebo po volbě obsluhy 
provedeno přezkoušení správné  činnosti vlhkoměru . 
 
 
3.3   Odolnost proti  vlivů m okolního prostředí  
Vnější rušivé vlivy působící na vlhkoměr  nesmí vést k  chybám měření, které by překročily nejvě tší 
dovolenou chybu  vlhkoměru  pro jednotlivé zkoušky . 
3.3.1    Elektrické napájení  
Vlhkoměr napájený ze sítě musí být odolný změnám napájení v rozsahu napájecích napětí od  
(Unom − 15 %) do ( Unom + 10 %), při krátkém přerušení napájení a v rozsahu kmitočtu od 59,5 Hz do 
60,5 Hz.  
Chyba měření nesmí přesahovat hodnoty největších dovolených systematických chyb podle tabulky č. 
1, sloupce (3).  
Pokud je použita jako zdroj napájení baterie, musí být  vyměnitelná bez porušení úředních a 
ochranných značek vlhkoměru.  
Krajní nebo nedostatečné napájení vlhkoměrů baterií nesmí umožnit zobrazení, zápis nebo tisk 
naměřených hodnot vlhkosti mimo příslušné toleranční limity.  
Přerušení napájení vlhkoměru nesmí u možnit zobrazení, zápis nebo tisk naměřených hodnot vlhkosti 
mimo příslušné toleranční limity.  
3.3.2. Vliv klimatických podmínek  
Vlhkoměr musí být odolný v mezních teplotách dolního i horního teplotního rozsahu a v  referenční 
teplotě.  
Vlhkoměr musí být odo lný v  mezních teplotách vzorků obilovin při měření vlhkosti v referenčních 
podmínkách při teplotě vzorků v  referenční teplotě uvedené výrobcem v  manuálu měřidla a při 
teplotách +10 °C a −10 °C.  
Vlhkoměr musí být odolný proti vlivu extrémních podmínek po do bu jeho skladování nebo při 
přepravě v teplotách od −20 °C do +50 °C.  
3.3.3   Přístrojová stabilita  
Vlhkoměr musí být odolný změnám měření hodnot vlhkosti týchž vzorků v  nejméně 4týdenním 
časovém intervalu. Stabilita měření vlhkoměru se vyzkouší měřením vl hkosti týchž vzorků obilovin 
vlhkoměrem před a po ukončení zkoušek pro schválení typu.  Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C071-18 
8 3.3.4   Inicializační doba  
Je-li výrobcem stanovena inicializační doba vlhkoměru – náběh měřidla do plného provozního stavu – 
musí být vlhkoměr odolný změnám měření hodn ot vlhkosti týchž vzorků po ukončení inicializační 
doby a po další hodině nebo dvojnásobku inicializační doby.  
Není -li inicializační doba určena, musí být vlhkoměr odolný změnám měření hodnot vlhkosti týchž 
vzorků bezprostředně po zapnutí vlhkoměru a opako vaně po 1 hodině.  
3.3.5   Zkouška vodorovné polohy  
Vlhkoměr s  vodováhou i  bez musí být odolný vlivu vychýlení vlhkoměru z  vodorovné polohy o 5° ve 
všech orientacích. Odolnost se zkouší porovnáním měření vlhkosti vzorků před vychýlením, ve 
vychýlení a po z pětném ustavení vlhkoměru do vodorovné polohy v  nejméně 2 orientacích.   
3.4  O dolnost proti rušení  
Vlhkoměr musí být odolný proti krátkodobým poklesům napájecího napětí, krátkým přerušením  
a pomalým změnám napětí , elektrickým rychlým přechodným jevům/skup inám impulzů, 
vyzařovanému e lektromagnetickému poli, rušení šířeným vedením indukovaným vf polem a 
elektrostatickému výboji.  
3.5   Ochrana proti neoprávněné manipulaci  
Vlhkoměr musí mít k  zamezení vstupu do přístroje a narušení jeho metrologických par ametrů možnost 
bezpečnostního plombování, případně jiná další opatření.  
Měřicí systém a m etrologi cký software musí být chráněn y před neautorizovanými zásahy 
bezpečnostními opa třeními. 
Provedení změn, které mají vliv na metrologické parametry vlhkoměru , musí vlh koměr zapsat do 
záznamu událostí . Ten musí obsahovat:  
  pořadové číslo;  
  parametr ID;  
  datum a čas změny;  
  novou hodnotu parametru . 
Vlhkoměr nemusí zobrazovat tyto informace, ale musí být  dostupný výtisk  nebo elektronický soubor . 
Záznam událostí  musí mít kapacitu zápisů rovn ající se  25násobku počtu parametrů v přístroji, 
maximálně 1000 z ápisů.  
Nastavení nuly, testační hodnoty a jiná nastavení metrologických parametrů musí být opatřeny 
plombou nebo jiným způsobem zabezpečení.  
4   Nápisy a značky  
4.1   Značení na měřidle  
Na vlhkoměru  musí být uvedeny následující úd aje: 
a) identifik ace výrobce,  
b) označení typu vlhkoměru , 
c) výrob ní číslo vlhkoměru , 
d)  značka schválení typu . 
Všechny značky a nápisy musí být čitelné , trvanlivé , jednoznačné a viditelné a běžným způ sobem 
neodstranite lné, i na  externích částech vlhkoměru.  Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C071-18 
9 4.2   Informace poskytované výrobcem  
Výrobce musí s  každým měřidlem dodat návod pro obsluhu, který poskytne obsluze všechny potřebné 
informace pro instalaci vlhkoměru a jeho příslušenství, údržbu  a vlastní měření k  minimalizaci vlivu 
lidského čin itele na přesnost měření.  
Návod pro obsluhu musí obsahovat minimálně  následující informace : 
a)  jméno a adresu výrobce , 
b)  typ vlhkoměru,  
c)  datum výroby,  
d)  druhy nebo variety obilovin, pr o které je vlhkom ěr konstruován,  
e ) omezení užívání vlhkoměru – rozsahy měřených vlhkostí a teplot, maximální možný rozdíl 
mezi teplotou vzorku a vlhkoměr u, rozsahy napětí a frekvence n apájení, EMC kompatibilit y. 
Manuál musí být dodáván v  českém jazyce.  
5   Schvalování ty pu měřidla  
5.1   Všeobecně  
Proces  schvalování typu vlhkoměru zahrnuje  následující zkoušky : 
a)  vnější prohlídk a; 
b)  zkoušky vlhkoměru  v laboratoři ; 
c)  zkoušky odolnosti vlhkoměru  proti rušivým vlivům okolního prostředí.  
5.2   Vnější prohlídka  
Při vnější prohlídce vlhkoměru  se posuzuje  
a) úplnost předepsané technické dokumentace , včetně návodu pro obsluhu ; 
b) shoda metrologických a technických charakteristik specifikovaných výrobcem v dokumentaci 
s požadavky t ohoto předpisu , uvedený mi v kap. 2, 3 a 4; 
c) úplnost a stav funkčních celků vlhkoměru  podle předepsané technické dokument ace; 
d)  shodnost verze softwar u vlhkoměru  s verzí specifikovanou výrobcem.  
5.3   Zkoušky  vlhkoměru  v laboratoři  
5.3.1    Zkušební  vybavení  
Pro laboratorní zkoušky vlhkoměru  se použijí násled ující měřidla a vybavení:  
Sekundárn í etalon vlhkosti pevných látek:  
  váhy vysoké přesnosti , d = 0,1 mg, maximální chyba měření ± 0,000  5 g; 
  zařízení na mletí , sušení a další úpravu vzorků podle norem pro referenční stanovení vlhkosti 
obilovi n, olejnin a luštěnin ; 
  teploměr s  dílkem  stupnice  0,1 °C .  
5.3.2   Přesnost, opakovatelnost, reprodukovatelnost  
5.3.2.1  Výběr zkušebních vzorků  
Zkoušky se provedou v  nejméně třech  intervalech celkového rozsahu kalibračních křivek vlhkosti  
obilovin a olejnin, v  každém intervalu se vyzkouší  nejméně 30 vzor ků. Druh a typ obilovin  musí 
zohledňovat očekávané objemy měření, rozdíly fyzikálních struktur, důležitost vlhkostních rozsahů . 
Zkoušky musí být provedeny vždy v  maximálních hodnotách inter valů.  Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C071-18 
10 Sady vzorků musí být zkoušeny na homogenitu vlhkosti porovnáním měření zkoušeným vlhkoměrem 
a stan ovení vlhkosti příslušnou referenční gravimetrickou metodou . Směrodatná výběrová odchylka 
(SDD ) rozdílu naměřených hodnot vlhkosti v každém z  vlhkostníc h intervalů n esmí překročit největší 
dovolenou chybu  uvedenou v tabulce 1, sloupci (2) , zmenšenou o  0,1. 
5.3.2.2  Zkouška přesnosti  
Mezi zkoušky přesnosti vlhkoměru patří:   
stanovení chyby ȳ  

nrx
yn
iii

1
 (1) 
a směrodatné výběrové o dchylky (SDD )  

112



ny y
SDDn
ii
 (2) 
pro každý ze tří zkoušených intervalů vlhkosti. Referenční stanovení vlhkosti musí být stanoveno před 
a po měření zkoušeným vlhkoměrem. Chyba a SDD nesmí přesahovat největší dovolené chyby 
uvedené v tabulce  1, sloupci (2)  pro každý interval vlhkosti.  
Legenda k  rovnicím (1) a (2):  
 
y   .........   průměr všech měření zkoušeným vlhkoměrem ; 
 
iy   ........   
iirx ; 
 
ix  .........   průměr z  měření z  hodnot vlhkosti měřených zkoušeným v lhkoměrem pro vzorek i 
(3 opakování) ; 
 
ir   .........   vlhkost vzorku i stanovená referenční metodou ; 
 n   ..........   počet vzorků obilovin v  každém ze tří zkoušených intervalů  vlhkosti ( n = 30). 
5.3.2.3  Zkouška opakovatelnosti  
Opakovatelnost vlhkoměru je  definována jako standardní odchylka SD ze tří opakovaných měření pro 
každý vzorek obilovin a interval vlhkosti . Opakovatelnost nesmí přesahovat největší dovolené chyby 
opakovatelnosti uvedené v  tabulce 1, sloupci (4)  pro ka ždý interval vlhkosti.  
 

nx x
SDn
i ji ij
213
12


 (3) 
kde:  
ijx  .........   je vlhkost stanovená vlhkoměrem pro vzorek i a opakování j; 
 
ix  .........   průměr ze tří hodnot vlhkosti stanovených vlhkoměrem ; 
 n  ...........   počet vzorků obilovin v  každém ze tří zkoušených intervalů vlhkosti ( n = 10). 
5.3.2.4  Zkouška reprodukovatelnosti  Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C071-18 
11 Reprodukovatelnost měření vlhkosti je dána výpočtem jako standardní výběrová odchylka SDD I. 
Reprodukovatelnost nesmí přesahovat největší dovolené chyby  reprodukovatelnosti uvedené v  
tabulce 1, sloupci (5) pro celý měřicí rozsah . 

112



nd d
SDDn
ii
 (4) 
kde: 
id = 
)2( )1(
i i x x ; 
 
)1(
ix = průměr ze 3 měření vzorku i vlhkoměrem 1;  
 
)2(
ix = průměr ze 3 měření vzorku i vlhkoměrem 2 ; 
 
d  = průměr z 
id ; 
 n = počet vzorků ve všech intervalech vlhkosti . 
5.3.3   Základní přístrojové testy  
5.3.3.1   Výběr vzorků  
Pro základní přístrojové testy jsou vybrány jednodruhové vzorky se stabilní vlhkostí, která je 
dokumentována referenčním nebo přístrojovým měřením vlhkosti , přednostně pšenice .  
5.3.3.2  Zkouška s tálost i měřidla  
Měří se vlhkost jednoho  vzorku obilovin v  nejméně třech intervalech vlhkosti na začátku a po 
ukončení testování vlhkoměru, minimálně  po 6 týdne ch.  
Maximální rozdíl mezi průměry před a po test ování nesmí překročit největší d ovolenou systematickou 
chybu uvedenou v tabulce 1, sloupci (3).  
5.3.3.3  Zkouška z ahřívací ho času měřidla  
Vlhkoměr stabilizovaný v  referenčních podmínkách se nechá  po zapnutí s tabilizovat po výrobcem 
určený zahřívací čas.   
Vlhkost vzorku  se měří  5× po 1 a 2 hodinách po ukončení zahřívacího času . Není-li tento čas 
výrobcem specifikován, měří se  po zapnutí a po 1 hodině.  
Maximální rozdíl mezi průměry měření vlhkosti nesmí překroči t největší dovolenou  systematickou 
chybu uvedenou v  tabulce 1, sloupci (3).  
5.3.3.4  Napájení  
5.3.3. 4.1  Zkouška odolnosti proti odchylk ám napájení  
Měření vlhkosti vzorku se provede  10× při napájení −15 % a +10 % od nominální hodnoty  
a v nominální hodnotě.  Po každé změně napájení se nechá vlhkoměr stabilizovat 30 minut.  
Maximální rozdíl mezi průměry měření vlhkosti ve změněné a nominální hodnotě napájení nesmí 
překročit největší dovolenou systematickou chybu uvedenou v tabulce 1,  sloupci (3).  
Standardní odc hylka 10 opakovaných měření v  každém bodě napájení nesmí překročit 0,10 % 
vlhkosti . 
5.3.3. 4.2  Zkouška odolnosti proti nízkému napětí interní baterie  
Provede se měření vlhkosti a zaznamenání zobrazovaných dat při plné a redukované funkčnosti 
baterie. Při r edukované funkčnosti baterie musí proběhnout alespoň 1 měřící cyklus.  Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C071-18 
12 Maximální rozdíl mezi průměry měření vlhkosti ve změněné a nominální hodnotě napájení nesmí 
překročit největší dovolenou  systematickou  chybu uvedenou v tabulce 1, sloupci (3).  
5.3.3. 5 Zkouška odolnosti proti teplot ě při skladování vlhkoměru  
Vlhkoměr je vystaven teplotnímu cyklu: zahřívání na +50 °C během  1 hodiny , udržení te ploty po dobu  
3 hodin, snížení teploty na −20 °C během 1 hodiny , udržování po dobu 3 h odin. Porovná se průměr   
z 10 měření vlhkosti  vzorku obiloviny vlhkoměrem před a po  cyklu teplotního  zatížení.  
Maximální rozdíl mezi průměry měření vlhkosti před a po teplotním zat ížení nesmí překročit největší 
dovolenou  systematickou  chybu uvedenou v  tabulce 1, sloupci (3). 
5.3.3. 6 Zkouška odolnosti proti vychýlení z rovnovážn é polohy vlhkoměru  
Provedou se měření vlhkosti vzorku při vodorovné poloze, vychýlení o 5  % ve směru dopředu/dozadu 
a vlevo/vpravo u vlhkoměrů bez indikace vodorovné polohy a u vlhkoměrů s  indikací v  poloze 
rovno vážné a v  krajních polohách v  obou směrech.  
Maximální rozdíl mezi průměry z 5 měření vlhkosti  vzorku obiloviny  v rovnovážné poloze a každou 
z vychýlených poloh  nesmí překročit největší dovolenou systematickou chybu uvedenou v  tabulce 1, 
sloupci (3) . 
5.3.3. 7  Zkouška odolnosti proti vlhkost i prostředí  
Vlhkoměr je vystaven vlhkostnímu cyklu: zahřívání na +50 °C během  1 hodiny , udržení te ploty po 
dobu  3 hodin, snížení teploty na  −20 °C během  1 hodiny , udržování po dobu 3 h odin. Porovná se 
průměr z 10 měření v lhkosti vzorku obiloviny vlhkoměrem před a po cyklu teplotního zatížení.  
Maximální rozdíl mezi průměry měření vlhkosti před a po teplotním zat ížení nesmí překročit největší  
dovolenou systematickou chybu uvedenou v  tabulce 1, sloupci (3).  
5.3.3. 8   Zkouška odolnosti proti změnám teplot y okolního prostředí  
Měří se vlhkost jednoho  vzorku obilovin ve třech intervalech v  prostředí s  referenční teplotou a 
relativní vlhkostí 65 % a v  dolním a horním teplotním rozsahu vlhkoměru. Pro každý teplotní bod je 
použit  třetinový parciální vzorek obiloviny.  
Maximální rozdíl mezi průměry vlhkosti v  referenční teplotě a extrémní teplotě prostředí  nesmí 
překročit největší d ovolenou  systematickou  chybu uvedenou v  tabulce 1,  sloupci (3).   
5.3.3. 9  Zkouška odolnosti proti změnám teplot y vzorku  
Měří se vlhkost 3 vzork ů obilovin ve třech intervalech  vlhkosti  v prostředí s  referenční teplotou a 
relativní vlhkostí 65 % a v  dolním a horním teplotním rozsahu teplot vzorku obilovin  určených 
výrobcem . Pro každý teplotní bod je použit třetinový  parciální vzorek obiloviny.  
Maximální rozdíl mezi průměry vlhkosti v  referenční teplotě a v extrémních teplotách  nesmí překročit 
největší d ovolenou systematickou  chybu  uvedenou v  tabulce 1,  sloupci (3).  
5.3.4  Zkoušky  elektromagnetické kompatibility   
5.3.4.1  Výběr vzorků  
Pro základní přístrojové testy jsou vybrány jednodruhové vzorky se stabilní vlhkostí, která je 
dokumentována referenčním nebo přístrojovým měřením vlhkosti, přednostně pšenice.  
5.3.4.2   Odolnost proti krátkodobým poklesům napájecího napětí, krátkým přerušením a pomalým 
změnám napětí  Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C071-18 
13 Měří se 10 × vlhkost vzorku o střední stabilní vlhkosti za podmínek snížení a přerušení napájení 
vlhkoměru tak , aby nejméně jedno snížení/přerušení proběhlo v  průběhu měření vlhkosti vzorku. 
V průběhu se za znamenává měřen í vlhkosti, indikace chyb a události při měření.  
  pokles z  Unom na 0 po dobu 0,5 periody střídavého napájení ; 
  pokles z  Unom na 0 po dobu 1 periody střídavého napájení ; 
  redukce z  Unom na 70 % po dobu 25/30 (50  Hz/60  Hz) period střídav ého napájení ; 
  redukce z  Unom na 0 % po dobu 250/300 (50  Hz/60  Hz) period střídavého napájení . 
Všechny operace musí proběhnout správně. Chyba měření vlhkosti ne smí přesahovat největší 
dovolené chyby uvedené v  tabulce 1, sloupci (2) nebo ji musí vl hkoměr detekovat a reagovat  na ni.  
5.3.4. 3   Odolnost proti elektrickým rychlým přechodným jevům/skupinám impulzů  
Měří se 10 × vlhkost vzorku o střední stabilní vlhkosti za podmínek aplikace rušení  ve střídavém i 
stejnosměrném módu tak, aby rušení proběhlo v  průbě hu měření.  
Podmínky: amplituda: 1 kV, opakovací kmitočet 5 kHz  
Všechny operace musí proběhnout správně. Chyba měření vlhkosti nesmí přesahovat největší 
dovolené chyby uvedené v  tabulce 1, sloupci (2) nebo ji musí vlhkoměr detekovat a reagovat na ni. 
5.3.4. 4   Odolnost proti vyzařovanému ektromagnetickému  poli 
Měří se 10 × vlhkost jednoho  vzorku o střední stabilní vlhkosti za podmínek aplikace rušení z každé 
strany krytu vlhkoměru v kmitočtových pásmech 26 MHz až 80 MHz a v  2 GHz při amplitudě 
intenzity zkuše bního pole 10 V/m a amplitudové modulaci 80  % AM sinusovou vlnou  o kmitočtu 1 
kHz tak, aby rušení proběhlo v  průběhu měření.  
Všechny operace musí proběhnout správně. Chyba měření vlhkosti nesmí přesahovat největší 
dovolené chyby uvedené v  tabulce 1,  sloupc i (2) nebo  ji musí vlhkoměr detekovat a reagovat na  ni. 
5.3.4. 5   Odolnost proti rušení šířeným vedením indukovaným vf polem  
Měří se 10 × vlhkost jednoho  vzorku o střední stabilní vlhkosti proti rušení šířené mu vedením 
indukovaným vysokofrekvenčními poli za podmínek aplikace rušení v  kmitočtov ém pásm u 150  kHz 
až  
80 MHz p ři úrovni  amplitud y zkušebního napětí 10 V . 
Všechny operace musí proběhnout správně. Chyba měření vlhkosti nesmí přesahovat největší 
dovolené chyby uvedené v  tabulce 1, sloupci (2) nebo ji musí vlhkoměr detekovat a reagovat na  ni. 
5.3.4.6    Odolnost proti e lektrostatickému výboji  
Měří se 10 × vlhkost jednoho  vzorku o střední stabilní vlhkosti za podmínek aplikace rušení 
kontaktním výbojem 2  V, 4 V a 6 V , případně vzduchovým výbojem 2 V, 4 V, 6  V a 8 V  tak, aby 
rušení proběhlo v  průběhu měření.  
Všechny operace musí proběhnout správně. Chyba měření vlhkosti nesmí přesahovat největší 
dovolené chyby v tabul ce 1, sloupci (2) nebo ji musí vlhkoměr detekovat a reagovat na  ni. 
6  Prvotní ověření  
6.1  Všeobecně  
Při prvotním ověřování vlhkoměrů na obiloviny  se provádějí : 
a) vizuální  prohlídka ; 
b)  zkoušky vlhkoměru  v laboratoři . Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C071-18 
14 6.2  Vizuální prohlídka  
Při vizuální  prohlídce vlhkoměru , předloženého k  ověření, se posuzuje : 
a) shoda vlhkoměru  se schváleným  typem ; 
b)  úplnost vlhkoměru  podle předepsané technické dokumentace ; 
c)  zda jednotlivé části vlhkoměru  nejsou poškozeny a zda je vlhkoměr  funkční ; 
d)  shoda verze softwar u vlhkoměru  s verzí schválenou při schválení  typu vlhkoměru . 
6.3  Zkoušky vlhkoměru na obiloviny  
Pro laboratorní zkoušky se použijí měřidla podle článku 5.3.1.  
Pro vlhkoměry ověřované metodou mastru kalibrační sítě se použije  mastr – vlhkoměr stejného typu . 
6.3.1  Příprava vzorků obilovin ke zkoušení  
Zkušební v zorky  obilovin  musí být jednodruhové, bez příměsí, nečistot, škůdců , homogenní, přírodní 
vlhkosti, vytemperované. Zkouší se přesnost každé kalibrační křivky příslušnou plodinou.  
Ze vzorku je stanovena příslušnou referenční metodou vlhkost.  
6.3.2  Zkoušky přesnosti metodou porovnání s referenční metodou  
Každá kalibrační křivka je zkoušená ve dvou  až třech  bodech rozsahu vlhkosti.  
Provedou se čtyři opakovaná měření každého vzorku zkoušeným vlhkoměrem. Chyba vlhkoměru je 
stanovena jako rozdíl každého ze čtyř měření vlhkoměrem a průměru  ze dvou  referenčních stanovení 
vlhkosti.  
Chyba každého měření  nesmí překr očit největší dovolené chyby uvedené v tabulce 2.   
6.3.3  Zkoušky přesnosti metodou porovnání s  mastrem kalibrační sítě  
Zkouší se nejméně osm zkušební ch vzork ů v různých  bodech rozsah u vlhkosti nejméně dvou  
kalibračních křivek.  
Referenční stanovení je provedeno měřením vlhkosti na mastru kalibrační sítě.  
Chyba vlhkosti zkušebních vzorků měřená na mastru kalibrační sítě vztažená k  vlhkosti stanovené 
referenční metodou nesmí překročit 0, 5 %. 
Proved ou se čtyři opakovaná  měření každého vzorku zkoušeným vlhkoměrem. Chyba vlhkoměru je 
stanovena jako rozdíl každého z  měření vlhkosti vzorku obiloviny vlhkoměrem a průměru ze čtyř 
stanovení vlhkosti mastrem  kalibrační sítě . 
Chyba každého měření n esmí překr očit největší dovolené chyby uvedené v tabulce 3.  
7   Následné ověření  
Při následném ověření jsou pro váděny zkoušky podle kapitoly 6  s výjimkou zkoušek přesnosti 
metodou porovnání s  mastrem kalibrační sítě.  
Měření může být provedeno externě na m ístě instalace vlhkoměru.  
7.1   Následné o věření metodou porovnání s  mastrem kalibrační sítě  
Zkouší se nejméně dva zkušební vzork y v různých bodech rozsahu vlhkosti  kalibračních křivek , které 
jsou identické s  kalibračními křivkami mastru kalibrační sítě . 
Referenční stanovení vlhkosti je provedeno měřením vlhkosti na mastru kalibrační sítě.  Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C071-18 
15 Chyba vlhkosti zkušebních vzorků měřená na mastru kalibrační sítě vztažená k  vlhkosti stanovené 
referenční metodou nesmí překročit 0,5 %.  
Proved ou se čtyři opakovan á měře ní každého vzorku zkoušeným vlhkoměrem. Chyba vlhkoměru je 
stanovena jako rozdíl každého z měření vlhkosti vzorku obiloviny vlhkoměrem a průměru ze čtyř 
stanovení vlhkosti mastrem kalibrační sítě.  
Chyba každého měření nesmí překr očit největší dovolené chyb y uvedené v tabulce 3.   
8   Přezkoušení měřidla  
Při přezkušování měřidel podle §  11a zákona o metrologii na žádost osoby, která může být dotčena 
jeho nesprávným měřením, se postupuje dle kapitoly 7. Jako největší dovolené chyby se uplatní 
1,25 násobek  největších dovolených chyb dle kapitoly 7 . 
9   Oznámené normy  
ČMI oznámí pro účely specifikace metrologických a technických požadavků na měřidla a pro účely 
specifikace metod zkoušení při schvalování jejich typu a ověřování, vyplývajících z  tohoto opatření 
obecné povahy, české technické normy, další technické normy nebo technické dokumenty 
mezinárodních,  popřípadě zahraničních organizací, nebo jiné technické dokumenty obsahující 
podrobnější technické požadavky (dále jen „oznámené normy“). Seznam těchto oznámený ch norem 
s přiřazením k  příslušnému opatření oznámí ČMI společně s  opatřením obecné povahy veřejně 
dostupným způsobem (na webových stránkách www.cmi.cz ). 
Splnění oznámených norem nebo splnění jejich částí se považuje v  rozsahu a za podmínek 
stanovených tímto opatřením obecné povahy za splnění těch požadavků stanovených tímto opatřením, 
k nimž se tyto normy nebo jejich části vztahují.  
Shoda s oznámenou normou je jedním ze způsobů, jak prokázat splnění požadavků.  Tyto požada vky 
mohou být splněny i jiným technickým řešením garantujícím stejnou nebo vyšší úroveň ochrany 
oprávněných zájmů.  
II. 
O D Ů V  O D N Ě N Í  
ČMI vydává podle § 14 odst. 1 písmeno j) zákona o metrologii k provedení § 6 odst. 2, § 9 odst. 1 a 9  
a § 11a odst. 3 zákona o metrologii toto opatření obecné povahy, kterým se stanovují metrologické  
a technické požadavky na stanovená měřidla a zkoušky při schvalování typu a při ověřování 
stanovených měřidel – „vlhkoměry na obiloviny a olejniny “.  
Vyhláška č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající 
schválení typu, ve znění pozdějších předpisů, zařazuje v příloze Druhový seznam stanovených měřidel 
uvedený druh měřidel pod položkou 7.3.1  mezi měřidla podléhající schvalování typu  a povinnému 
ověřování.  
Tento předpis (Opatření obecné povahy) bude oznámen v souladu se směrnicí Evropského parlamentu 
a Rady (EU) č. 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti 
technických předpisů a předpisů pro služby i nformační společnosti.  
 Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C071-18 
16 III. 
P O U Č E N Í  
V souladu s  ustanovením §  172 odst.  l ve spojení s  ustanovením §  39 odst.  l SprŘ stanovuje ČMI lhůtu 
pro uplatnění připomínek do 30 dnů od data vyvěšení na úřední desce. K připomínkám podaným po 
této lhůtě se nepř ihlíží.  
Dotčené osoby se tímto vyzývají k  uplatnění připomínek k  tomuto návrhu opatření obecné povahy. 
S ohledem na ustanovení §  172 odst.  4 SprŘ se připomínky podávají v  písemné podobě a musí 
splňovat náležitosti podání podle §  37 SprŘ.  
Připomínky musí m ít náležitosti uvedené v §  37 odst.  2 SprŘ, musí být patrno, kdo je činí, proti 
kterému opatření obecné povahy směřují, v  jakém rozsahu ho napadají a v  čem je spatřován rozpor 
s právními předpisy nebo nesprávnost opatření obecné povahy nebo řízení, jež mu předcházelo, které 
věci se týkají a co se navrhuje, musí obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určeno, a  podpis 
osoby, která je činí.  
Do podkladů návrhu opatření obecné povahy je možné nahlédnout u Českého metrologického 
institutu, Úsek pro legáln í metrologii, Okružní 31, 638 00 Brno, a to po telefonické dohodě.  
Tento návrh opatření obecné povahy bude zveřejněn po dobu 15 dnů.  
 
 
 ...…………………………..............  
 RNDr. Pavel Klenovský  
 generální ředitel  
Za správnost vyhotovení: Mgr. Tomáš Hendrych  
 
Vyvě šeno dne:  22. 3. 2018  
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení:  ....................................................  
 
Sejmuto dne:   
Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí:  ....................................................