산업통상자원부 공고 제2018-328 호
전력량계 기술기준 일부개정 (안)
행정예고
2018. 6.8.
산업통상자원부
- 2 -산업통상자원부 공고 제2018 -328호
「계량에관한법률」제14조,제21조,제23조및제24조,같은법
시행령제11조,제17조및제20조에따라
전력량계형식승인기준
,
검정및재검정기준
및
형식승인신규및변경처리기준
(이하,
“전력량계기술기준”이라한다)을다음과같이공고합니다.
2018년6월8일
산업통상자원부장관
전력량계 기술기준 개정 (안)행정예고
1.개정취지 
IoT기술이융복합된전력량계,신재생에너지(소규모분산전원),전기
자동차급속충전용전력량계등새로운전력량계에대한관리필요성
이제기되어,IoT융복합교류전자식전력량계및직류전자식전력
량계에대한형식승인및검정기준을명시하고자함
2.전력량계 기술기준 개정 (안)내용
ㅇ전력량계기술기준개정(안)에"제1-1절전력량계일반요구사항"을
신설하여전력량계에공통적으로적용되는요구사항반영
-국제전기기술위원회 (IEC)의전력량계국제표준과체계부합화
-전자식전력량계에대한소프트웨어요구사항추가
ㅇ현전력량계기술기준의"제1-1절유도형전력량계형식승인기준"
을전력량계기술기준개정(안)에"제1-2절교류유도형전력량계
형식승인기준"으로변경
ㅇ현전력량계기술기준의"제1-2절전자식전력량계형식승인기준"- 3 -을전력량계기술기준개정(안)에"제1-3절교류전자식전력량계
형식승인기준"으로변경하고IoT기능이적용된전력량계에대한
기술적요구사항추가
ㅇ전력량계기술기준(안)에"제1-4절직류전자식전력량계형식승
인기준"신설
ㅇ형식승인변경처리규정을개정하여일부규제완화
3.전력량계 기술기준 개정 (안):붙임
4.의견제출
[붙임]개정(안)에대하여의견이있는개인,업체또는단체는다음
기한까지의견서를산업통상자원부 국가기술표준원 계량측정제도과에
제출하여주시기바랍니다.
가.제출기한:2018.8.7.(화)
나.예고사항에대한의견(찬ㆍ반여부와그사유)
다.의견제출자의인적사항(주소및전화번호)
라.단체인경우(단체명,대표자명,주소및전화번호)
※산업통상자원부국가기술표준원계량측정제도과연락처
ㅇ주소:충북음성군맹동면이수로93(우27737)
ㅇ전화/팩스:043-870-5479/043-870-5681
- 4 -현행 개정안
전력량계 기술기준 전력량계 기술기준
제1-2절전자식전력량계 형식승
인기준
(기존과동일한본문생략)
1. 적용범위
이기준은계량장치, 기록장치가계기외
함에함께들어있는옥내용또는옥외용
전자식전력량계에 적용되고 동작표시장치 , 
시험출력장치또는최대수요전력계등
의부가기능을 가진전력량계에도 적용된다 .
4. 종류
이기준에서 계기는각각의사용방법, 등급
및사용환경에따라표1과같이구분한
다.
사용
방법에
따른
종류등급에
따른
종류사용
환경에
따른
종류검정
유효기간에
따른분류접속구조
유
효무
효
단독
계기
변성기
부
계기0.2
급
0.5
급
1.0
급
2.0
급0.5
급
1.0
급
2.0
급
3.0
급옥내용
옥외용일반형
특수형밑면접속형
측면접속형
상하양면접속
형
좌우양면접속
형
배면접속형
플러그접속형표2 종류
비고 1. 계기등급 0.2와0.5의변성기부
계기는옥내용에서만 적용한다 .
비고   2. 특수형계기는단독계기에대
해서만적용하며 , 부속서 H. 따라
「계량에관한법률」제16조의규제1-3절교류전자식 전력량계
형식승인 기준
(기존과동일한본문생략)
1. 적용범위(scope)
이기준은계량장치, 기록장치 및표시장
치가계기외함에 함께들어있거나또는
들어있지않는 옥내용및옥외용전자식
전력량계에 적용되고 동작표시장치 , 시험
출력장치, 최대수요전력계및무선통신을
통한계량정보를전송등의부가기능을 가
진전력량계에도 적용된다 .
4.5 종류(type)
이기준에서 계기는각각의사용방법, 등급
및사용환경에따라표1과같이구분한
다.
사용
방법
에
따른
종류등급에
따른
종류사용
환경
에
따른
종류검정
유효기
간에
따른
분류접속구조계량
방향에
따른
분류유
효무
효
단독
계기
변성
기부
계기0.2
급
0.5
급
1.0
급
2.0
급0.5
급
1.0
급
2.0
급
3.0
급옥내
용
옥외
용일반형
특수형밑면접속형
측면접속형
상하양면접속
형
좌우양면접속
형
배면접속형
플러그접속형단방향
양방향표1 종류
비고 1. 계기등급 0.2와0.5의변성기부
계기는옥내용에서만 적용한다 .
        2. 계기등급 중유효 0.2 급, 0.5 
급, 무효 0.5 급은변성기부 계기에
만적용한다 . 
- 5 -현행 개정안
정에의한형식승인기관의 시험·검
사성적서를 제출한계기에대해서
만적용한다 .
(신설)
(신설)        3. 특수형계기는단독계기에대해
서만적용하며 , 제1-1절전력량계
일반요구사항  부속서 H. 따라
「계량에관한법률」제16조의규
정에의한형식승인기관의 시험·검
사성적서를 제출한계기에대해서
만적용한다 .
4. 외부 CT(Current Transformer)
를사용하는 계기의경우단독계기
에만한정하고 , 외부 CT와본체간
케이블종류및길이는같은종류
계기의경우동일해야 한다.
5. 구조(construction requirements)
본기준의제1-1절전력량계 일반요구사
항의해당항에따르며 , 계량장치가 계기의
외함에함께들어있지 않은계기의경우, 추
가적으로 다음의요구사항을 만족해야 한다.
  a) 설치후봉인을훼손하지 않고는계량
장치를 계량대상으로부터 분리할 수
없는구조여야 한다.
  b) 계량장치와 계기사이의신호선은 외
부로부터의 훼손(절단등)에적절히보
호되어져야 한다. 훼손또는허용되지
않는조작에대한이벤트발생시, 이
를기록하고 사용자에게 즉시알릴수
있는기능을갖추어야 한다.
  c) 계량장치는 해당계기본체와불가분
의관계여야 한다. 계량장치의 고유번
호(제조번호 )는계량장치와 계기의명
판에함께표시하여야 한다.
  d) 제조사는 올바른계량장치 설치및봉
인방법을제시하여야 한다.
  e) 계량장치는 설치방법에 의해정확도에
영향을 주지않으면서 봉인이 가능한
구조여야 한다.
6. 표시사항(meter marking)
본기준의제1-1절전력량계 일반요구사
- 6 -현행 개정안
7.1 오차의허용한도
비고 1. 평형부하상태에서의 단상및
다상계기에해당
        2. 무효전력량계의 역률(sinΦ)은지
상또는진상이다 .
        3. 0.2급과 0.5급유효전력량계는
변성기부 계기의부하전류를따른
다.
        4. 계량의 정확도를 유지하기 위
해, 0.5급및1.0 급변성기부 계
기에사용되는 변성기의 정확도는
각각 0.2급과 0.5급을사용할것을
권장한다 .
(신설)항의해당항에따른다 .
비고   계량장치가 계기본체로부터 분리
가능한경우, 5.5항에따라계량장
치의고유번호 (제조번호 )를계량장
치와계기의명판에함께표시하여
야한다.
7.6 오차의 허용한도 (limits of error due 
to the variation of the current)
비고 1. 평형부하상태에서의 단상및
다상계기에해당
        2. 무효전력량계의 역률(sinΦ)은지
상또는진상이다 .
        3. 0.2급과 0.5급유효전력량계는
변성기부 계기의부하전류를따른
다.
        4. 계량의 정확도를 유지하기 위
해, 0.5급및1.0 급변성기부 계
기에사용되는 변성기의 정확도는
각각 0.2급과 0.5급을사용할것을
권장한다 .
        5. 외부 CT를사용하는 계기의경
우CT를지나는전류케이블의 위
치변화에 대한영향을시험하기 위
해, 오차의허용한도 시험을부속서
I에따라실시하여야 한다. 이때
계기는표3에해당되는 계기등급
별오차의 허용한도를 초과하지
않아야한다.
부속서 I. 외부계량장치를
사용에대한영향시험
I.1 전류케이블의 위치변화에대한영향
시험
I.1.1 시험절차- 7 -현행 개정안
  a) 부하전류선이 CT의“a" 위치를지나
도록세팅및고정한다 .(그림 1. 참조)
  b) 해당기준에따른시험전압및전류
를계기에인가한다 .
  c) 계기의오차를측정및기록한다 .
  d) 전압및전류의인가를중지한다 .
  e) 부하전류선이 CT의“b" 위치를지나
도록세팅및고정한다 .
  f) 해당기준에따른시험전압및전류를
다시계기에인가한다 .
  g) 계기의오차를측정및기록한다 .
  h) 전압및전류의인가를중지한다 .
  i) 본부속서 I.2 시험을위한 CT 내전
류케이블의 위치의부속서 I. 그림 1
에따라, 전류선의 위치를 “c” ~ “e” 까
지순서대로 변경하며 위의 e)~h) 측
정절차를반복하여 실시한다 .
I.1.2 시험을 위한 CT 내전류케이블의
위치
부속서 I. 그림1. CT 내
전류케이블의 위치변화
시험순서
I.2 분리형 (spilit, openable) CT의체결성
에대한영향시험
 외부계량장치가 분리형 (spilit, openable) 
CT의경우반복분리체결에 대한정확도시
험을실시한다 . 
I.2.1 시험절차
  a) 분리형계량장치를 분리한후, 제조사
가제시한체결방법에 따라체결한다 .
- 8 -현행 개정안
  b) 부하전류선이 CT의“a" 위치를지나
도록세팅및고정한다 .(부속서 I. 그림 14. 
참조)
  c) 해당기준에따른시험전압및전류
를계기에인가한다 .
  d) 계기의오차를측정및기록한다 .
  e) 전압및전류의인가를중지한다 .
  e) a) ~ e)까지를 5회반복하여 실시한
다.
제3장형식승인 신규및변경처리
기준
(기존과동일한본문생략)
4. 형식승인 시험을 위한시료크기 및판
정기준
형식승인 신규시시료크기 및판정기준은 제
1장전력량계 형식승인기준 9.2 시험순서 및
검사항목 , 시료의크기에따른다 . 형식승인
변경을하고자할때에는표2. 및표3. 에
해당하는 시험을실시하여야 하며, 필요한시
료크기는형식승인 기준에서 정한각시험군
별2대씩으로 하며시험군은 기술기준 9.2 시
험순서및검사항목 , 시료의크기를참조한
다. 시료의크기는시험할최소한의 수량으로
형식승인기관은 필요시형식승인 시험을위
해서추가시료를요청할수있다.
(신설)제3장형식승인 신규및변경처리
기준
(기존과동일한본문생략)
4. 형식승인 시험을 위한시료크기 및판
정기준
  (1) 형식승인 신규시시료크기 및판정기
준은각절의형식승인 기술기준에서
11. 형식승인 시험에따른다 . 형식승인
변경을하고자할때에는본장의표2, 
표3 및표4 에해당하는 시험을실시
하여야하며, 필요한시료크기는형식
승인기준에서 정한각시험군별 2대씩
으로하며시험군은 기술기준 각절의
형식승인 기술기준에서 11. 형식승인
시험을참조한다 . 시료의크기는시험
할최소한의 수량으로 형식승인기관은
필요시형식승인 시험을위해서추가
시료를요청할수있다.
  (2) (1)에따라합격한경우교류전자식
전력량계의 형식이다른시료에대해서
도동일계열인 경우아래(3)항이외의
항목은시험을받은것으로본다. 동일
계열의교류전자식전력량계는 다음을
만족하여야 한다.
   1) 동일제조업체
   2) 정확도등급동일
   3) 최대전류 및기본전류 동일
   4) 미터의중요성능부품의 재료가동일- 9 -현행 개정안
   5) 전원방식 및용량이동일
   6) 전자장치의 설계및부품이동일
   7) 계량부의 형식및측정원리가 동일
  (3) 동일계열 시험요구항목 (제1-3절
교류전자식전력량계 형식승인기준 )
   1) 9.3.9 자체가열의 영향
   2) 12.4 가열
   3) 13.4 옥외폭로의영향
   4) 12.6 먼지·물의침투에대한보호성
(기존과동일한본문생략)
변경항
목변경내용 시험항목
1.내
부전
원부전원방식
(1)의변경신규시험항목에 의거시험
용량및
입 출 력
전압등
의변경7.4
7.12
7.14.2
7.17.2
7.17.3
7.17.4
7.17.5
7.17.6
7.17.8주위온도영향
계기의전력손실
충격파내전압
전자파장해
급과도버스트의 영향
감쇄진동파의 영향
고주파전자계의 영향
전도성고조파전자계
의영향
서지내성(기존과동일한본문생략)
변경항
목변경내
용시험항목
1. 내
부전
원부전 원
방 식
( 1 )의
변경4.4
9.3.3
9.2.4
9.2.5
9.2.6
9.2.7
9.2.8
9.2.1
1
12.3.
2계기의소비전력
전압변동
고주파전자계의 영향
급과도버스트의 영향
전도성고주파전자계의
영향
서지내성
감쇄진동파의 영향
전자파장해
충격파내전압
내 부
전 원
부용
량및
입 출
력정
전 압
(정류
회 를
거 친
후전
압) 
등 의
변경4.4
9.2.4
9.2.5
9.2.6
9.2.7
9.2.8
9.2.11
9.3.4
12.3.2계기의소비전력
고주파전자계의 영향
급과도버스트의 영향
전도성고주파전자계의
영향
서지내성
감쇄진동파의 영향
전자파장해
주위온도영향
충격파내전압
- 10 -현행 개정안
변경항
목변경내용 시험항목
2.전
압센서
및
전
류센서전압센서
및전류
센서방
식의변
경(2)신규시험항목에 의거시험
동일방
식 에 서
소자
종 류 의
변경7.1
7.2
7.3.1
7.3.2
7.4
7.12
7.17.5
7.17.3
7.17.2오차의허용한도
불평형부하의영향
시동
무부하동작
주위온도영향
계기의전력손실
고주파전자계의 영향
급과도버스트의 영향
전자파장해변경항
목변경내용 시험항목
2. 전
압센서
및
  전류
센서전압센서
및전류
센서방
식의 변
경(2)신규시험항목에 의거시험
동일방
식 에 서
소자
종 류 의
변경으로
전류센서
는 CT 
및Shunt 
저 항 의
제 조 사 , 
외형등
의변경
을포함
외부 CT
를사용
할경우
CT와본
체 간 의
케 이 블
길이변
경도포
함4.4
7.4
7.5
7.6
9.2.4
9.2.5
9.2.6
9.2.9
9.2.1
0
9.3.2
9.3.3
9.3.4
9.3.5
9.3.1
1계기의소비전력
무부하동작
시동
오차의허용한도
고주파전자계의 영향
급과도버스트의 영향
전도성고주파 전자계
의영향
외부연속적 자계유
도
외부원점에서의 전원
주파수자계유도
전류및전압회로의
고조파
전압변동
주위온도영향
주파수변동
불평형부하의영향
변경항
목변경내용 시험항목
6 .
LCDLCD의부
품변경7.18.1
7.18.2
7.18.3
7.19
7.20내열성
내한성
온·습도사이클
내진동성
내충격성
표시형상
및색상
등의변경신고사항변경항
목변경내용 시험항목
6. 표
시장치표시장치
(LCD 등)
의제조
사, 외형
등의변경5.2.1
5.2.2
5.6
8.3.2
8.3.3
8.3.4내충격성
내진동성
측정값의 표시
내열성
내한성
온·습도사이클
표시형상
및색상
등의변경신고사항
변경항
목변경내용 시험항목
8. 단
자, 단
자함,단자도체
재질변
경,단자
배열변
경,단자
도체형상5.4
12.1
12.3.2
12.3.3단자 ,단자함 ,보호접지
단자
절연간격 및연면거리
충격파내전압
상용주파내전압
절연저항변경항
목변경내용 시험항목
8. 단
자, 단
자함,
  단 자
커버단자도체
재질변
경,단자
배열변
경,단자
도체형상5.4
12.1
12.3.2
12.3.3단자 ,단자함 ,보호접
지단자
절연간격 및연면거리
충격파내전압
상용주파내전압
절연저항- 11 -현행 개정안
변경 ,
단자도체
의배치 ,
절연거리
등의변경12.3.4
12.4
12.6가열
먼지·물의침투에 대한
보호성
(신설 ) (신설 )변경 ,
단자도체
의배치 ,
절연거리
등의변경12.3.4
12.4
12.6가열
먼지·물의침투에대한
보호성
단자커버
의크기
변경5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.5.1
9.2.3
12.3.2
12.3.3
12.3.4
12.6내충격성
내진동성
기계적강도
단자커버
정전기방전내성
충격파내전압
상용주파내전압
절연저항
먼지·물의침투에 대한
보호성
변경항
목변경내용 시험항목
9.펄스
계
기
정수펄스계기
정수의 변
경(7)7.1
7.3.3오차의허용한도
계기정수(삭제)
- 12 -전력량계 기술기준
제1장전력량계 형식승인 기준
이기준은 「계량에관한법률」제14조및같은법시행령제10조에서규정하고 있는전력량
계(교류유도형 , 교류전자식및직류전자식 )의형식승인을 위한기술적요건, 시험방법 및
시험절차 등에대하여규정한다 .
제1-1절전력량계 일반요구사항
1. 적용범위(scope)
이기준은주파수 60 ㎐ 의교류유효또는무효전력량을 계량하기 위해제작되는 유도형전
력량계와 전자식전력량계 그리고직류전력량을 계량하기 위해제작되는 직류전력량계에 적
용한다 .
이기준은계량장치와표시장치가 계기외함에함께들어있거나 (통합형 ) 외함밖에설치되는
(분리형 ) 옥내용또는옥외용전력량계에 적용하며 , 동작표시장치 , 시험출력장치또는최대
수요전력계등의부가기능을 가진전력량계에도 적용된다 .
비고  다음의기기에는 적용하지 않는다 .
  a) 교류전력량계 : 연결단자간전압이 600 V 초과 (다상소자인경우, 상간전압)
  b) 직류전력량계 : 연결단자간전압이 500 V 초과
  c) 휴대용전력량계
  d) 계량기록장치에관한데이터인터페이스
  e) 기준전력량계
2. 인용표준(normative references)
다음의인용표준은이기준의적용을위해필수적이다 . 발행연도가 표기된인용표준은인용
된판만을적용한다 . 발행연도가 표기되지 않은인용표준은최신판 (모든초록을포함)을적용
한다.
KS B 1021 홈붙이작은나사
KS B 1055 홈붙이나사못
KS C 0905 소형전기기기의 충격시험방법
KS C 1201 전력량계류의 통칙
KS C 1203 전력량계류의 내후성능
KS C 1208 유도형전력량계
KS C 1602 열전대
KS C 1707 계기용변성기 (전력수급용 )
KS C 4004 전기기기 절연의종류- 13 -KS C CISPR 22 정보기기의무선방해특성에대한측정방법및한계값
KS C IEC 60044 －1 계기용변성기 －제1부: 변류기
KS C IEC 60060 －1 고전압시험방법 －제1부: 정의및시험조건
KS C IEC 60068 －2－1 환경시험 제2-1부: 시험- 시험A : 내한성시험
KS C IEC 60068 －2－2 환경시험 제2-2부: 시험- 시험B : 내열성시험
KS C IEC 60068 －2－5 환경시험방법 (전기•전자)－지표면에서의 모의태양광선
방사
KS C IEC 60068 －2－6 환경시험 제2-6부: 시험- 시험 Fc : 진동(정현파 )
KS C IEC 60068 －2－11 환경시험 제2-11부: 시험- 시험Ka : 염수분무시험
KS C IEC 60068 －2－27 환경시험 제2-27부: 시험- 시험Ea와지침: 충격시험
KS C IEC 60068 －2－30 환경시험 제2-30부: 시험- 시험Db와지침 : 내습
사이클 (12 h+12 h 사이클 )
KS C IEC 60068 －2－75 환경시험 제2-75부: 시험- 시험Eh : 해머시험
KS C IEC 60085  전기절연재료의내열성평가및분류
KS C IEC 60186  계기용변압기
KS C IEC 60227 －3 정격전압 450/750V 이하염화비닐절연케이블 －제3부: 
배선용절연전선
KS C IEC 60269 －1 저전압퓨즈－제1부：일반요구사항
KS C IEC 60387  교류전력량계를 위한기호
KS C IEC 60514  교류유도형전력량계에 대한승인검사(계기등급 2)
KS C IEC 60529  외곽의밀폐보호등급구분(IP 코드)
KS C IEC 60736  전력량계 시험장비
KS C IEC 61000 －4－2 전기자기적합성 (EMC) －제4부: 시험및측정기술－ 
제2절：정전기방전내성시험
KS C IEC 61000 －4－3 전기자기적합성 (EMC) －제4부: 시험및측정기술－ 
제3절：전기자기방사내성시험
KS C IEC 61000 －4－4 전기자기적합성 (EMC) －제4부: 시험및측정기술－ 
제4절：전기적빠른과도현상내성시험
KS C IEC 62052 －11 전기계량장치(교류)－시험과시험조건을위한일반요구
조건 －제11부：계량장치
KS C IEC 62053 －11 유도형유효전력량계 (0.5급, 1급및2급)
KS C IEC 62053 －21 전자식유효전력량계 (1급및2급)
KS C IEC 62053 －22 전자식유효전력량계 (0.2급및0.5급)
KS C IEC 62053 －23 전기계량장치(교류)－특수한요구조건 －제23부: 전자식
무효전력량계 (2급및3급)
KS C IEC 62053 －31 전기계량장치(a.c.) －특수한요구조건 －제31부: 기계식및
전자식계량기 (2선식)를위한펄스출력장치
- 14 -KS C IEC 62053 －61 전기량계측장치(교류)－특정사항－제61부: 소비전력및
전압조건
KS M ISO 75－2 플라스틱－하중변형온도의측정－제2부: 플라스틱및에보나이트
IEC 60038  IEC standard voltages
IEC 60050 －300, International Electrotechnical Vocabulary(IEV) - Electrical and 
electronic measurements and measuring instruments
－Chapter 311：General terms relating to measurements
－Chapter 312：General terms relating to electrical measurements
－Chapter 313：Types of electrical measuring instruments
－Chapter 314：Specific terms according to the type of instrument
IEC 60185  Current transformers
IEC 60359  Expression of the performance of electrical and electronic measuring 
equipment
IEC 60417 －DM－12M Graphical symbols for use on equipment －12－ Month 
subscription to online database comprising all graphical symbols published in IEC 60417
IEC 60695 －2－1 Fire hazard testing －Part 2：Test methods －Glow－wire test 
methods
IEC 60721 －3－3 Classification of environmental conditions －Part 3 : classification 
of groups of environmental parameters and their severities －Section 3 : Stationary use at 
weather －protected locations
IEC 62053 －24 Electricity metering equipment(a.c.) －Particular requirements －Part 
24 : Static meters for reactive energy at fundamental frequency (classes 0.5 S, 1 S and 
1)
IEC 62052-11/Ed.2(FDIS) Electricity metering equipment - General requirements, 
tests and test conditions －Part 11 : Metering equipment
3. 정의(terms and definitions)
이기준에정의되지 않은용어의정의는 KS C 1201에따른다 .
3.1 일반정의 (general definitions)
3.1.1 유도형계기(electromechanical meter)
고정코일내의전류가전도성가동소자(일반적으로 회전자 )에유도된전류와반응함으로써측정
될에너지에비례하는움직임을발생시키는계기
3.1.2 전자식계기(static meter)
전압, 전류가반도체 (전자) 소자를통해동작함으로써측정한에너지에비례하는출력펄스를 발생
시키는계기- 15 -3.1.3 유효전력량계 (watt-hour meter, active energy meter)
시간의경과에따른유효전력량을 측정하는 계기
3.1.4 무효전력량계 (var-hour meter, reactive energy meter)
시간의경과에따른무효전력량을 측정하는 계기
3.1.5 다중전력량계 (multi-energy meter)
하나의계기에두개또는그이상의전기에너지(유효전력량 , 무효전력량 , 피상전력량등)를측
정하는계기
3.1.6 다중기능계기(multi-function meter)
하나의계기에전력량측정외에도다른기능을통합한계기
비고다중기능계기는최대수요지시기 , 타임스위치 , 리플제어또는무선수신기 , 펄스출력장
치, 전력감시기능, 전력품질기능, 입출력제어기능, 통신기능등이해당
3.1.7 다중계기(multi-rate meter)
서로다른요율로특정한시간간격에따라각각가동하는 여러개의기록장치를 갖는에너지계기
3.1.8 단독계기(directly connected meter)
별도의변성기 (변류기 , 변압기 )를사용하지 않고, 전기회로에직접연결·계측하는 계기
3.1.9 변성기부 계기(transformer operated meter)
별도의변성기를 사용하여 측정되는 회로에연결·계측하는 계기
3.1.10 양방향계기(bi-directional meter)
송전및수전의에너지를계량하는 계기
비고   1. 예를들어, 동일한측정지점에서 송전및수전하는 에너지를모두계량할수있는계기
 2. 송전및수전의에너지중하나만계량하는 계기는단방향계기임
3.1.11 기준전력량계 (reference standard 또는reference meter)
전기에너지단위를측정하기 위해사용되는 계기.  일반적으로 이것은통제된실험실환경에서 최
고의정밀도와안정성을얻을수있도록설계되고운용된다 .
3.1.12 계기형식(meter type)
아래의특성을가지며 , 동일한제조자에 의해제조된특정계량기를 정의하는 용어
a)  유사한계측특성
b)  이러한특성을결정하는 유사한구조의부품들
- 16 -c)  기준전류에 대한최대전류의 동일한비율
d)  기준전류에서의 전류권선에대한동일한암페어수및기준전압에서의 전압권선에대한
전압수당동일한수의권선(유도형전력량계에만 적용)
계기는한개또는다수의문자나숫자, 또는문자와숫자의조합으로 제조자에 의해명명된다 .  각
형식은하나의형식으로만 명명된다 .
비고형식은형식시험을 위한샘플계기로대표되며 , 특성값 (기준전류와 기준전압 )은표에주어
진값으로부터 제조자에 의해선택된다. 
3.1.13 유효전력(active power)
주기적조건하에서 , 순시전력(p)의한주기(T) 동안의평균값



비고1. 사인파형 조건에서는 유효전력은 복소전력의 실수부가 된다.
        2. 유효전력의 SI 단위는와트(Watt)로한다.
3.1.14 무효전력(var)   
단일위상회로에서 단일주파수로 표현되는 정현파의 무효전력은전류와전압의제곱평균의제
곱근(실효치 )과전류, 전압간위상각의 사인값의곱이다.
3.1.15 무효전력량 (var-hour)
3.1.15.1  단상회로의무효전력량   
3.1.14에서정의된무효전력의 시간적분
3.1.15.2   다상회로의무효전력량   
각위상의무효에너지의산술적인합
비고본기준은기본파의 전류와전압에서 유도된무효에너지에기초하고 있으므로회로의유도
성, 용량성정도는 sinΦ로주어진다 .
3.1.16 직류전류(direct current)
시간에독립적인성분을가진전류
3.1.17 직류전류시스템 (direct current system, d.c. system)  
단방향전압으로공급되는전기시스템
3.1.18 직류전력(d.c. power)  
직류전압과전류를가지는제품- 17 -3.2 기능요소(definitions related to the functional elements)
3.2.1 측정요소 (measuring element)
에너지에비례하는출력을산출하는계기부품
3.2.2 시험출력장치 (test output)
계기시험에사용할수있는장치
3.2.3 동작표시장치 (operation indicator)
계기의동작을시각적신호로제공하는장치
3.2.4 펄스(pulse)
처음수준에서부터 출발하여 시간이한정적으로 지속되고 최종적으로 최초의수준으로 되돌아오
는파형
3.2.5 광시험출력장치(optical test output)  
계기의시험에사용되는광학펄스출력장치
3.2.6 전기적시험출력장치 (electrical test output)
계기의시험에사용되는 전기펄스출력장치
3.2.7 수신헤드(receiving head 또는scanning head)
방출된광학적인펄스출력을수신하는 기능요소
3.2.8 기억장치 (memory)  
숫자정보를저장하는 요소
3.2.9 비휘발성 기억장치 (non-volatile memory)  
전원이공급되지않는상태에서도 정보를유지할수있는장치
3.2.10 표시장치 (indicating display)
기억장치의내용을표시하는 장치
3.2.11 통합형표시장치 (integrated indicating display)
계기외함안에통합되어 있는표시장치
3.2.12 분리형표시장치 (detached indicating display)
계기외함으로부터 분리된별도의자체외함으로 구성되어 , 계기로부터 전원이공급되는표시장치
로써, 지정된계기형식에대해서만 사용하도록 한표시장치
- 18 -비고   태블릿, 노트북, 또는일반적인 목적의산업용HMI 장치와같은독립적인일반사람-장치
간인터페이스 장치는분리형표시장치에 해당하지 않는다 .
3.2.13 기록장치 (register)
측정한값을기록하도록 하는계기의부품
이것은정보를저장하고 표시하는 기억장치와표시장치로 구성된반전자식 또는전자식장치로할
수있다. 하나의전자식표시장치를 복수의전자식기억장치와함께사용하여 복수의전자식기록
장치를구성할수있다.
3.2.14 전류회로 (current circuit)
계기가접속된회로의전류가흐르는측정요소의 부분및계기의내부접속
3.2.15 전압회로 (voltage circuit)
계기와접속된회로의전압이공급되는측정요소의 부분과계기의내부접속 및전자식계기의경
우전원장치부
3.2.16 보조전원 (auxiliary supply)
측정용이 아닌특정단자를통해공급되는전원
3.2.16 부가장치 (auxiliary device)
소자(램프, 접점등)와외부장치와 연결되어 있는계기내부에있는시계, 릴레이, 임펄스카운터
등외부보조장치와접속하기 위해계기외함내부에설치된소자(램프, 접점등) 및부가장치의
접속부
3.2.17 계기정수 (meter constant)
계기에의해기록된전력량과 시험출력 (또는회전자의 회전수 )에상응하는값과의관계를나타내
는값. 예를들어, 이수치가펄스수이면계기정수는 kWh 당펄스(pulse/kWh) 또는펄스당
Wh(Wh/pulse)
3.3 계기의포트(definitions of meter ports)
3.3.1 포트(port)
지정된장치또는시스템의모든특정인터페이스
3.3.2 인클로저 포트(enclosure port) 
계기에부착된모든부가장치 또는보조장치를 포함한계기의물리적인 경계로서 , 전자기장의
방사또는전기충격의전기에의해발생하는예상되는위험에대한보호를제공한다.
3.3.3 메인포트(mains port)  - 19 -단독계기의 중성선전압단자를포함한전류및전압회로의단자, 변성기부 계기의전압회로
단자
3.3.4 변류기포트(current transformer port)  
변성기부 계기의전류회로 단자
3.3.5 보조전원장치포트(auxiliary power supply port)
계기보조전원장치회로의단자
3.4 기계적요소(definitions of mechanical elements)
3.4.1 옥내용계기(indoor)
외부환경에대하여옥내또는보호함내에서사용되는 계기또는분리형표시장치
3.4.2 옥외용계기(outdoor) 
외부환경에노출되고추가의보호없이사용되는 계기또는분리형표시장치
3.4.3 베이스 (base)
측정소자 , 단자또는단자함그리고커버를부착하여고정할수있는계기의후면. 매입형의경우
계기베이스는외함의가장자리까지 포함한다 .
3.4.4 소켓(socket)
단자를연결할수있는베이스로서 전선이연결된다 . 한계기에는 단일소켓이사용되며 여러개의
계측기에는 다중소켓이사용된다 .
3.4.5 커버(cover)
계기및분리형표시장치의 전면을가리는것. 투명한재질이나창이있는불투명한 재질로만들어
지며, 이창으로동작표시장치와 표시장치를볼수있어야한다.
3.4.6 외함(case)
계기및분리형표시장치의  베이스와커버로구성되는 것
3.4.7 단자대 (terminal block)
계기의일부또는모든단자를군으로결합한절연물질로 된지지물
3.4.8 단자커버 (terminal cover)  
계기또는분리형표시장치의 단자들과 , 단자에연결된외부전선또는끝부분을덮는커버
3.4.9 계량적봉인(metrology seal)
- 20 -계기의계량적무결성을 보장하기 위해계기에적용할수있는특정보안조치
3.4.10 설치적봉인(installation seal)
설치기기의 무결성을 보장하기 위해설치자가 적용할수있는특정보안조치
3.4.11 단자(terminal)
전기회로또는전력망을하나이상의외부도체에연결하기 위해제공되는장치로서 , 전기회로
또는전력망의전도성부분
3.4.12 접근가능한도체부
계기가설치될때나사용될때표준시험봉 (Test Finger)으로접촉할수있는도체부
3.4.13 보호접지단자(Protective earth terminal) 
접근이가능한도체부에 안전수단으로 접지된단자
3.4.14 절연거리 (clearance)
도체부사이의공간적직선의최소거리
3.4.15 연면거리 (creepage distance)
두개의도체부사이의절연체표면을따라측정한최단거리
3.5 계량(definitions related to measurements)
3.5.1 시동전류 (Ist)  
계기의기록장치가 동작을개시하고 지속하는 전류의가장작은값
3.5.2 기본전류 (Ib)  
단독계기의 관련성능이정해졌을때그성능에일치하는 전류값
3.5.3 정격전류 (In)  
변성기부 계기의관련성능이정해졌을때그성능에일치하는 전류값
3.5.4 최대전류 (Imax)  
이기준의정밀도요구조건을 만족하면서 계기에흐르는최대전류값
3.5.5 기준전압 (Un)  
계기의관련성능이정해졌을때그성능에일치하는 전압값- 21 -3.5.6 기준주파수 (fn)  
계기의관련성능이정해졌을때그성능에일치하는 주파수값
3.5.7 규정된측정범위(specified measuring range)
계기의오차가정해진한도이내가되도록설정된측정요소의값
비고별도의언급이없으면전압과전류는실효값을 의미한다 .
3.5.8 계기등급 (accuracy class index)
역률1 (다상계기는 평형부하에 접속되어 있는경우)로계기를 KS C 1214 표19에따라시험할
때0.1 Ib와Imax 또는0.05 Ib와Imax 사이에서 모든전류값에 대한백분율오차의한도로표시되는
허용숫자
3.5.9 백분율오차(percentage error)
백분율오차는다음의식으로주어진다 .
백분율오차=계기에표시된전력량-참전력량
참전력량×100
비고참전력량은 결정할수없으므로제조자와 사용자또는국가표준간에인정되는 표준에근
거를두고, 공인된불확도로 추정할수있다.
3.6 외부영향요소(definitions related to external influences)
3.6.1 영향요소(influence quantity)  
계기의성능에영향을줄수있는어떤값. 통상계기외부의요소이다 .
3.6.2 교란(disturbance)
계기의기능적또는계량적성능에영향을줄수있는계기외부에서의짧은시간동안의 양
3.6.3 임계값 (critical change value)
계기의전류회로에전류가흐르지안혹, 외부영향시험시전력량저장장치에 허용된최소에너
지변화량
···max
X : kWh 단위의임계값
m : 측정소자 수
Un : 기준전압
Imax : 최대전류
3.6.4 외부영향 요소에의한오차변동 (variation of error due to an influence quantity)
- 22 -표준상태에서 외부영향요소중하나가변화하였을때계기의백분율오차간의차
비고오차의변화이기준에서  오차의변화[%]는다음의식으로주어진다 .
오차의변화[%] = |시험전오차 - 시험후(또는중) 오차|
3.6.5 왜곡률 (total harmonic distortion factor)  
비정현파 실효값과 고조파의 실효값과의 비율. 왜곡률은통상%로나타낸다.
3.6.6 기준온도 (reference temperature)
기준조건으로 지정된주위온도
3.6.7 평균온도계수 (mean temperature coefficient)
온도의변화에따른백분율오차변화의비율
3.6.8 정격동작 상태(rated operating conditions)
정해진계기의변동또는동작오차범위내에서규정된측정요소의 값을설정하는 것
3.6.9 규정동작 범위(specified operating range)
정격동작 상태를구성하고 있는각각의영향요소범위
3.6.10 확장동작 범위(extended operating range)
계기가도량형학적특성의손상이나 기능저하없이견디며정격동작 상태로계속동작할수
있는극한조건. 이범위내에서는완화된허용오차를규정할수있다.
3.6.11 한계동작 범위(limit range of operation)
계기가도량형학적특성의손상이나 기능저하없이견디며정격동작 상태로계속동작할수
있는극한조건
3.6.12 보관및수송조건 (storage and transport conditions)  
사용되고 있지않은계기가도량형학적특성의손상이나 기능저하없이견디며정격동작 상
태로계속동작할수있는최대의극한조건
3.6.13 정상동작위치(normal working position)  
계기의정상동작을위해제조자에 의해규정된위치
3.6.13 열적안정(thermal stability)
온도영향에 의한오차변화가 20분동안해당측정조건에서 최대허용오차의 0.1배이하일때계
기는열적안정상태에도달한것으로간주한다 .- 23 -3.6.14 표준상태(reference conditions)
계기의고유오차를 규정하는근거로서 , 기준값과 그편차및기준범위를갖고적절히조합된영향
요소와성능의조합
3.6.15 전자파장해(electromagnetic disturbance)
계기의동작에기능적으로나 도량형학적으로영향을미칠수있는전자기적 전도또는방사간섭
3.7 절연(definitions related to insulation)
3.7.1 기본절연 (basic insulation)
감전에대해기본적인 보호를위해전기가통하는부분에적용하는 절연
비고  기본절연은 부가적으로 사용하는 절연을반드시포함하는 것은아니다.
3.7.2 보조절연 (supplementary insulation)
기본절연 외에기본절연에 문제가있을때감전에대한보호용으로 적용하는 독립적절연
3.7.3 이중절연 (double insulation)
기본절연과 보조절연으로 이루어지는절연
3.7.4 보강절연 (reinforced insulation)
이중절연과 동등한등급의절연을제공하는하나의절연계통
비고  "절연계통 "이라는용어는절연이하나의동일한부품이되어야한다는것을의미하지 않으
며, 단순히기본절연 또는보조절연으로서 시험할수없는여러계층의절연으로 구성될
수있다.
3.7.5 보호등급 Ⅰ급계기(insulating encased meter of protective classⅠ)
기본절연이 실패하였을때에접근가능한도체부가 충전되지 않도록보호용접지도체와접근가
능한도체부사이에고정배선을설치하는 것과같이, 감전에대한보호를기본절연에만 의지하지
않고부가적인 안전조치를 포함하는 계기
비고본조항은보호접지단자를포함한다 .
3.7.6 보호등급 Ⅱ급계기(insulating encased meter of protective classⅡ) 
절연체의 외함이있는계기로서 감전에대한보호를위해기본절연에만 의지하지 않고추가적인
안전조치, 즉이중절연 또는보강절연을 구비한계기로서 보호접지에 대한설비나설치조건에좌
우되는설비를필요로하지않는다 .
- 24 -4. 정격(standard electrical values)
4.1 기준전압(standard voltages)
계기구분 상및선식 기준전압 V
교류전력량계단독계기단상2선식
단상3선식
3상3선식
3상4선식110, 220
변성기부 계기 63.5, 110, 220
직류전력량계단독계기
단상36, 48, 60, 100, 110, 200, 
220, 400 또는 X V
변성기부 계기표11 기준전압
비고 1. 계기의기준전압은 전압회로에가해지는 전압을말하고, 3상3선식에서는 선간전
압을, 3상4선식에서는 상전압을 의미한다 .
         2. 특별한언급이없으면실효값을 의미한다 .
         3. 직류기준전압 X V는고객이제시한값에따른다 .
계기의전압범위는최소한표2에서요구하는 각항목별범위를만족해야 한다.
규정동작범위 0.9 Un ~ 1.1 Un
확장동작범위 0.8 Un ~ 1.15 Un
한계동작범위 0.0 Un ~ 1.9 Un표12 전압범위
비고한계동작범위는지락에대한내성시험 조건으로 간주한다 .- 25 -4.2 기준전류(standard current)
계기구분 기준전류 A
교류전력량계단독계기(Ib) 5-10-15-20-30-40-50
변성기부 계기(In) 5
직류전력량계단독계기(Ib) 5-10-20-40-80
변성기부 계기(In) X표13 기준전류
비고 1. 교류단독계기의 경우최대전류 (Imax)는계기형식에 따라기본전류 (Ib)의정수배로 한
다.
        (예, IV형계기는 기본전류의 4배)
        2. 교류변성기부 계기의경우최대전류 (Imax)는정격전류 (In)의1.2배로한다.
        3. 직류단독계기의최대전류 (Imax)는120 A 까지로한다.
        4. 직류변성기부 계기의기준전류는 고객이제시한값에따른다 .
        5. 직류변성기부 계기의경우최대전류 (Imax)는정격전류 (In)의(1.2/1.5/2) 배중선택
한다.
        6. 특별한언급이없으면실효값을 의미한다 .
4.3 기준주파수 (standard frequency)
기준주파수 fn = 60 Hz
규정동작범위(fn ± 2 %) 58.8 Hz ~ 61.2 Hz표14 기준주파수
4.4 계기의소비전력 (power consumption)
전압회로와 전류회로의 소비전력은 7.1 일반시험조건 에정의된표준조건하에서적절한방법
을통해측정한다 . 소비전력의최대측정오차는 ±5 %를초과하지 않아야한다.
4.4.1 전압회로의 소비전력 (power consumption in voltage circuits)
기준전압 , 기준온도와 기준주파수에서 측정한각각의전압회로의 유효및피상전력은각소자
마다표5의한도를초과하지 않아야한다.
- 26 -계기구분 전원계기의등급별소비전력
0.2급 0.5급 1.0급 2.0급
교류전력량계유도형
전력량계단상
- 3.0W,12.0 VA2.0W,
8.0VA
다상2.0W,
10.0 VA
전자식
전력량계내부전원 2.0W,10.0 VA
보조전원 10.0 VA
직류전력량계전자식
전력량계내부전원
-0.5W
-
보조전원 10W표15 전압회로의 소비전력
비고 1. 계기에전압변성기를맞추기위하여 , 계기제조자는 이부담이유도성인지 용량성
인지를밝혀야한다.(변성기부 계기에만 적용)
         2. 상기표는평균값이다 . 스위칭전원인경우첨두치가위값을초과하는 것은허용
되지만관련변압기의 정격에만족해야 한다.
         3. 다중기능 계기는 KS C IEC 62053-61 를참조
         4. 직류전력량계 중전압회로에서 전력공급을받는경우, 소비전력은 최대10 VA로한
다.
4.4.2 전류회로의 소비전력 (power consumption in current circuits)
기준온도 , 기준주파수에서 기본전류 (변성기부 계기의경우, 변류기의 정격 2차전류와동일한
전류)를인가하여 측정하였을때, 각상의피상전력은 표6의한도를초과하지 않아야한다.
계기구분 전원계기의등급별소비전력
0.2급 0.5급 1.0급 2.0급
교류전력량계유도형
전력량계단상및다상 - 6.0VA 4.0VA 2.5VA
전자식
전력량계단상및다상 1.0VA 4.0VA 2.5VA
직류전력량계전자식
전력량계내부전원
-0.5W
-
보조전원 10.0 W표16 전류회로의 소비전력
비고 1. 정격 2차전류는변류기의 성능에따른 2차전류이다 . 최대 2차전류의표준값은
정격 2차전류의 120 %, 150 % 또는200 %이다.
         2. 계기에변류기를맞추기위하여 , 계기제작자는 이부담이유도성인지 용량성인- 27 -지를밝혀야한다.(변성기부 계기에적용)
         3. 다기능계기는 KS C IEC 62053-61 를참조
5. 구조요구사항 (construction requirements)
5.1 일반(general)
  a) 계기는정상작동위치와정상동작상태에서 어떠한위험도따르지않도록설계및제
작되어야 하며특히다음사항에대해안전하도록 보호되어야 한다.
  - 전기충격으로부터의 인체보호
  - 온도상승으로부터의 인체보호
  - 화재확산에대한보호
  - 고형물 , 먼지, 물등의침투에대한보호
  b) 정상동작조건하에서부식될수있는모든부분들은 효과적으로 보호되어야 한다.
  c) 어떤보호용도장도정상동작조건하에서통상적인취급또는공기의노출로인한손
상을입지않아야한다.
  d) 분리형표시장치를가진계기의경우구조요구사항 및시험은계기와분리형표시장
치에함께적용되어야 한다.
비고교류유도형전력량계는 KS C 1201에따른다 .
5.2 기계적강도시험(mechanical tests)
5.2.1 내충격성 (shock test)
  a) 내충격성에 대한시험조건은 표7에따른다 .
  b) 시험이끝난뒤계기는어떠한손상이나 데이터의 변화를보이지않아야하며, 각전력량
계형식승인 기준에서 요구하는 조건에따라올바르게 동작하여야 한다.
계기구분 시험조건
교류전력량계유도형
전력량계  - KS C 0905에따른다 .
  - 포장되지 않은비동작상태
  - 최대가속: 500 m/s2
  - 충격횟수: 각2회
    (계기를회전자축의방향및이와직각인방향)
전자식
전력량계  - KS C IEC 60068-2-27 에따른다 .
  - 포장되지 않은비동작상태
  - 반파의정현파펄스
  - 최대가속: 300 m/s2 (30 G)
  - 펄스의지속시간 : 18 ㎳직류전력량계전자식
전력량계표17 내충격성 시험조건
- 28 -5.2.2 내진동성 (vibration test)
  a) 이시험은 KS C IEC 60068-2-6 에따라행해져야 하며, 조건은표8과같다.
  b) 시험이끝난뒤계기는어떠한손상이나 데이터의 변화를보이지않아야하며, 각전력량
계형식승인 기준에서 요구하는 조건에따라올바르게 동작하여야 한다.
계기구분 시험조건
교류전력량계유도형
전력량계  - 주파수범위: 16.7 ㎐
- 복진폭:4㎜
  - 시험시간 : 각축당1시간
전자식
전력량계  - 포장되지 않은비동작상태
  - 주파수범위: 10 ㎐ ∼ 150 ㎐
  - 전위주파수 : 60 ㎐ 
  - f<60 Hz일경우진폭변위 : 0.075 mm
  - f>60 Hz일경우가속도 : 9.8 m/s2 (1 G) 
  - 단일점제어
  - 각축당스위프사이클수: 10
    (10 스위프사이클 = 75분)직류전력량계전자식
전력량계표18 내진동성 시험조건
5.2.3 기계적강도(spring hammer test)
  a) 교류유도형전력량계에는 적용하지 않는다 .
  b) 계기외함의기계적강도는스프링해머에의해시험한다 . (KS C IEC 60068-2-75  참
조)
  c) 계기를정상적인 동작위치에부착한후, 계기커버(창을포함)의바깥부분과단자커버
에스프링해머로운동에너지0.2 J ± 0.02 J 를가한다 .
  d) 만약계기외함과단자커버가계기의기능에지속적인 손상이없고또한통전부에 접촉
이불가능하다면기계적강도를만족하는 것으로한다.
  e) 간접적인 접촉이나딱딱한물건, 먼지및물에손상받지않을정도의가벼운손상은인
정된다 .
5.3 창(window)
  a) 커버가불투명한 경우내부표시부를읽을수있고, 동작표시장치가 설치되어 있을경우
동작표시장치를볼수있도록한개혹은다수의창이구비되어야 한다.
  b) 이러한창들은투명한재질로만들어져야 하며봉인을파괴하지않고서는 제거할수없
어야한다.- 29 -비고교류유도형전력량계는 적용하지 않는다 .
5.4 단자, 단자함 , 보호접지단자(terminal – terminal block(s) - protective earth 
terminal)
  a) 단자들은 적절한절연성능과 기계적강도를갖고단자함에 군으로설치될수있다. 단자
함용절연재료를 선택함에있어, 상기요구조건을만족시키기위해재료에대한적절한
시험이고려되어야한다.
  b) 단자함의 재료는 KS M ISO 75-2의방법 A에서주어진시험을만족하여야 하며 135 
℃ 이상의온도와 1.8 MPa의압력에견딜수있어야한다.
  c) 단자구멍에연장되어 있는절연물질내의구멍은도체의절연을확보할수있는충분
한크기이어야 한다.
  d) 단자에도체를고정시키는방식은느슨해지거나 발열위험이없도록적절히견고하게접
촉하여야한다. 접속력을 전달하는나사접속과 계기의수명내에수차례느슨해져서다시
조여야하는나사부위에는금속제너트를사용하여야 한다.
  e) 단자의모든부분은다른금속부분과의 접촉으로생기는부식의위험이최소화되어야 한
다.
  f) 전기적접속은접속압력이절연물을 통하여전달되지않도록해야한다.
  g) 전류회로의 전압은전압회로의 전압과동일한것으로간주된다 .
  h) 전위가다른단자들이 인접해서 존재하는 경우는사고성단락에대해보호되어져야 한
다. 이는절연벽으로인해보호될수있다. 동일한전류회로의 단자들은 동일전위라고
간주된다 .
  i) 나사부위 단자또는내·외부적도체는도체단자커버와의 접촉이일어나지 않아야한다.
  j) 보호접지단자(해당되는경우)
   - 접근가능한금속부위에대해전기적으로 결선되어져야 할것
   - 가능한한계기베이스의일부분으로 구성할것
   - 단자함과 인접하게 설치될것
   - 적어도주전류가흐르는도체와동등할것(최소 6 ㎟, 최고 16 ㎟로하고이것은구리
도체가사용될때에한한다 .)
   - IEC 60417-DM-12M 의기하학적기호로명확하게 규정할것(보호접지 )
  k) 설치후, 보호접지단자는도구의사용없이느슨해지는것이가능해서는 안된다.
비고교류유도형전력량계는 적용하지 않는다 .
5.5 외함(meter case)
  a) 계기외함및분리형표시장치외함은 봉인을파괴하지않고는계기내부의부품에접촉
할수없는구조이어야 한고, 커버는연장을사용하지 않고는제거할수없어야한다.
  b) 외함은어떤일시적인 외형상의 손상으로 인해, 계기의정상동작이방해받지않는구조
이어야한다.
- 30 -  c) 별도로규정하지 않는한외함의전체또는일부분이금속으로구성되어 있는계기를표
준상태에서 대지전압 250 V를초과하는 주공급전원과 연결할경우에는 보호접지단자를
구비하여야 한다.
  d) 분리형표시장치는계기측및표시장치 측양쪽모두의접속단자가설치봉인을적
용할수있는수단을가지고있어야한다. 단, 접속단자가노출되지않는구조인경우
봉인을적용하지 않을수있다.
비고교류유도형전력량계는 적용하지 않는다 .
5.5.1 단자커버(terminal cover)
  a) 단자가단자함에 있고외부의어떤조작에의해보호되지 않는다면 계기커버와별도로
봉인할수있는독립적인커버를가지고있어야한다.
  b) 특별히언급되지않는한단자커버는단자, 나사부위 , 적절한길이의외부도체및그
절연물을덮어야한다.
  c) 계기가부설되어 있다면단자커버봉인의파괴없이는단자에접촉이불가능해야 한다.
비고교류유도형전력량계는 적용하지 않는다 .
5.6 측정값의 표시(display of measured values)
비고   교류유도형전력량계는 적용하지 않는다 .
5.6.1 일반(general)
  a) 측정값의 기본단위는 kWh, kvarh, kVAh 또는 MWh, Mvarh, MVAh이어야한다.
  b) 현재활성화된표시항목은표시되어야 한다.
  c) 계기에전원이인가되지 않을때, 전자식표시기는 동작하지 않아도무방하다 .
  d) 전자식표시부의 모든숫자는“0”에서부터“9”까지의모든수를표시할수있어야한다.
  e) 표시장치의 업데이트 비율이사용자매뉴얼에명시되어야 한다.
  f) 하나의표시장치로 복수의측정값을 나타내는경우관련된모든값을표시할수있어야
한다. 기억장치의값을표시할때해당표시항목의식별이가능하여야 하며, 자동으로
순차표시하는 경우요금부과를위한각기록장치의 값표시는최소 5초이상유지되어
야한다.
  g) 기계식기록장치에서 , 연속적으로 회전하는드럼은가장낮은자리수의드럼이연속적으
로회전하는 경우에는눈금을매겨10분할하고 , 각각의눈금을다시 10분할하거나 동등
한수준의판독정확도를 보장할수있도록하여야한다. 소수부를 나타내는드럼이있는
경우는구분되도록 표시하여야 한다.
  h) 기록장치는 0에서출발하여 최소 1 500 시간동안역률 1, 기준전압 , 최대전류에해당
하는전력을기록하고 표시할수있어야한다.
  i) 사용하는 동안총전력량값은지우거나 되돌리는것이불가능하여야 한다.
비고표시가능자리수를넘어0으로복귀하는것은지우거나 되돌리는것으로보지않는다 . - 31 -5.6.2 분리형표시장치 (detached indicating display)
  a) 분리형표시장치는 계기와접속되어 있는지를 식별하는데 충분한정보를제공해야한다.
  b) 분리형표시장치는 접속된계기의형식과모델, 시리얼번호를분명히나타내야한다.
  c) 분리형표시장치는 전력량을타임스탬프와함께표시해야 한다. 타임스탬프의분해능은
표시된전력량이 제조자에 의해명시된속도로업데이트 되는것을보장하는데 충분해야
한다.
  d) 타임스탬프를보여주는 것에대한대안으로써, 분리형표시장치는 계기와의 데이터통신
접속상태를나타낼수있는기능이있어야한다. 만약계기와분리형표시장치 간의데
이터통신접속이끊긴경우, 분리형표시장치는 유효하고 , 최신측정결과로간주될수
있는값을보여줘서는안된다. 계기의유효하지 않은검침값의 표시로 "error" 또는
"n/a"와같은표시가사용될수있으며 , 이러한유효하지 않은계기의검침값에 대해서는
사용자매뉴얼에설명되어야 한다.
5.7 측정값의 저장(storage of measured values)
측정값은 기계적레지스터나 전자적인 표시로서 표시될수있어야하고, 비휘발성전자식표시
기의경우에는 비휘발성기억소자에최소 4개월이상기억이저장될수있어야한다.
5.8 출력장치 (outputs)
계기는시험장비로서 확인이가능한시험출력장치를 갖추고있어야한다.
일반적으로 출력장치는 동일한펄스수를나타내지않는다 . 따라서제조자는 각각의시험점에
서적어도계기등급의 1/10의측정정밀도를확인할수있는펄스개수를명기하여야 한다.
시험출력이광출력인경우 5.8.1 기계적 , 전기적특성과5.8.2 광특성을만족하여야 한다. 
동작표시장치가장착된경우, 정면에서볼수있어야한다.
비고 1. 전기적시험출력장치는 KS C IEC 62053-31 을참조
        2. 교류유도형전력량계는 적용하지 않는다 .
5.8.1 기계적 , 전기적특성(mechanical – electrical characteristics)
광시험출력은정면에서 측정할수있어야한다. 최대펄스주파수는 2.5 kHz 를초과하지
않아야한다. 변조및복조된출력펄스는허용된다 . 복조된출력펄스는부속서 D. 그림 2의
형상을가져야한다. 펄스전이시간(상승시간또는하강시간)은과도상태를포함하여 한
상태에서 다른상태로바뀌는시간이다 . 전이시간은 20 s를초과하지 않아야한다.(부속서
D. 그림 2 참조). 인접한다른광출력또는광표시기로부터광출력까지의 거리는발신에
영향이없도록충분히멀어야한다. 최적의펄스출력은시험조건상에서 수신부가광펄
스출력의광축과일치될때얻어진다 .
비고광학적경로(펄스출력 )는약16 000 lx(형광등을포함한백주에필적하는빛)의강
도의조명아래에서도 영향을받지않아야한다.
부속서 D. 그림 2의상승시간은 0.2 s 이하 (tr ≤ 0.2 s) 인기준수신다이오드에의해확
인되어야 한다.
- 32 -5.8.2 광특성(optical characteristics)
방사신호의파장은 (550 ∼ 1 000) ㎚에있어야한다. 계기의출력장치는아래의조건에서 계
기의표면으로부터 a1＝(10±1) ㎜ 이격된거리에서 규정된기준표면(광학적인동작영역)을
초과하는 방사세기 ET를갖는신호를생성하여야 한다.
On 조건：50 ㎼/㎠ ≤ ET ≤ 1 000 ㎼/㎠
Off 조건：ET ≤ 2 ㎼/㎠
부속서 D. 그림 1을참조할것.
6. 표시사항(meter marking)
6.1 명판(name-plates)
모든계기는별도의표시요구사항이 없는한, 다음의사항을표시하여야 한다.
  a) 종류(접속구조 및계량방향은 제외) 및형식명
  b) 「계량에관한법률」에따른형식승인 번호
  c) 제조자명 또는등록상표 (수입품인 경우제조국명포함)
  d) 상및선식(기호로표시하여도좋다. 보기 : 1 ø 2 W, 3 ø 4 W 등)
  e) 제조번호 및제작년월
  f) 기준전압 (V)
  g) 기준주파수 (Hz)
  h) 계기가보조전원공급을필요로하는경우, 그기준전압 및기준주파수
  i) 정격최대전류(변성기부 계기의경우정격전류), 기본전류(변성기부 계기의경우정격
전류의 0.5배)
  j) 계기정수 (보기: Wh/pulse, 또는, pulse/kWh. 또는, rev/kWh)
  k) 주위온도 23 ℃와다를경우기준온도 (교류유도형전력량계는 제외)
  l) 2중절연구조인 경우해당표시(보기: ▣)
  m) 변성기부 계기인경우는다음사항을추가로표시할것
   - 1차및2차정격으로 표시한변성비
   - 변성기의 1차측으로표시한계기정수
  n) 발신장치가 있는경우펄스기호 및계기정수
  o) 정격최대 수요시한 (최대수요전력계의 경우, 교류유도형전력량계는 제외)
  p) 접속도및단자표시 (별도로표시하여도좋다, 교류유도형전력량계는 제외)
  q) 옥외용계기는 "옥외용 "의문자
  r) 「계량에관한법률」시행규칙제33조에의한최대허용오차의 표시사항
  s) 검정유효기간
비고 1. 전자식계기의제조번호는 계기내의비휘발성메모리에도 저장되어 있어야한다.
        2. 분리형표시장치를 사용하는 경우, 분리형표시장치의 제조번호가 표시장치 외함에
표시되어 있어야하며, 분리형표시장치의 비휘발성메모리에도 제조번호를 저장하여- 33 -영향을미치는
인자기준값계기등급별 허용가능범위
유효전력량계 무효전력량계
0.2
급0.5
급1.0
급2.0
급0.5
급1.0
급2.0
급3.0
급
주위온도기준온도
또는
23℃1)± 2 ℃
동작위치
(교류유도형전력량계에
한정)수직
방향의
동작
위치2) - ±0.5° - - - -
전압기준전압 ± 1.0 %
주파수기준주파
수±0.3 %±0.
5 
%±0.3 % ±0.5 %
상순L1－L2
－L3－
전압불평형모든
상이
연결될
것.－표19 형식승인 시험조건야한다. 저장된제조번호는 표시부또는접속가능한통신포트를통해볼수있어야
한다.
        3. 교류유도형전력량계는 KS C 1201에따른다 .
6.2 결선도및단자표기 (connection diagrams and terminal marking)
각계기에는 지워지지않도록결선도를 표시하여야 한다. 다상용계기의경우, 이결선도에는
계기에적용할상순도표기하여야 한다. 국제기준에따른특정화된 기호로써결선도를 표시할
수있다. 만약계기단자가표시되어 있다면이러한표시는결선도상에도표시되어야 한다.
비고   교류유도형전력량계는 적용하지 않는다 .
7. 계량성능요구사항 및시험(metrological performance requirements and tests)
7.1 일반시험조건 (general test conditions)
계기의형식승인시험은 특별히규정하지 않는한표9 에따른다 .
- 34 -영향을미치는
인자기준값계기등급별 허용가능범위
유효전력량계 무효전력량계
0.2
급0.5
급1.0
급2.0
급0.5
급1.0
급2.0
급3.0
급
파형(직류및
짝수고조파 , 
홀수및하위
고조파 )전압과
전류가
정현파일
것. 왜곡률이다음의값이하
2 %3 
%2 %3 
%
외부
원점에서의
지속적인
자기유도실질적으
로
영(0)일
것.－
기준주파수에
서의외부
원점의자기
유도자기
유도는
실질적으
로
영(0)일
것.유도로인한오차의변동이다음의값을
초과해서는 안된다.
± 0.1 %± 
0.2 
%± 
0.3 
%± 
0.1 
%± 
0.2 
%± 0.3 %
어떠한경우에도 0.05 mT 보다작아야
한다.3)
고주파
전자계 ,
30 kHz ∼ 2 
GHz실질적으
로
영(0)일
것.＜ 1 V/m
부가장치의
동작부가
장치를
동작하지
않을것.-
고주파전자계에
의하여유도되는
전도성장해,
150 kHz ∼ 80 MHz실질적으로
영(0)일것.＜ 1 V- 35 -영향을미치는
인자기준값계기등급별 허용가능범위
유효전력량계 무효전력량계
0.2
급0.5
급1.0
급2.0
급0.5
급1.0
급2.0
급3.0
급
주1) 만약시험이기준온도가아닌온도에서 실시된다면 , 온도의허용범위를포함시
켜서결과는계기의적절한온도계수를적용하여 교정하여야 한다.
주2) 수직방향의동작위치결정 (계기가제조자의 사용법에 따라벽면에설치되었
을경우, 계기는수직으로부터 0.5°이상기울어져서는 안된다 .)
    계기를다음과같은조건에위치시켰을때올바른수직방향이보증되도록설계
및조립하여야한다(앞뒤, 좌우모두수직이되도록 )
   a) 계기의베이스가수직벽에지지되어 있고,
   b) 기준끝(단자블록의낮은위치의끝과같은)이나계기외함위에표기되어
있는기준선에 수직일때
주3) 시험의구성요소
   a) 단상계기의경우먼저정상적으로 본체에연결된상태에서 오차를측정한후에
전류회로와전압회로에연결을반대로하여오차를측정한다 . 두오차간의차이의
반이오차변화의수치이다 . 외부장(external field)의상(phase)을모르는상태이
기때문에이시험은역률1에서는 0.1 Ib(단독계기 )/0.05 In(변성기부 계기) 그리고
역률 0.5에서는 0.2 Ib(단독계기 )/0.1 In(변성기부 계기)로시험한다 .
   b) 3상계기의경우3번오차를측정하되 , 역률1, 0.1 Ib(단독계기 )/0.05 In(변성기
부계기)의부하조건에서 전류회로와전압회로를 120 °씩회전(회전방향은정해
져있지않음)시키며측정한다 . 각각의오차값과 그값의평균중에서가장큰차이
를오차변화로한다.
7.2 계기정수 (meter constant)
시험출력값과 표시장치의 지시값사이의관계는명판에표기된값과일치하여야 한다.
7.3 초기동작(initial start-up of the meter)
계기는기준전압이인가된이후5 초이내에기능동작을시작하여야 한다.
시험방법은 다음과같다.
  a) 전압회로에 전압을인가하지 않는다 . (만약보조전원회로가 존재하는 경우, 이회로에도
전압을인가하지 않는다 .)
  b) 전류회로에 Imax의전류를인가한다 .
  c) t0=0의시점에서 전압회로와 보조전원회로 (해당시)에역률 1(무효전력량계는 역률 0)
의기준전압을 인가한다 .
  d) 기준저압 인가후, 첫번째발생된시험펄스로 시작하는 시점을 tfinal로간주한다 .
  e) 초기동작 tstart = t0 + tfinal 로간주하여 5초이내에기능동작여부를확인한다 .
7.4 무부하동작(test of no-load condition)
- 36 -계기에전압이인가되고 전류회로에전류가없는상태에서 , 전자식계기는 1펄스를초과하여
출력해서는 안되며, 교류유도형전력량계의 경우, 계기의회전자가 1회전이상회전해서는
안된다 . 이시험에서 전류회로는개방하고 , 전압회로에는 교류유도형전력량계에는 기준전
압의 110 %를, 그이외의전력량계에는 기준전압의 115 %를인가한다 .
최소시험시간 △t 는아래와같다.
     [ 최소시험시간 ]
∆≥···max×
[min]  -  0.2급계기의경우
∆≥···max×
[min]  -  0.5급, 1.0급계기의경우
∆≥···max×
[min]  -  2.0급계기의경우
∆≥···max×
[min]  -  3.0급계기의경우최소시험시간
여기에서 , k : 계기정수 (pulse/kWh)
m : 측정요소수
Un : 기준전압
Imax : 최대전류표20 최소시험시간
비고   직류전력량계의 최소시험시간은 60 분으로한다.
7.5 시동(starting current test)
계기는각계기별시동전류값에서 계량을시작하고 연속적으로 동작하여야 한다.(다상계기의
경우는평형부하상태로 한다.) 만약, 계기가양방향계량을하도록설계되었다면, 이시험은
각각의방향에대하여적용한다 .
비고   교류유도형전력량계는 계기의회전자가 시동하고 연속적으로 동작하여야 한다. 계
기의회전자가 적어도한바퀴회전하는지 검사하여야 한다.
7.6 오차의허용한도 (limits of error due to the variation of the current)
오차의허용한도는 각계기의등급별오차의허용한도를 초과하지 않아야한다. 만약, 계기가
양방향계량을하도록설계되었다면, 이시험은 각각의방향에대하여적용한다 .
7.7 외부영향에 의한오차의허용한도 (limits of error due to influence quantities)
단일영향요소에 의한계기의오차, 또는, 오차의변화는  각계기의등급별허용한도를 초과하
지않아야한다. 이때단일영향요소 외의시험조건에대해서는 7.1 일반시험조건 을만족
하여야한다.- 37 -8. 기후조건(climatic requirements)
8.1 일반(general)
계기와이들의부가장치들을 위한환경조건및시험은 , 계기가날씨에대해보호되는 위치에
고정된상태로장착되어사용되는 조건을가정하여 정의된다 . 여기에는 설치작업및정지기
간, 유지보수 및수리기간이포함된다 .
계기는 8.2 온도및습도범위에제시된온도및습도범위내에서작동, 저장및운송이가능
하도록설계되어야 한다.
8.2 온도및습도범위(temperature and relative humidity ranges)
8.2.1 온도범위 (temperature ranges)
계기의온도범위는 IEC 60721-3-3 의표1 [m)응축및p)결빙은예외] 을인용한것으로
표11에적합하여야 한다. 
범위구분 옥내용계기 옥외용계기
규정동작범위-10 ℃ ∼ 45 ℃
(class 3K5 mod.)-25 ℃ ∼ 55 ℃
(class 3K6)
한계동작범위-25 ℃ ∼ 55 ℃
(class 3K6)-40 ℃ ∼ 70 ℃
(class 3K7)
보관및수송시 , 한계범위-25 ℃ ∼ 70 ℃
(class 3K8H)-45 ℃ ∼ 70 ℃
(class 3K7)표21 온도범위
비고 1. 특별한경우, 구매자의계약에따라다른온도값이이용될수있다. 예를들어, 
옥내용계기의추운환경에대한등급은 class 3K7 이다.
        2. 극한온도범위(class 3K7)에서는계기의동작, 보관및수송은최대 6시간까지
가능하여야 한다.
        3. 분리형표시장치의 규정동작범위및한계동작범위는계기와다를수는있으나 , 
이표에주어진범위중하나에해당되어야 한다. 분리형표시장치는 규정동작범위
온도내에서정확하게 작동하여야 한다.
8.2.2 상대습도 (relative humidity ranges)
계기는표12의상대습도 요건에만족하여야 한다.
- 38 -연평균  < 75 %
연중30일간    95 %
그밖의날로종종1)   85 %표22 상대습도
비고   1. 그밖의날로종종은연중 30일을제외하고 , 그외의날에서간혹발생할수있는
날
        2. 주위온도에 작용되는 상대습도의 한계값은 부속서 A. 그림 1에따른다 .
8.3 기후영향시험(tests of the effect of the climatic environments)
8.3.1 일반(general test requirements)
각각의기후시험을마친후, 계기는어떠한손상이나 정보의변화가없어야하며정상적으로
작동되어야 한다. 분리형표시장치와 함께설치하도록 설계된계기는 , 별도의언급이없는한, 
기후조건및관련시험을계기에표시장치가 연결된상태로적용하여야 한다.
8.3.2 내열성 (dry heat test)
시험은 KS C IEC 60068-2-2 에따라행해져야 하며, 조건은아래와같다.
  a) 계기를비동작상태로한다.
  b) 온도는 : + 70 ℃ ± 2 ℃
  c) 시험시간 :  72 h
8.3.3 내한성 (cold test)
이시험은 KS C IEC 60068-2-1 에따라행해져야 하며, 조건은아래와같다.
  a) 계기를비동작상태로한다.
  b) 온도는 : - 25 ℃ ± 3 ℃ 옥내용계기
             - 40 ℃ ± 3 ℃ 옥외용계기
  c) 시험시간 : 72 h 옥내용계기
               16 h 옥외용계기
8.3.4 온·습도사이클 (damp heat cyclic test)
이시험은 KS C IEC 60068-2-30 에따라행해져야 하며, 조건은아래와같다.
  a) 전압과보조회로는기준전압을 인가한다 .
  b) 전류회로에는 어떠한전류도있어서는 안된다.
  c) 시험방법 : 변화1
  d) 최고온도 : + 40 ℃ ± 2 ℃ 옥내용계기
               + 55 ℃ ± 2 ℃ 옥외용계기
  e) 표면의습기제거를위하여특별한조치는필요없다.- 39 -  f) 시험시간 : 6 사이클
이시험이끝난뒤24시간후에계기는아래와같은시험을받아야한다.
  g) 12.3에따른절연성능시험단, 12.3.2 충격파내전압시험 시의시험전압은 0.8배를
적용한다 .
  h) 계기는어떠한손상이나 정보의변화가없어야한다.
8.3.5 태양열복사(protection against solar radiation)
이시험은 KS C IEC 60068-2-5 에따라행해져야 하며, 조건은아래와같다.
  a) 옥외용계기에한해시험한다 .
  b) 계기를비동작상태로한다.
  c) 시험절차 : A (8시간동안태양열복사상태, 16시간동안어두운곳에방치)
  d) 상한온도: + 55 ℃
  e) 시험기간: 3 사이클또는3 일
시험후계기는육안검사를실시하여야 하고, 겉모양과특별히 , 명판, 결선도및단자표기의
인쇄상태는 변하지않아야한다. 계기의기능은손상받지않아야한다.
9. 외부영향요구사항 (the effects of external influences)
9.1 일반(general)
  a) 이일반시험조건은별도의언급이없는한, 9.2 전자기적 적합성과9.3 비-전자기적
외부영향에대한내성에제시된모든시험에적용한다 .
  b) EMC 시험에서 , 계기는탁상용기기로써계기의커버및단자커버가정상작동위치에
있는상태에서 시험하여야 한다.
  c) 계기가특정소켓또는선반에설치하도록 설계된계기의경우, 관련요구사항 및시험의
수행은제조자의 제시방법에따라특정소켓또는선반에설치된상태로적용한다 .
  d) 계기가분리형표시장치와 동작하도록 설계된경우, 별도의언급이없는한, 계기와표시
장치가연결된상태로시험을수행하여야 한다.
  e) 접지되어야 하는모든부품은접지된상태여야 한다.
  f) 부가장치들 (예:통신모듈, I/O 모듈등)은실제사용시의계기의전형적인 구성을대표
하는시험환경설정을위해설치되어 있어야한다.
  g) 케이블의 길이와신호포트의연결에대해서는 관련표준에제시된바에따른다 .
9.2 전자기적 적합성 (electromagnetic compatibility : EMC)
9.2.1 일반(general)
  a) 계기는전도또는방사전자기현상및정전기방전현상에의해손상을입거나측정결
과에영향을받지않도록설계되어야 한다.
  b) 연속적인 장시간의 전자기적 환경은오차에영향을미치는인자로간주되며 , 관련항목
에서제시하는 오차변화한도를만족하여야 한다.
- 40 -  c) 특별한언급이없는한, 계기의커버및단자커버가정상동작위치에있고접지하기 위
한부분은모두접지된정상동작위치에서 모든시험을실시한다 .
  d) 시험후계기는손상을입지않고관련항목에명시한대로동작하여야 한다.
단기간의 전자기적 환경은 3.6.15 전자파장해로간주한다 .
9.2.2 정전의영향(voltage dips and short interruptions)
이시험은교류전력량계 및직류전력량계로 분류되며 아래의조건및표13 및표14을참
조하여적용한다 .
  a) 전압및보조회로에는 기준전압이 인가되어야 한다. 기준전압이 2개이상인경우, 가장
낮은값을적용한다 .
  b) 전류회로에는 전류를인가하지 않고, 전류단자는개방(open)된상태여야 한다.
전압강하 또는단시간정전에의해기록장치에 x kWh 이상의변동이발생하지 않아야하며, 
출력장치는 x kWh 이상의신호를출력해서도 안된다.
  x 는다음식에서유도된다 .
x = 10-6․m․Un․Imax
  여기서 m : 측정요소수
 Un : 기준전압 (V)
Imax : 최대전류 (A)
계기는전압이복귀되었을때계량성능의 저하가있어서는 안된다. 시험을위해전력량계는
최소 0.01 kWh 이상의분해능을 가져야한다.
항목 전압강하율정전시간
(cycles)발생횟수초기위상각이벤트간
시간간격
(cycles)
정전시험 1 100 % 60 3 0° 3
정전시험 2 100 % 1 1 0° -
전압강하 시험 50 % 3 600 1 0° -표23 교류전압강하 및단시간정전
비고부속서 B. 전압강하및단시간정전시험을위한전압형태참조- 41 -항목 전압강하율정전시간
(s)발생횟수이벤트간
시간간격(s)
정전시험 1 100 % 1 3 10
정전시험 2 100 % 0.01 3 10
전압강하 시험1 60 % 0.3 3 10
전압강하 시험2 60 % 0.03 3 10
전압강하 시험3 30 % 0.3 3 10
전압강하 시험4 30 % 0.03 3 10표24 직류전압강하 및단시간정전
9.2.3 정전기방전내성(electrostatic discharges)
이시험은 KS C IEC 61000-4-2 에따라행해져야 하며, 조건은아래와같다.
  a) 탁상용기기로서 시험한다 .
  b) 계기는동작상태로한다.
  c) 전압및보조회로에 각각의기준전압을인가한다 . 
    : 전류회로에는 전류를인가하지 않는다 (개방상태 ).
  d) 접촉방전
  e) 시험전압: 8 ㎸
  f) 방전횟수: 10 (가장민감한극성에서 )
만약외부에금속부분이 없어서접촉방전을실시할수없는경우에는 , 시험전압 15 ㎸의기
중방전을적용한다 .
정전기방전시험을하였을때계기의기록장치에 x 단위이상의변동을일으키지않아야하
고, 시험출력은 x 단위이상에해당하는 신호를발생하지 않아야한다. x 는9.2.2 정전의영
향에나타낸것과같다.
시험하는 동안기능이나 성능의일시적인약화또는상실은허용된다 .
9.2.4 고주파전자계의 영향(electromagnetic RF fields)
9.2.4.1 전류를인가하지 않은상태의시험(test without current)
이시험은 KS C IEC 61000-4-3 에따라행해져야 하며, 조건은아래와같다.
  a) 탁상용기기로서 시험한다 .
  b) 고주파전자계에노출된케이블길이 : 1 m
   (분리형표시장치를 가진계기의경우, 지시장치와 계기본체사이의케이블길이가제조사
에의해명시되어야 하며, 최소1 m 이상이어야 한다.)
  c) 계기를동작상태로한다.
- 42 -    : 전압및보조회로에 각각의기준전압을인가한다 .
    : 전류회로는 전류를인가하지 않고개방한다 .
  d) 주파수대역: 80 ㎒에서2 000 ㎒ ; 
  e) 반송파는 1 ㎑ 정현파로 80 % AM변조한다 .
  f) 전계강도 : 30 V/m (무변조 )
고주파전자계에 의해계기의기록장치에 x 단위이상의변동이발생하지 않아야하고, 시험
출력은 x 단위이상에해당하는 신호를발생하지 않아야한다. 여기서 x는9.2.2 정전의영향
에나타낸것과같다.
시험하는 동안기능이나 성능의순간적인약화또는상실은허용한다 .
시험설치는부속서 E.의그림 1을참조할것.
9.2.4.2  전류를인가한상태의시험(test with current)
이시험은 KS C IEC 61000-4-3 에따라행해져야 하며, 조건은아래와같다.
  a) 탁상용기기로서 시험한다 .
  b) 고주파전자계에노출된케이블길이 : 1 m 
   (분리형표시장치를 가진계기의경우, 지시장치와 계기본체사이의케이블길이가제조사
에의해명시되어야 하며, 최소1 m 이상이어야 한다.)
  c) 계기를동작상태로한다.
    : 전압및보조회로에 각각의기준전압을인가한다 .
    : 해당계기별특수요구사항에 따라, 전류회로에 기본전류 또는정격전류를 인가한다 .
    : 해당계기별특수요구사항에 따라, cosΦ 또는sinΦ의역률값을 인가한다 .
  d) 주파수대역: 80 ㎒에서2 000 ㎒
  e) 반송파는 1 ㎑ 정현파로 80 % AM변조한다 .
  f) 전계강도 : 10 V/m (무변조 )
시험설치는부속서 E.의그림 1을참조할것.
시험하는 동안계기의동작은교란받지않아야하며, 오차의변화는각계기의등급별허용한
도를초과하지 않아야한다.
9.2.5 급과도버스트의 영향(fast transient burst test)
이시험은 KS C IEC 61000-4-4 에따라행해져야 하며, 조건은아래와같다.
  a) 탁상용기기로서 시험한다 .
  b) 계기는다음과같이동작상태로한다.
    : 전압및보조회로에 각각의기준전압을인가한다 .
     (기준전압이 1개이상인경우, 가장높은기준전압을 적용하여야 한다.)
    : 해당계기별특수요구사항에 따라, 전류회로에 기본전류 또는정격전류를 인가한다 .
    : 해당계기별특수요구사항에 따라, cosΦ 또는sinΦ의역률값을 인가한다 .
  c) 과도신호는다음회로에대하여공통모드(시험점과 접지사이)로인가한다 .- 43 -    : 전압회로
    : 전류회로 (정상동작 상태에서 전압회로로부터 분리되어 있는경우)
    : 보조회로 (정상동작 상태에서 전압회로로부터 분리되어 있는경우)
   d) 전류회로 및전압회로에 대한시험전압 : 4 ㎸
   e) 기준전압이 40 V를초과하는 보조회로에 대한시험전압 : 2 ㎸ 
   f) 시험시간 : 정, 부각극성에대해각각 60 초
   g) 하나의 결합장치와 시료사이의도체길이 : 1 m
시험하는 동안기능이나 성능의순간적인약화또는상실은허용되지만 , 오차의변화는각계
기의등급별허용한도를 초과하지 않아야한다.
비고 정확도는 기록법또는다른적절한방법으로 결정할수있다.
9.2.6 전도성 고주파 전자계의 영향(conducted disturbances induced by radio-frequency 
fields)
이 시험은 KS C IEC 61000 －4－6에따라서실행되어야 한다. 조건은다음과같다.
  a) 탁상용기기로서 시험한다 .
  b) 계기를동작상태로한다.
    : 전압및보조회로에는 기준전압이 인가되어야 한다.
    : 해당계기별특수요구사항에 따라, 전류회로에 기본전류 또는정격전류를 인가한다 .
    : 해당계기별특수요구사항에 따라, cosΦ 또는sinΦ의역률값을인가한다 .
  c) 주파수대역：150 ㎑ ∼ 80 ㎒
  d) 인가전압 ：10 V
시험하는 동안계기의동작은교란받지않아야하며, 오차의변화는각계기의등급별허용한
도를초과하지 않아야한다.
9.2.7 서지내성(surge)
이시험은 KS C IEC 61000 －4－5에따라서실행되어야 한다. 조건은다음과같다.
  a) 계기를동작상태로한다.
    : 전압및보조회로에는 기준전압이 인가되어야 한다.
     (기준전압이 1개이상인경우, 가장높은기준전압을 적용하여야 한다.)
    : 전류회로는전류를인가하지 않고개방한다 .
  b) 서지발생장치와계기사이의도체길이：1 m
  c) 차동모드로시험한다 .(두시험점사이에서지를인가한다 .)
  d) 시험전압및발생장치의전원임피던스
    : 전압회로및전류회로(주회로 )－시험전압4 ㎸, 서지발생장치전원임피던스2 Ω
    : 기준전압 40 V 초과보조회로－시험전압1 ㎸, 서지발생장치전원임피던스42 Ω
  e) 시험주기 : 정극성5회및부극성5회의서지를분당최대 1회인가하며 , 펄스는교류
전원의영점을기준으로 60° 와240° 에인가한다 .
- 44 -서지전압인가에대해계기는기록장치에 x 단위이상의변동을일으키지않아야하고, 시
험출력은 x 단위이상에해당하는 신호를발생하지 않아야한다. 이때x는9.2.2 정전의영
향에나타낸것과같다.
시험하는 동안기능이나 성능의순간적인약화또는상실은허용한다 .
9.2.8 감쇄진동파의 영향(repetitive damped oscillatory waves)
이시험은 KS C IEC 61000 －4－18에따라서실행되어야 한다. 조건은다음과같다.
  a) 교류전자식전력량계 , 변성기부 계기에만 적용한다 .
  b) 탁상용기기로서 시험한다 .
  c) 계기를동작상태로한다.
    : 전압및보조회로에는 기준전압을 인가한다 .
     (기준전압이 1개이상인경우, 가장높은기준전압을 적용하여야 한다.)
    : 해당계기별특수요구사항에 따라, 전류회로에 기본전류 또는정격전류를 인가한다 .
    : 해당계기별특수요구사항에 따라, cosΦ 또는sinΦ 값을인가한다 .
  d) 전압회로및기준전압이 40 V를초과하는 보조회로에대한시험전압
    : 공통모드：2.5 ㎸
    : 차동모드：1.0 ㎸
  e) 시험주파수
    : 100 ㎑ 반복률 ：40 ㎐
    : 1 ㎒ 반복률 ：400 ㎐
  f) 시험지속시간：60초(각주파수에 대하여 2초on, 2초off를15회반복)
시험하는 동안계기의동작은교란받지않아야하며, 이때오차의변화는각계기의등급별  
허용한도를 초과하지 않아야한다.
9.2.9 외부연속적자계유도(external static magnetic fields)
연속적자계유도는계기의작동환경에서 발생할수있는연속적자계의영향에대한내성을
검증하기위한시험으로써, 부속서 G에따른전자석에직류전류를인가하여 실시한다 .
이자계시험은계기가일반적사용조건에서 인가될수있는모든표면에대해다음과같이
작동중인상태에서 실시하여야 한다.
  a) 전압회로 및보조전원회로에기준전압이 인가된상태
  b) 각계기별해당허용한도기준에따른전류가전류회로에흐르고있는상태
  c) 각계기별해당허용한도기준에따른역률이적용된상태
시험용자석은계기표면의특정위치에자기장을 가하는동안고정되어 있어야하며, 자계의
적용은안정된오차측정이가능하도록 충분히긴시간동안 적용되어야 한다.
시험자기력은 1 000 AT(암페어-턴)이어야하며, 외부자계를 계기에인가하였을때생기는
오차의변화는각계기의등급별허용한도를초과하지 않아야한다.- 45 -9.2.10 외부원점에서의 전원주파수자계유도(power frequency magnetic fields of external 
origin)    
0.5 mT의외부자계를 계기에인가하였을때생기는오차의변화는각계기의등급별허용한
도를초과하지 않아야한다.
이시험은계기가다음과같이작동중인상태에서 시험해야 한다.
  a) 전압회로 및보조전원회로에기준전압이 인가된상태
  b) 각계기의해당허용한도기준에따른전류가전류회로에흐르고있는상태
  c) 각계기의해당허용한도기준에따른역률이적용된상태
계기에적용되는 전압과동일한주파수의 전류에의해생성된 0.5 mT의외부발생자계유도
는가장영향이큰위상과방향에서 실시하여야 하며, 자계유도를위한장치는계기를중심
에위치시킨평균직경이 1 m인원형코일로, 그코일의단면적은코일의직경에비하여매
우작으며 , 400 AT을가지도록 해야한다.
9.2.11 전자파장해(radio interference suppression)
이시험은전자파적합성 기준(국립전파연구원 고시) 제19조(계량기전자파적합성 기준)에따
른다.
9.3 비-전자기적 외부영향에대한내성(tests of immunity to non-electromagnetic influence 
quantities)
9.3.1 일반(general)
기준조건에서의 영향요소 변화에기인한오차의변화는해당항목의각계기등급별허용한
도를초과하지 않아야한다.
계기는동작상태로시험하여야 한다.
  a) 전압회로 및보조전원 회로에기준전압을 인가한다 .
  b) 별도의언급이없는한, 7.1 일반시험조건 을적용한다 .
  c) 별도의언급이없는한, 7.1 일반시험조건  안에서측정시험신호가일정하게 유지되어야 한
다.
9.3.2 전류및전압회로의고조파 (harmonics in the current and voltage circuits)
9.3.2.1 일반(general)
이시험은계기가다양한비-정현파의 전류및전압신호를측정할때계기의정확도를 검증
하기위함이다 . 별도의언급이없는한, 시험은계기의메인포트와변류기포트에적용한다 .
분리형지시장치와 함께동작하는 계기로명시된경우, 지시장치는 연결되거나 분리될수있다. 
비고   직류전자식전력량계는 적용하지 않는다 .
9.3.2.2  전류와 전압회로내의고조파 성분 – 제5고조파 (harmonics in the current and 
voltage circuits - 5th harmonic test)
- 46 -다음의시험조건과같이회로내에고조파성분을인가하였을때생기는오차의변화는각
계기의등급별허용한도를초과하지 않아야한다.
  a) 기본파전류: I1 = 0.5 Imax
  b) 기본파전압: U1 = Un
  c) 기본파역률: 1
  d) 제5 고조파전압의함유량 : U5 = Un의10 %
  e) 제5 고조파전류의함유량 : I5 = 기본파전류의 40 %
  f) 고조파역률: 1
  g) 기본파및고조파전압은위상각 0도인전압영점에서 일치하여야 한다.
결과적으로 제5 고조파에 의한전력은 P5 = 0.1 U1 × 0.4 I1 = 0.04 P1 이므로전체유효
전력= 1.04 P1 (기본파 + 고조파 )이된다.
9.3.2.3  전류회로의 저조파 성분(sub-harmonics in the current – burst fired waveform 
test)
저조파전류의영향에대한시험은부속서 F. 그림 4의회로를만들거나 동일한파형을만들
수있는다른장비를이용하여 시험해야 하며, 시험전류파형은부속서 F. 그림 7에나타내
었다. 계기에부속서 F. 그림 7에주어진파형을인가하였을때생기는오차의변화는각계
기의등급별허용한도를초과하지 않아야한다.
비고  부속서 F. 그림 7에나타난값은60 Hz 에만해당되며 , 다른주파수에 대해서는 해당
되는값을조정하여야 한다.
9.3.2.4  전류회로의 홀수고조파 성분(odd harmonics in the current circuit – 90 degree 
phase fired waveform test)
홀수고조파전류의영향에대한시험은부속서 F. 그림 4의회로를만들거나 동일한파형을
만들수있는다른장비를이용하여 시험해야 하며, 시험전류파형은부속서 F. 그림 5에나
타내었다. 계기에부속서 F. 그림 5에주어진파형을인가하였을때생기는오차의변화는각
계기의등급별허용한도를초과하지 않아야한다.
비고부속서 F. 그림 5에나타난값은60 Hz 에만해당되며 , 다른주파수에 대해서는 해당
되는값을조정하여야 한다.
9.3.2.5  전류회로의 DC 및짝수고조파 성분(d.c. and even harmonics – half-wave 
rectified waveform test)
DC 및짝수고조파전류의영향에대한시험은부속서 F. 그림 1의회로를만들거나 동일한
파형을만들수있는다른장비를이용하여 시험해야 하며, 시험전류의파형은부속서 F. 그
림2에있다. 계기에부속서 F. 그림 2에주어진파형을인가하였을때생기는오차의변화는
각계기의등급별허용한도를초과하지 않아야한다.
 시험은단독계기에만 적용하며 , 변성기부 계기에는 적용하지 않는다 .- 47 -비고 부속서 F. 그림 2에나타난값은60 Hz 에만해당되며 , 다른주파수에 대해서는 해당
되는값을조정하여야 한다.
9.3.3 전압변동(voltage variation)
9.3.3.1 기준전압 변동(nominal voltage variation)
기준주파수 하에서 , 가장낮은기준전압의 -10 % 및가장높은기준전압의 +10 %의전압
변동으로 인한오차의변화는각계기의등급별허용한도를 초과하지 않아야한다.
가장낮은기준전압의 -20 %에서 -10 % 및가장높은기준전압의 +10 % 에서 +15 %까
지의전압변동으로 인한오차의변화는해당등급허용한도의 3배로한다.
0.8 Un 이하에서의 오차는 + 10 %에서- 100 % 까지변할수도있다.
9.3.3.2 보조전원전압변동(auxiliary voltage variation)
기준주파수 하에서보조전원전압을 -15 %와+15 % 로각각변동시켰을때생기는계기
오차의변화는각계기의등급별허용한도를 초과하지 않아야한다.
보조전원장치에적용하며 , 보조전원이 전압측정회로에내부적으로 연결되지 않은경우에만
적용한다 .
9.3.4 주위온도영향(ambient temperature variation)   
주위온도의변화로인한계기오차의변화또는평균온도계수는 각계기의등급별허용한도
를초과하지 않아야한다.
9.3.5 주파수변동(frequency variation)
기준전압 하에서주파수를 기준주파수의 -2 %, +2 %로각각주파수를 변동시켰을때생기
는오차의변화는각계기의등급별허용한도를 초과하지 않아야한다.
비고   직류전자식전력량계는 적용하지 않는다 .
9.3.6 역상순 (reversed phase sequence)
이시험은계기의메인포트에적용한다 . 다소자계기에 전원및부하를역상순으로 인가하였을
때의오차의변화는해당계기의등급별허용한도를초과하지 않아야한다.
비고   직류전자식전력량계는 적용하지 않는다 .
9.3.7 부가장치및보조장치동작(operation of auxiliary devices)
부가장치가계기의내부에부착된계기(예, 복합계기의내부전자석)의경우, 부가장치의동작에
의한오차의변화는  각계기의등급별허용한도를초과하지 않아야한다. 또한보조장치가있을
경우, 올바른연결방법이표기되어 있어야하며, 보조장치가플러그나 소켓의형태일경우, 연
결을해제할수없어야한다.
보조장치동작에의한오차의변화는각계기의등급별허용한도를초과하지 않아야한다.
- 48 -비고   직류전자식전력량계는 적용하지 않는다 .
9.3.8 단시간과전류의 영향(short-time overcurrents)
이시험은계기의메인포트, 또는변류기포트에적용한다 .
계기는단시간과전류에 의해손상을입지않아야한다. 계기는초기동작상태로돌아갔을때
올바르게 기능을수행해야 하며, 오차의변화는각계기의등급별한도를초과하지 않아야한
다.
시험회로는실질적으로 무유도성이어야 하며, 다상계기에대한시험은상별로 , 한번에한
상씩행해져야 한다. 과전류가흐르지않는나머지상에는기준전압및전류가인가된상태여
야한다. 또한전압을인가한상태에서 단시간과전류시험을실시한후단자전압을유지하면
서최초의온도상태로회복된후에계기의동작을확인한다 .(대략 1시간경과후)
  a) 단독계기는 기준주파수의 1/2 사이클동안에 30 Imax의단시간과전류를 통전할수있어
야하며, 과전류의 오차는 0 ~ - 10 % 이내이어야한다.
  b) 변성기부 계기는 0.5초간 20 Imax의단시간과전류를 통전할수있어야하며, 과전류의
오차는 0 ~ - 10 % 이내여야 한다.
비고이기준은전류회로에 접점을갖는계기에대해서는 적용하지 않는다 .
9.3.9 자체가열의 영향(self-heating)
이시험은다음의절차에따르며 , 자체가열에의한오차의변화는각계기의등급별허용한
도를초과하지 않아야한다.
  a) 전류회로에전류를인가하지 않은상태로 , 최소 1시간동안기준전압을전압회로에 인
가한후정격최대전류를전류회로에 인가한다 .
  b) 전류가흐른직후역률 1에서계기오차를측정한다 . 그리고시간에따른오차변화의 변
화곡선이올바르게 그려질수있을정도로충분한짧은주기로계기오차를측정한다 . 
  c) 이시험은적어도 1시간동안, 그리고 20분동안의오차변화가각계기의등급별제시
된한도를초과하지 않을때까지수행한다 .
이와똑같은시험을역률 0.5(유효전력량계 : cosΦ = 0.5(지상), 무효전력량계 : sinΦ = 
0.5(지상또는진상))에서도실행하여야 한다.
비고전원을공급하기위하여시험에사용되는 접속도선은 다음조건을만족해야 한다.
    0.2급과0.5급변성기부 계기: 길이1 m, 단면적이 1.5 mm2 ~ 2.5 mm2 사이여야 한
다.
    1.0급, 2.0급, 3.0급계기: 길이 1 m, 전류밀도를확보하기 위해 3.2 A/mm2 ~ 4 
A/mm2의단면적을 가져야한다.
9.3.10 지락에대한내성(earth fault)
3상4선식의변성기부 계기가지락중화장치가구비되거나 Y 결선에서 중성점이 분리된배전망
에연결되는 경우(지락이발생하고 10 %의과전압이 있는경우, 지락에영향을받지않는두선- 49 -의대지간전압은정격전압의 1.9배로상승한다 ) 다음의조건을적용하여야 한다.
  a) 1선지락을모의하여 시험하기 위해기준전압의 1.1배전압을 3상모두에4시간동안인가
한다.
  b) 계기의중성선단자를시험장치의접지단자와분리하여 , 시험장치의지락이발생한것으
로모의하고 있는상의전압출력단자에연결한다 . 이러한방법으로 시료의지락에영향을
받지않는두상에해당하는 전압단자에는 기준전압의 1.9배에해당하는 전압이인가된
다.
  c) 이시험중에전류회로에는 정격전류In의50 % 크기를갖고역률1인평형전류를인가한
다.
  d) 시험후에는계기에어떠한손상도없어야하며올바르게 동작하여야 한다.
  e) 계기내부가통상적인 동작온도로복귀되었을때측정된오차의변화는각계기의등급별
허용한도를초과하지 않아야한다.
비고 1. 직류전자식전력량계는 적용하지 않는다 .
         2. 지락중화장치가구비된배전부에 사용되는 변성기부 계기에한한다 .
         시험회로는부속서 C 그림 1을참조할것.
9.3.11 불평형 부하의 영향(limits of error due to variation of the current for polyphase 
meters carrying a single-phase load, but with balanced polyphase voltages applied)
9.3.11.1 불평형부하의오차허용한도
다소자계기의 경우, 전압회로에 평형다상전압이가해진상태이나 단상부하가걸린다상계
기의백분율오차는해당되는 계기등급별오차의허용한도를초과하지 않아야한다. 만약, 
계기가양방향계량을하도록설계되었다면, 해당허용한도는 각각의방향에대하여적용되어
야한다.
비고   직류전자식전력량계는 적용하지 않는다 .
9.3.11.2 불평형부하의오차변화
다소자계기에 기본전류, 역률 1인단상부하를인가하였을때와평형다상부하를인가하였
을때의오차의변화가해당계기의등급별허용한도를초과하지 않아야한다.
비고   직류전자식전력량계는 적용하지 않는다 .
10. 소프트웨어 요구사항 (requirements for software controlled measuring instruments)
10.1 소프트웨어 식별
계기의소프트웨어가법정계량과 관계있을 경우, 소프트웨어버전또는다른토큰방식으로 명확
하게식별되어야 한다. 소프트웨어식별은계기의소프트웨어중하나이상의소프트웨어로구성
될수있으나최소한한부분은법정계량에 부합함에 따라식별이되어야한다 .
비고   1. 소프트웨어분리가적용된계기식별예(ver X.Y.Z : X 법정계량 , Y 계기기능 , Z 통
신기능 )
         2. 소프트웨어분리가적용되지 않는계기식별예(ver X : X 법정계량 )
- 50 -식별은소프트웨어자체와불가분의 관계여야 하며, 표시장치에 요청시제시되거나 작동중에
표시되어야 한다.
비고   불가분의 관계는소프트웨어소스코드가변경되는 경우반드시소프트웨어식별도변
경되는구조를가져야함을의미한다 .
다음의 3가지조건을수용할경우예외적으로 소프트웨어식별표시인장이인정될수있다. 
  a) 사용자인터페이스가디스플레이에소프트웨어식별을하도록제어할수있는기능이없는
경우또는디스플레이가기술적으로 소프트웨어식별을못할경우.(아날로그표시또는기
계적카운터)
  b) 계기의소프트웨어식별하기 위한통신인터페이스가 없는경우
  c) 계기생산후소프트웨어변경이불가하거나 , 하드웨어나부품만변경이가능한경우
하드웨어또는하드웨어부품관련자제조자는 관련계기에소프트웨어식별이정확하게 표시되
어있는지확인해야 한다. 소프트웨어식별과식별수단은형식승인서에 기술되어야 한다.
11. 형식승인 시험(type test)
모든시험은별도의언급이없는한, 기준조건하에수행되어야 하며, 다음사항에따라야한다.
  a) 계기가특정소켓또는선반에설치하도록 설계된계기의경우, 관련요구사항 및시험의
수행은제조자의 제시방법에따라특정소켓또는선반에설치된상태로적용한다 .
  b) 계기가분리형표시장치와 동작하도록 설계된경우, 별도의언급이없는한, 계기와표시
장치가연결된상태로시험을수행하여야 한다.
  c) 접지되어야 하는모든부품은접지된상태여야 한다.
  d) 부가장치들 (통신모듈, I/O 모듈등)은실제사용시의계기의전형적인 구성을대표하는
시험환경설정을위해설치되어 있어야한다.
  e) 케이블의 길이와신호포트의연결에대해서는 관련표준에제시된바에따른다 .
형식승인 시험은계기특유의특성을확립하고기술기준의 요구사항을 준수함을 입증하기위해, 
제조사에서 선택한1대이상의시료에대해수행되어야 한다.
비고   시험순서및검사항목 , 시료의크기, 판정기준에대한사항은각계기의유형별특수
요구사항에 주어진기준에따른다 .
12. 전기안전요구사항 (electrical safety requirements)
12.1 절연간격 및연면거리 (clearance and creepage distances)
  a) 기준전압 40 V 이상인회로의어느한단자
  b) 접지단자, 기준전압이 40 V이하인보조회로 단자일괄
위a)와b)사이의절연간격및연면거리는아래에규정된값이상이어야 한다.
    - 보호등급 I의계기 : 표15
    - 보호등급 II의계기 : 표16- 51 -기준전압 40 V 이상을가지는회로단자들간의절연간격 및연면거리는 표15에서규정된
값이상이어야한다.
금속으로만들어진 단자커버의경우, 단자커버와최대적용도체를고정한상태에서의 나사
바깥표면사이의절연간격은 표15 과표16에서규정된값이상이어야 한다.
이때충격파내전압시험도동시에만족하여야 한다.
정격계통전압에
따라결정되는 대지전압
V정격
임펄스전압 V절연간격
㎜최소연면거리
㎜
옥내용
계기옥외용
계기옥내용
계기옥외용
계기
≤ 100
≤ 150
≤ 300
≤ 6001 500
2 500
4 000
6 0000.5
1.5
3.0
5.51.0
1.5
3.0
5.51.4
1.6
3.2
6.32.2
2.5
5.0
10.0표25 보호등급 I의절연간격과 연면거리
정격계통전압에
따라결정되는 대지전압
V정격
임펄스전압V절연간격
㎜최소연면거리
㎜
옥내용
계기옥외용
계기옥내용
계기옥외용
계기
≤ 100
≤ 150
≤ 300
≤ 6002 500
4 000
6 000
8 0001.5
3.0
5.5
8.01.5
3.0
5.5
8.02.0
3.2
6.3
12.53.2
5.0
10.0
20.0표26 보호등급 II의절연간격과 연면거리
12.2 보호등급 Ⅱ 절연계기(insulating encased meter of protective classⅡ)
  a) 절연물질로만들어진 단자커버및외함이명판, 나사, 서스펜션, 리벳등의작은부분
을제외한모든금속부분을실질적으로 내구성있게연속적으로 감싸고있어야한다.
  b) 이러한작은부분들이 외함의밖에서 3.4.12 접근가능한 도체부의 표준시험봉으로 접
촉할수있다면 (KS C IEC 60529에규정된것과같이) 기본절연의 열화나도체부의풀
림에대비하여 보조절연체를 사용하여 통전부에서 분리되어야 한다. 락카, 에나멜, 일반
종이, 면사, 금속부의산화막, 점착필름, 화학적차폐물, 실링재등절연유지가불확실한
물질은충분한보조절연체로 간주하지 않는다 .
  c) 단자함또는단자커버에대해서는 절연을보강하는 것으로충분하다 .
12.3 절연성능(insulation)
계기와내부에설치된보조장치는정상사용환경하에서적절한절연성능을유지하여야 한
다. 그리고일반적사용환경에서 받기쉬운기후영향과전압변동의영향을고려해야한다. 
- 52 -계기는 12.3.1 일반시험조건 부터 12.3.4 절연저항 에따른충격파내전압 , 상용주파내전압
및절연저항 시험을만족하여야 한다.
12.3.1 일반시험조건(general test condition)
  a) 이시험은별도로표시된경우를제외하고는 커버및단자커버가조립되고, 단자에허용
되는최대굵기의도체가단자나사로조여진상태인완성품의계기상태에서 실행되어야
한다.
  b) 시험절차는 KS C IEC 60060-1 에따르고시험은충격파내전압시험, 상용주파내전
압시험, 절연저항시험순으로실시한다 .
  c) 계기의단자배열에 대한절연내력시험이 진행된경우는그시험결과가유효한것으로
본다. 만약단자배열이다를경우, 모든절연내력시험은각단자배열마다실시하여야
한다.
  d) 절연성능시험에서 “접지“의정의는다음과같다.
   - 계기외함이금속으로만들어졌을경우접지는외함자체를지칭하며평평한도체표면
에놓는다.
   - 만약계기외함이나혹은그일부분이 절연물질로만들어져 있다면 , 접지는계기외부
의접근가능한모든도전부에 접촉되고계기의베이스가놓여있는평평한도전성표면
에연결되도록 계기외부에감겨있는도전성금속박을의미한다 . 이금속박은단자및
단자의도체구멍과2 ㎝ 이내로인접하도록 한다.
  e) 충격파내전압및상용주파내전압시험을실시하는 동안에는 시험하지 않는회로는접
지하여야 한다.
  f) 이시험을실시한후에도기준조건 하에서는 계기등급별오차의허용한도를벗어나지
않아야하며, 기계적인 손상이발생하지 않아야한다.
  g) 이조항에서 “모든단자”라고하는표현은전류회로 , 전압회로 그리고 40 V를초과하는
기준전압을가지는보조회로가 있다면그것까지 포함한모든단자세트를의미한다 .
  h) 이러한시험은정상적인 사용환경하에서행해져야 하며, 시험중에절연성능이먼지나
비정상적 습도에의해손상받지않도록하여야한다.
  i) 달리규정되지 않는한정상적절연성능시험조건은다음과같다.
   - 주위온도 15 ℃에서 25 ℃
   - 상대습도 45 %에서75 %
   - 대기압력 86 ㎪에서 106 ㎪
  j) 어떠한이유로절연성능시험을반복하여야 하는경우는반드시새로운시료를대상으로
시험하여야 한다.
12.3.2 충격파내전압 (impulse voltage test)
  a) 이시험은다음과같은조건에의해서이루어져야한다.
    - 충격파파형 : KS C IEC 60060-1 에서규정된 1.2/50 임펄스- 53 -    - 전압상승시간 : ± 30 %
    - 전압하강시간 : ± 20 %
    - 출력임피던스: 500 Ω ± 50 Ω
    - 출력에너지: 0.5 J ± 0.05 J
    - 시험전압: 표15 또는표16에따름
    - 시험전압 변동허용오차 : 0 ~ 10 %
  b) 각각의시험에있어서충격전압을하나의극성에대해 10회인가한후다른극성에대
해반복한다 . 또한충격파전압의인가주기는 3초이상으로 하여야한다.
비고가공선로계통이많은지역에서는 표15 또는표16에주어진것보다높은시험전
압이요구될수있다.
12.3.2.1 회로내또는회로간충격파내전압시험(impulse voltage tests for circuits and 
between the circuits)
  a) 이시험은정상적인 사용상태 하에서절연되어 있는각각의회로(또는회로망)에독립적
으로실시한다 . 이때충격파전압이가해지지 않는회로의단자들은 접지되어야 한다.
  b) 정상적인 사용상태에서 측정요소의 전압회로와 전류회로가 서로접속되는 경우에는 전
압회로와 전류회로 전체에대해시험하여야 한다. 이때전압회로의 반대편끝은접지되
어야하며 충격전압은전류회로의 단자와접지사이에인가되어야 한다.
  c) 복수의전압회로가 하나의공통접속점을 갖는경우, 이공통접속점을 접지하고 각각의
전압회로의 개방되어 있는반대편끝(또는함께거기에연결된전류회로 단자)과접지사
이에순차적으로 충격파전압을인가한다 . 이때전류회로의 반대편끝은개방하여야 한
다.
  d) 정상적인 사용상태에서 동일한측정요소의 전압회로 및전류회로가 분리되어 적절히절
연되는경우(각회로가계기용변성기에 연결되는 경우등)에는각각의회로에독립적으로
시험하여야 한다.
  e) 전류회로에 대한시험중에는다른회로의단자들은 접지되어야 하고충격파내전압은
전류회로의 단자들중하나와대지사이에서 인가되어야 한다. 이때전류회로의 반대편
단자는개방한다 . 전압회로에 대한시험중에는다른회로의단자들과 시험대상 전압회로
의한쪽단자는접지되어야 하며충격파내전압은 전압회로의 다른단자와접지사이에
인가되어야 한다.
  f) 주회로와 직접연결하거나 계기와동일한변성기에 연결하도록 제작되고 , 기준전압이 40 
V를초과하는 보조회로에는 전압회로와동일한시험을실시하여야 한다. 그외의보조
회로에대해서는 시험하지 않는다 .
12.3.2.2 접지와 관계된 전기회로의 충격파 내전압 시험(impulse voltage test of electric 
circuits relative to earth)
  a) 40 V를초과하는 기준전압을갖는보조회로를 포함하여 계기의모든회로단자들을 서
- 54 -로연결하고 , 40 V 이하의기준전압을갖는보조회로는 접지한상태에서 회로와접지
사이에충격파전압을인가한다 . 
  b) 시험동안에섬락이나파괴적방전또는구멍뚫림이발생하지 않아야한다.
12.3.3 상용주파내전압 (AC voltage test)
  a) 상용주파 내전압시험은표17에따라행해져야 한다. 시험전압은 실질적으로 60 ㎐ 정현
파여야하며, 1분동안인가한다 . 전원은 500 VA 이상공급할수있는용량을가져야한
다.
  b) 접지와관련된시험을하는중에는 40 V 이하의기준전압을가진보조회로는접지되
어야한다.
  c) 모든시험은외함이조립된상태로수행되어야 하고, 시험동안에섬락이나파괴적방전
또는구멍뚫림이발생하지 않아야한다.
시험 적용등급시험전압
(실효치 )시험전압인가지점
A보호등급
I 급계기2 ㎸a) 모든전류및전압단자, 기
준전압이 40 V를초과하는
보조회로를함께연결한것
과접지간
2 ㎸b) 사용상태에서 함께연결되
지않도록제작된회로간
B보호등급
II 급계기4 ㎸a) 모든전류및전압단자, 기
준전압이 40 V를초과하는
보조회로를함께연결한것
과접지간
2 ㎸b) 사용상태에서 함께연결되
지않도록제작된회로간 .
-c) KS C IEC 62052-11 의
5.7의적합성에 대해육안검
사를실시한다 .표27 상용주파내전압
12.3.4 절연저항 (insulation resistance)
전압회로와베이스간, 전류회로와베이스간, 전압회로와 전류회로 간에직류 500 V를인가
하여실시한다 . 절연저항이 5 ㏁ 이상이어야 한다.
12.4 가열(heating)
일반적인 정격동작상태에서 전기회로와절연체는 계기의작동에영향을미칠정도의온도- 55 -에도달해서는안된다.
전류회로에는 최대정격전류(Imax)를, 전압회로에는 기준전압의 1.15배를 2시간이상인가할
때계기외부표면온도의상승이 25 K(주위온도가 40 ℃ 기준)를초과하지 않아야한다.
시험중계기는통풍이나태양열에 직접노출이되지않도록하여야하고, 시험후계기에는
어떠한손상도없어야하며, 12.3 절연성능을만족하여야 한다.
12.5 열과불의내력(resistance to heat and fire)
  a) 단자함 , 단자커버 및계기외함은화재의확산에대해적절한안전성을 가져야하며, 통
전부간의접촉에의한열적과부하로 인해발화되지 않아야한다. 
  b) 이시험은 IEC 60695-2-11 에따라행해져야 하며, 조건은아래와같다.
   - 단자함 : 960 ℃ ± 15 ℃
   - 단자커버와 계기외함 : 650 ℃ ± 10 ℃
   - 적용시간 : 30 s ± 1 s
  c) 글로우와이어는임의의지점에접촉시킬수있다. 또한단자함과 계기베이스가일체형
이면시험은단자함에만 실시하여도 무방하다 .
12.6 먼지·물의침투에대한보호성 (protection against penetration of dust and water)
  a) 계기는  IEC 60529에주어진보호등급을 만족하여야 한다.
    - 옥내용계기 : IP51, 계기에흡수는없어야한다.
    - 옥외용계기 : IP54
  b) 시험은 IEC 60529에따라행해져야 하며, 조건은아래와같다.
12.6.1 먼지의침투로부터 보호(protection against penetration of dust)
 a) 계기를동작하지 않는상태로시험용벽체에설치한다 .
 b) 계기에제조자가 지정한형식의전선을적절한길이로연결(이때전선말단의노출된
부위는밀봉한다 .)하고, 단자커버를제위치에설치한상태로실시한다 .
 c) 옥내용계기는 , 계기내부의기압을계기외부의대기압과 동일하게 유지한다 . (압력이
높거나낮아서는안된다.)
    - 첫번째특성숫자: 5 (IP 5X)
  d) 먼지의침투가계기의동작에영향을미치지않아야하며, 12.3 절연성능을만족하여야
한다.
12.6.2 물의침입으로부터의 보호(protection against penetration of water)
  a) 계기를비동작상태에둔다.
  b) 두번째특성숫자:  1 (IPX1) 옥내용계기
                         4 (IPX4) 옥외용계기
물의침입은계기의동작에어떠한손상도입히지않아야하며, 12.3 절연성능을만족하여야
- 56 -한다.- 57 -제1-2절교류유도형전력량계 형식승인기준
1. 적용범위(scope)
본기준의제1-1절전력량계 일반요구사항 의해당항에따르고 , 기준주파수 55 ㎐ ∼ 65 
㎐까지의교류유효전력량을 계량하기 위해제작되는 계기등급 0.5, 1.0 및2.0의유도형전
력량계와 이와유사한형태의전력량계에 적용한다 . 또한, 부가장치를 구비한계기에서는 그
전력량계 부분에대하여부가장치를 부가한상태에서 이기준을적용한다 . 이기준은연구를
목적으로만 하는계기나다중요금계기를제외한특별한형식의전력량계 (예를들면, 초과전
력계) 그리고연결단자간의 전압이 600 V를넘는계기(다상계기인경우에는 선간전압)에
도적용되지 않는다 . 
2. 인용표준(normative references)
본기준의제1-1절전력량계 일반요구사항 의해당항에따른다 .
3. 정의(terms and definitions)
본기준의제1-1절전력량계 일반요구사항 의해당항에따른다 .
4. 정격및종류(standard electric values and type)
4.1 기준전압(standard voltages)
본기준의제1-1절전력량계 일반요구사항 의해당항에따른다 .
4.2 기준전류(standard current)
본기준의제1-1절전력량계 일반요구사항 의해당항에따른다 .
4.3 기준주파수 (standard frequency)
본기준의제1-1절전력량계 일반요구사항 의해당항에따른다 .
4.4 계기의소비전력 (power consumption)
본기준의제1-1절전력량계 일반요구사항 의해당항에따른다 .
4.5 종류(type)
이기준에서 계기는각각의사용방법, 등급및사용환경에따라표1과같이구분한다 .
사용방법에 따른종류 등급에따른종류 사용환경에따른종류
단독계기
0.5급,1.0급,2.0급보통내후형
강화내후형변성기부 계기표1 종류
비고   강화내후형계기는 2.0급단독계기에대해서만 적용한다 .
- 58 -4.5.1 제품의호칭방법
제품호칭방법은계기의종류, 상및선식, 기준전압, 정격최대전류 (변성기부 계기의경
우정격전류) 및기준주파수에 따른다 .
보기 1. 단독계기 , 단상 2선식, 220 V, 40(10) A, 60 ㎐
        2. 단독계기 , 3상3선식, 220 V, 40(10) A, 60 ㎐ 
        3. 단독계기 , 강화내후형 , 단상 2선식, 220 V, 40(10) A, 60 ㎐
5. 구조(construction requirements)
5.1 일반(general)
본기준의제1-1절전력량계 일반요구사항 의해당항에따른다 .
5.2 기계적강도시험(mechanical tests)
본기준의제1-1절전력량계 일반요구사항 의해당항에따른다 .
5.2.1 내충격성 (shock test)
계기는충격의영향시험에의해기계적인 손상이생기지않아야한다. 또, 충격을가함으로써
생기는오차의변화는표2의한도를초과하지 않아야한다.
5.2.2 내진동성 (vibration test)
계기는진동의영향시험에의해기계적인 손상이생기지않아야한다. 또, 진동을가함으로써
생기는오차의변화는표2의한도를초과하지 않아야한다.
부하전류 A
역률계기등급별 오차의변화%
변성기부계기 단독계기 0.5급 1.0급 2.0급
0.1 Ib -
10.4 0.8 1.0
0.2 Ib ≤ I ≤ Imax0.1 Ib ≤ I ≤ Imax 0.25 0.5 1.0
0.2 Ib -0.5
(지상)0.4 0.8 1.2
0.2 Imax ≤ I ≤ 
Imax0.2 Ib ≤ I ≤ Imax 0.25 0.5 1.2표2 진동및충격의영향
비고  이시험은진동의각방향마다다른시험품을 사용해서 하는것으로한다.
5.3 창(window)
교류유도형전력량계는 적용하지 않는다 .- 59 -5.4 단자, 단자함 , 보호접지단자(terminal – terminal block(s) - protective earth 
terminal)
교류유도형전력량계는 적용하지 않는다 .
5.5 외함(meter case)
교류유도형전력량계는 적용하지 않는다 .
5.6 측정값의 표시(display of measured values)
교류유도형전력량계는 적용하지 않는다 .
5.7 측정값의 저장(storage of measured values)
교류유도형전력량계는 적용하지 않는다 .
5.8 출력장치 (outputs)
교류유도형전력량계는 적용하지 않는다 .
5.9 경사의영향(influence of slope)
계기를정상적인 자세에서 전·후·좌·우로각각 3° 경사시켜서, 기준주파수및기준전압하에
서시험했을때, 정상적인 자세에대한오차의변화는표3의한도를초과하지 않아야한다.
부하전류 A 역률계기등급별 오차변화 %
0.5급 1.0급 2.0급
0.05 Ib
11.5 2.0 3.0
Ib 및Imax 0.3 0.4 0.5표3 경사의영향
5.10 소음(noise)
소음시험은기준주파수 및기준전압 하에서역률 1인정격최대전류를 통하여계기로부터 1 
m 떨어진곳에서측정한다 . 이때측정된소음은 30 ㏈ 이하이어야 한다.
5.11 내구도 (durability)
  a) 내구도시험은 5.2.1 내충격성  시험을실시한후기준주파수및기준전압하에서역률
1인정격최대전류를 통해서 4000 시간연속회전시켜시험개시 직후및500 시간경과
마다오차의측정을 5.5.1 내구도 시험방법 에의해서하고, 시험개시 직후에대한 500 
시간경과마다에서오차의차를각경과시간에 측정한오차의평균값에서구한다 .
  b) 계기는시험개시 직후 500 시간경과마다오차의변화는표4의한도를초과하지 않아
야하고또한 7.4 무부하동작 및7.5 시동 기준에각각적합하여야 한다.
- 60 -부하전류 A 오차의변화%
Imax 0.7
0.1 Ib 0.9표4 내구도
5.11.1  내구도시험방법 (test method of durability)
  a) 각경과시간의 시험은기준주파수및기준전압하에서역률 1인기본전류의 0.1배및
정격최대전류인부하전류를 통한다 .
  b) 각경과시간 오차의측정횟수는기본전류의 0.1배인시험에서 10회, 정격최대전류시
험에서 5회로한다.
5.12 치수(size)
계기의치수는다음과같다. 다만, 뒷면접속인 계기는이에따르지않아도좋다.
  a) 계기의외형치수는  그림 1 및그림 2, 3, 4의부호에따라표5 및표6의값이하이어
야한다.
부호 부호의설명단상2선식단상3선식및
3상3선식3상4선식
40 A 
이하
계기40 A 
초과
계기40 A 
이하
계기40 A 
초과
계기40 A 
이하
계기40 A 
초과
계기
A 계기의높이 185 262 276 298 355 385
B계기의가로너비 160 166 193 215 225 355
C계기의속깊이 145 149 155 160 215 215표5 보통내후형계기
단위 : ㎜- 61 -부호 부호의설명단상2선식단상 3선식및
3상3선식3상4선식
40 A 
이하
계기40 A 
초과
계기40 A 
이하
계기40 A 
초과
계기40 A 
이하
계기40 A 
초과
계기
A 계기의높이 231 277 310 346 435 475
A'단자커버를 제거한
계기의높이185 262 276 298 355 385
B계기의가로너비 160 166 193 215 225 355
C 계기의속깊이 145 149 155 160 215 215표6 강화내후형계기
단위 : ㎜
그림 1 계기의외형치수 (단상 2선식계기, 보통
내후형 )
계기의중심선계기부착면
- 62 -
그림 2 계기의외형치수  (단상3선식및3상3선식계기, 보통
내후형)
그림 3 계기의외형치수 (3상4선식계기, 보통내후형 )
계기의중심선 계기부착면계기의중심선계기부착면- 63 -
그림 4 계기의외형치수 (강화내후형계기)
  b) 정격최대전류 40 A 이하계기의부착구멍치수및단자부의 치수는  그림 3 및그림 4의
부호에따라 표7에적합하여야 한다.
부호 부호의설명 1소자계기다소자계기
D계기부착구멍의거리 134~160 -
Q계기부착구멍의지름 5.5(1) 5.5(2)
P단자구멍의지름5 이상
(참고)5 이상
(참고)
S계기부착면에서단자구멍중심까지의거리10.5 이상
(참고)10.5 이상
(참고)
X단자구멍의깊이22 이상
(참고)22 이상
(참고)
G계기중심선에서 2S, 2L의단자구멍중심선까
지의거리11.5 이상
(참고)-
H1S와2S 및2L과1L의단자구멍중심선의
거리17.5 이상
(참고)-
H1 ~ H7인접하는 단자구멍중심선의거리 -12 이상
(참고)
주(1) KS B 1055의호칭지름M5.1인접시머리나사및KS B 1021의호칭지름
M4.5인둥근접시머리작은나사를사용하여도 지장이없는것으로한다.표7 부호의설명
단위 : ㎜
  c) 정격최대전류 120 A 계기의단자구멍지름은11 ㎜ 이상이어야 한다.
  d) 단자나사 및시험용단자나사의 치수는그림 5의부호에따라표8에적합할것. 다만, 
단자나사는 정격최대전류를 수용가능한전선(KS C IEC 60227-3 과동등한것)을확실
- 64 -하게조여붙일수있는길이이어야 한다.
부호 부호의설명단자나사시험용단자
나사40 A 이하40 A 초과
120 A 미만120 A
D머리의지름 6 8 8 -
d나사의지름 M4 × 0.7 M6 M8 M3표8 단자나사
단위 : ㎜
         
 
그림 5 단자나사 및시험용단자나사의 치수
  e) 강화내후형계기의단자커버는 그림 6과같은연장단자커버를 사용하여야 한다.
그림 6 연장단자커버
  f) 커버봉인 나사의치수는그림 7의부호에따라표9에적합하여야 한다.
그림 7 커버봉인나사- 65 -번호A
(참고)B C D ED+E F G H I
1
5.5(2~2.3
)3.5 
이하
(5~5.5
)3.5 5 8.5
2.8~3 M4(2~2.
2)12 5 6 11
3 6 9 15
4 10 8 18
5 11 10 21
6 22 11.5 33.5표9 커버봉인나사치수
단위 : ㎜
비고   ( )를붙인것은봉인줄을사용할계기에적용한다 .
6. 표시사항(meter marking)
본기준의제1-1절전력량계 일반요구사항 의해당항에따른다 . 또한, 다음의사항을추가
적으로적용한다 .
  a) 원격검침용발신장치를 갖는계기중펄스형계기는펄스형의 기호및1 kWh에대한
펄스수(펄스상수 )
  b) 원격검침용발신장치를 갖는계기중직독식계기는 1 kWh에대한계량값
  c) 강화내후형계기는 "강화내후형 "의문자
  d) 다회로종합계기는 회로수및종합방식
  e) 소유자명또는그기호(주문자의 지시가있을경우)
  f) 수리업체명 (수리후재검정인 경우에한함)
비고   명판표시사항에는 다음기호를사용하여도좋다.
        1 kWh에대한회전자의 회전수 : rev/kWh
        1 kWh에대한펄스수의 회전수 : pulse/kWh
7. 계량성능요구사항 및시험(metrological performance requirements and tests)
계기의성능은다음에규정하는 사항이외에는  KS C 1203에따르며 , 집중검침용 , 자동검침
용및원격검침용보통전력량계 (단독계기) 발신장치는부속서 A에따르고 , 2종전력량검
침용전력량계 (단독계기) 계량장치에대해서는 KS C 1208 부속서 2 에따른다 .
7.1 일반시험조건 (general test conditions)
본기준의제1-1절전력량계 일반요구사항 의해당항에따른다 .
7.2 계기정수 (meter constant)
교류유도형전력량계는 적용하지 않는다 .
- 66 -7.3 초기동작(initial start-up of the meter)
교류유도형전력량계는 적용하지 않는다 .
7.4 무부하 동작(test of no-load condition)
본기준의제1-1절전력량계 일반요구사항 의해당항에따른다 .
7.5 시동(starting current test)
본기준의제1-1절전력량계 일반요구사항 의해당항에따른다 .
시험은기준전압 및기준주파수 하에서표10에따른다 .
계기구분 역률계기등급별기준전류에대한시동전류의 비
0.5급 1.0급 2.0급
역방향방지장치가없는
단독요금계기1 0.3 % 0.5 % 0.7 %
다른모든계기 1 0.4 % 0.5 % 0.7 %표10 시동전류
7.6 오차의허용한도(limits of error due to the variation of the current)
본기준의제1-1절전력량계 일반요구사항 의해당항에따른다 .
계기는표11의계기등급에 따른오차의허용한도를초과해서는 안된다.
부하전류A 역률계기등급별오차의허용한도%
0.5급 1.0급 2.0급
0.05 Ib 1 ± 1.0 ± 1.5 ± 2.5
0.1 Ib ≤ I ≤ Imax 1 ± 0.5 ± 1.0 ± 2.0
0.1 Ib0.5
0.8± 1.3
± 1.3± 1.5
± 1.5± 2.5
-
0.2 Ib ≤ I ≤ Imax0.5
0.8± 0.8
± 0.8± 1.0
± 1.0± 2.0
-
사용자에 의해특별히
요청될때
0.2 Ib ≤ I ≤ Ib0.25
0.5± 2.5
± 1.5± 3.5
± 2.5-
-표11 오차의허용한도
7.7 외부영향에의한오차의허용한도(limits of error due to influence quantities)- 67 -본기준의제1-1절전력량계 일반요구사항 의해당항에따른다 .
8. 기후조건(climatic requirements)
계기의내후성능은 KS C 1203에따른다 .
9. 외부영향요구사항 (the effect of external influences)
9.1 일반(general)
본기준의제1-1절전력량계 일반요구사항 의해당항에따른다 .
9.2 전자기적 적합성 (electromagnetic compatibility : EMC)
9.2.1 일반(general)
본기준의제1-1절전력량계 일반요구사항 의해당항에따른다 .
9.2.2 정전의영향(voltage dips and short interruptions)
교류유도형전력량계는 적용하지 않는다 .
9.2.3 정전기방전내성(electrostatic discharges)
교류유도형전력량계는 적용하지 않는다 .
9.2.4 고주파전자계의 영향(electromagnetic RF fields)
교류유도형전력량계는 적용하지 않는다 .
9.2.5 급과도버스트의 영향(fast transient burst test)
교류유도형전력량계는 적용하지 않는다 .
9.2.6 전도성 고주파 전자계의 영향(conducted disturbances induced by radio-frequency 
fields)
교류유도형전력량계는 적용하지 않는다 .
9.2.7 서지내성(surge)
교류유도형전력량계는 적용하지 않는다 .
9.2.8 감쇄진동파의 영향(repetitive damped oscillatory waves)
교류유도형전력량계는 적용하지 않는다 .
9.2.9 외부연속적자계유도(external static magnetic fields)
교류유도형전력량계는 적용하지 않는다 .
- 68 -9.2.10 외부원점에서의 전원주파수자계유도(power frequency magnetic fields of external 
origin)    
본기준의제1-1절전력량계 일반요구사항 의해당항에따른다 .
계기를자화코일의중심에놓고그코일에서발생하는 자계를회전자축의방향및회전자축
과직각으로 계기에최대의영향을주는방향으로 가하고 , 기준주파수및기준전압하에서
역률 1인기본전류(Ib)를인가해서 시험하고 , 외부자계에 의해생기는오차변화는표12의
한도를초과하지 않아야한다.
외부원점으로부터
의유도자계부하전류A역률계기등급별오차의변화 %
0.5급 1.0급 2.0급
0.5 mT Ib 1 1.5 2.0 3.0표12 전원주파수자계유도영향
9.2.11 전자파장해(radio interference suppression)
교류유도형전력량계는 적용하지 않는다 .
9.3 비-전자기적 외부영향에대한내성(Tests of immunity to non-electromagnetic influence 
quantities)
9.3.1 일반(general)
본기준의제1-1절전력량계 일반요구사항 의해당항에따른다 .
9.3.2 전류및전압회로의고조파 (harmonics in the current and voltage circuits)
9.3.2.1 일반(general)
본기준의제1-1절전력량계 일반요구사항 의해당항에따른다 .
9.3.2.2 전류와 전압회로내의고조파 성분 - 제3고조파 (harmonics in the current and 
voltage circuits – 3th harmonic test)
기준주파수및기준전압하에서역률 1인기본전류에그크기의 10 %에해당하는 크기의
제3고조파를 포함하여 인가하고 , 제3고조파에 의한오차의변화는표13의한도를초과하지
않아야한다. 다만제3고조파의 기본파에 대한위상각은 영향이가장큰각도로한다. 단, 다
소자계기는각소자별단상접속한상태(전압회로병렬, 전류회로 직렬)에서시험할수있
다.- 69 -제3고조파 부하전류 A역률계기등급별 오차의변화%
0.5급 1.0급 2.0급
전류10 % Ib 1 0.5 0.6 0.8표13 전류와전압회로내의고조파성분 - 제3고조파
비고전압의왜곡률은 1 % 이하로하여야한다. 또한제3고조파의 기본파에 대한
위상각은 영향이가장큰각도로한다.
9.3.2.3  전류회로의 저조파 성분(sub-harmonics in the current – burst fired waveform 
test)
교류유도형전력량계는 적용하지 않는다 .
9.3.2.4  전류회로의 홀수고조파 성분(odd harmonics in the current circuit – 90 degree 
phase fired waveform test)
교류유도형전력량계는 적용하지 않는다 .
9.3.2.5  전류회로의 DC 및짝수고조파 성분(d.c. and even harmonics – half-wave 
rectified waveform test)
교류유도형전력량계는 적용하지 않는다 .
9.3.3 전압변동(nominal voltage variation)
본기준의제1-1절전력량계 일반요구사항 의해당항에따른다 .
단, 기준전압의 ± 10 %에대해서만 적용하며 오차의변화는표14의한도를초과하지 않아야한다.
전압변동범위부하전류 A역률계기등급별오차의변화 %
0.5급 1.0급 2.0급
기준전압의
± 10 %0.2 Ib 1 0.5 0.7 1.0
0.5 Imax 1 0.5 0.7 1.0
0.5 Imax0.5
(지전류 )0.7 1.0 1.5표14 기준전압 변동
9.3.4 주위온도영향(ambient temperature variation)
본기준의제1-1절전력량계 일반요구사항 의해당항에따른다 .
주위온도영향시험은기준주파수및기준전압하에서역률 1 및0.5(지전류 )의정격최대
- 70 -전류를통해서하고, 계기의종류마다에표15의온도범위에있어서 10 ℃마다오차를측정
하여 10 ℃ 변화함으로 인해서생기는오차의차를구한다 .
계기의종류에따라주위온도변화로인해서생기는오차의변화는표15의한도를초과하지
않아야한다.
계기종류 계기등급 주위온도℃ 역률 오차의변화 %
강화내후형 2.0급- 10 ~ + 401 0.6
0.5(지상) 1.0
- 20 ~ - 10
+ 40 ~ + 501 0.8
0.5(지상) 1.2
보통내후형2.0급 - 10 ~ + 401 0.6
0.5(지상) 1.0
1.0급0 ~ + 301 0.4
0.5(지상) 0.5
- 10 ~ 0
+ 30 ~ + 401 0.5
0.5(지상) 0.7
0.5급 0 ~ + 401 0.2
0.5(지상) 0.2표15 주위온도영향
9.3.5 주파수변동(frequency variation)
본기준의제1-1절전력량계 일반요구사항 의해당항에따른다 .
단, 기준주파수의 ± 5 %에대해서적용하며 오차의변화는표16의한도를초과하지 않아야한다.
주파수변화 부하전류 A역률계기등급별오차의변화 %
0.5급 1.0급 2.0급
기준주파수의
± 5 %0.2 Ib 1 0.5 0.7 1.0
0.5 Imax 1 0.5 0.7 1.0
0.5 Imax 0.5 0.8 1.0 1.5표16 주파수변동
9.3.6 역상순 (reversed phase sequence)  
본기준의제1-1절전력량계 일반요구사항 의해당항에따르며정산순과역상순의 오차의
변화가표17의한도를초과하지 않아야한다.- 71 -부하전류 A 역률계기등급별오차의변화%
0.5급 1.0급 2.0급
0.5 Ib ≤ I ≤ Imax 
(평형부하 )1 1.5 1.5 1.5
0.5 Ib
(단상부하 )1 2.0 2.0 2.0표17 역상순의 영향
9.3.7 부가장치및보조장치동작(operation of auxiliary devices)
교류유도형전력량계는 적용하지 않는다 .
9.3.8 과전류의 영향(overcurrents)
과전류의 영향시험은기준주파수및기준전압하에서정격전류마다역률 1인과전류를 통
과시킨후부적당한 온도상승이나 전기적또는기계적손상이생기지않고, 또과전류를 통과
시킴으로써생기는오차의변화는기준주파수및기준 전압 하에서역률 1인기본전류 (Ib)의
부하전류를 통해서시험하였을때표18의한도를초과하지 않아야한다.
다만, 과전류통과후의오차시험은과전류통과후1시간이상경과한다음에하는것으로
한다.
계기
구분정격최
대전류
(Imax)
(변성기
부
계기는
정격전
류)시험방법계기등급별 오차의변화
%
제1시험 제2시험
부
하
전
류
A역률0.5
급1.0
급2.0
급과전류
와
정격최
대
전류의
비과전류
의
통과
시간
(min)과전류
와
정격최
대
전류의
비과전류
의
통과
시간
(s)
단독계
기40 A 
이하1.5 20 20 0.5 Ib1 - 1.0 1.0
40 A 
초과1.5 20 15 0.5 Ib1 - 1.0 1.0
변성기
부
계기5 A 1.5 30 30 1.0 In1 0.3 0.5 1.0표18 과전류의 영향
비고표18에서변성기부 계기의경우정격최대전류 (Imax) 대신정격전류 (In)를적용한다 .
- 72 -9.3.9 자체가열의 영향(self-heating)   
전류회로에전류가흐르지않는상태에서 전압회로에 0.5급계기는 4시간, 1.0급계기는 2
시간, 2.0급계기는 1시간동안기준주파수의 기준전압을 인가한후기준주파수의 정격최대
전류를전류회로에 인가한다 . 전류를인가한직후역률 1 및역률 0.5(지전류 )에서계기오
차를측정하고 , 시간에따른오차변화곡선을올바르게 그릴수있을정도의충분히짧은시
간간격으로 계기오차를측정한다 . 이시험은적어도 1시간동안실시하되 , 20분동안의오
차변화가 0.2 %를초과하지 않는조건이될때까지수행한다 .
규정된방법으로 측정한오차변화는표19의한도를초과하지 않아야한다.
부하전류 A 역률계기등급별오차의변화 %
0.5급 1.0급 2.0급
Imax1 0.5 0.7 1.0
0.5(지전류 ) 0.7 1.0 1.5표19 자체가열의 영향
9.3.10 지락에대한내성(earth fault)
교류유도형전력량계는 적용하지 않는다 .
9.3.11  불평형 부하의 영향(limits of error due to variation of the current for polyphase 
meters carrying a single-phase load, but with balanced polyphase voltages applied)
9.3.11.1 불평형부하의오차허용한도
다소자계기의 경우, 전압회로에 평형다상전압이가해진상태이나 단상부하가걸린다상계
기의백분율오차는표20에주어진계기등급의 오차의허용한도를 초과해서는 안된다.
부하전류A 역률계기등급별오차의허용한도 %
0.5급 1.0급 2.0급
0.2 Ib ≤ I ≤ Ib 1 ± 1.5 ± 2.0 ± 3.0
Ib < I ≤ Imax 1 - - ± 4.0
0.5 Ib0.5
(지전류 )± 1.5 ± 2.0 -
Ib0.5
(지전류 )± 1.5 ± 2.0 ± 3.0표20 불평형부하의영향- 73 -시험순서 시험항목 시료의적용
1  5. 구조
A군(5대)표22 형식승인 시험순서 및항목비고표20에따라시험할경우시험전류는각측정소자에상순으로 가해야한다.
9.3.11.2  불평형부하의오차변화
기본전류 Ib, 역률 1로동작시키면서단상부하만을 인가하였을때의오차와평형다상부하
를걸었을때의오차의차이는계기등급 0.5, 1.0과2.0에서각각 1.0 %, 1.5 %와2.5 %를
초과하지 않아야한다.
9.3.12 계량장치의 영향(influence of measuring devices)
계기는계량장치를 이탈시켰을때의오차의변화는표21의한도를초과하지 않아야한다.
계량장치의 영향시험은기준주파수및기준전압하에서역률 1인기본전류 (변성기부 계기
의경우정격전류 )의10 % 크기인부하전류를 통하여다음과같이한다.
계량장치를 장착했을때와이탈했을때의각오차평균치의차를구한다 . 다만, 현자형계량장
치는숫자차가앞당겨지는상태를피해서하는것으로한다. 오차의평균치는 20회반복하여
연속시험했을경우의오차산술평균으로나타낸다.
부하전류 A역률계기등급별 오차변화 %
0.5급 1.0급 2.0급
0.1 Ib 1 0.5 1.0 1.5표21 계량장치의 영향
9.3.13 발신장치부착계기
집중검침용 , 자동검침용및원격검침용에 사용하는 발신장치부보통전력량계 (이하계기라
한다.)의발신장치는부속서 A.에따른다 .
10. 소프트웨어 요구사항 (requirements for software controlled measuring instruments)
교류유도형전력량계는 적용하지 않는다 .
11. 형식승인 시험(type test)
11.1 시험순서 및시험항목 (test procedure, items)
형식승인시험의 시험순서 , 시험항목은 다음과같다.
- 74 -시험순서 시험항목 시료의적용
  5.1  일반
  5.12 치수
2   12.3 절연성능
   12.3.2 충격파내전압
   12.3.3 상용주파내전압
   12.3.4 절연저항
3   7.6 오차의허용한도
   9.3.11 불평형부하의영향
    9.3.11.1 불평형부하의오차허용한
도
    9.3.11.2 불평형부하의오차변화
   9.3.6 역상순의 영향
  7.5 시동
  7.4 무부하동작
   9.3.9 자체가열의 영향
   9.3.4 주위온도의영향
   9.3.3 전압변동
   9.3.5 주파수변동
   9.2.10 외부원점에서의 전원주파수자계유
도
   9.3.2 전류와전압회로내의고조파성
분
  4.4 계기의소비전력
   4.4.1 전압회로의 소비전력
   4.4.2 전류회로의 소비전력
   9.3.12 계량장치의 영향
  5.9 경사의영향
  5.10 소음
  12.4 가열
4    5.2.2 내진동성
   5.2.1 내충격성
  5.11 내구도
   9.3.8 과전류의 영향- 75 -시험순서 시험항목 시료의적용
 6. 표시사항
5  8. 기후조건
 (KS C 1203-전력량계류의 내후성능 )
  4.1  주수의영향
  4.2  내광성
  4.3  습윤, 아황산가스의영향
  4.4  염수분무의영향
  4.5  패킹노화의영향
  4.6  고온급냉의영향
  4.7  옥외폭로의 영향
  4.8  금속재료의 표면처리B군(8대)
시험편3개별도
6  부속서 A.(발신장치부착계기)
   4. 발신장치의성능
   5. 발신장치의구조및치수C군(3대)
비고 1. 시료의적용은 16대로순서 1 ~ 4 의시험항목은 5대(A군), 순서 5 의시험항
목은 8대(B군), 순서6 의시험항목은 3대(C군)를적용한다 .
        단, A군시험중5.2.2 내진동성 은3대, 5.2.1 내충격성 은2대로시험한다 .
        2. 시험항목 중내후성능내광성(또는태양열복사), 옥외폭로의영향및내구도항
목은국가표준기본법 제23조의규정에의한공인시험 ․검사기관의 시험성적서 또는자
체시험성적서로 대체할수있다.
11.2 시료의크기및판정기준 (sample size and criteria)
전력량계에 대한시료의크기및판정기준은 다음표23에따른다 .
시료의크기(n)판정기준
비고
AC(합격) Re(불합격 )
16 0 1시험의실시여부에따라
시료수의 크기는축소될수있음표23 시료크기및판정기준
12. 전기안전요구사항 (electrical safety requirements)
12.1 절연간격 및연면거리 (clearance and creepage distances)
- 76 -교류유도형전력량계는 적용하지 않는다 .
12.2 보호등급 Ⅱ 절연계기(insulating encased meter of protective classⅡ)
교류유도형전력량계는 적용하지 않는다 .
12.3 절연성능(insulation)
12.3.1 일반시험조건(general test condition)
본기준의제1-1절전력량계 일반요구사항 의해당항에따른다 .
12.3.2 충격파내전압 (impulse voltage test)
충격파내전압시험은계기에다음방법으로 전압을가해서한다.
  a) 인가전압정극성인표준충격파전압파형 : (1.2 × 50) ㎲, 전파전압 : 6000 V
  b) 인가방법그림 8과같은결선(베이스는접지하지 않는다 )에서시험전압을 각소자마
다10회가한다 .
계기는충격파내전압시험에의해전압코일, 전류코일또는리드선등에서방전하거나 전압코
일이단선되는 등의이상이발생하지 않아야한다.
그림 8 인가방법- 77 -12.3.3 상용주파 내전압 (AC voltage test)
상용주파 내전압시험은  표24에따라가능한한정현파에 가까운60 ㎐ 교류전압을 1분간
가해서시험했을때, 이에견디어야한다.
구 별 교류전압
전압회로와베이스사이
2 000 V전류회로와베이스사이
시험용단자에접속된전압회로 및전류회로와 2S - 
2L 단자사이(2S - 2L 단자에접속된전압회로 접속
선을열어서한다)
전류회로 상호간 (시험용단자를열어서한다.) (1)
전압회로와 전류회로 사이(시험용 단자를 열어서 한
다.)600 V
 주(1) 다소자계기에대하여만 시험한다 .표24 상용주파 내전압
12.3.4 절연저항(insulation resistance)
절연저항 시험은전압회로와베이스사이, 전류회로와베이스사이, 전압회로와 전류회로 사이
및전류회로 상호간에 직류 500 V를가해서시험하였을때, 절연저항이 5 ㏁ 이상이어야 한
다.
12.4 가열(heating)
정상적인 사용조건에서 권선이나 절연물은 계기의 동작에 부정적으로 영향을줄수있는
온도까지 도달하여서는 안된다 .
전류코일및단자의온도상승 시험은계기에기준주파수 , 기준전압및정격최대전류의
110 % 부하전류를 동시에가하고 , 2시간후에전류코일표면및단자의온도를열전대법으로
측정한다 . 이때, 부위별온도상승이 표25의한도를초과하지 않아야한다.
또한, 이시험에사용하는 접속도선은 KS C IEC 60227-3 의450/750 V 일반용단심비닐
절연전선 (길이 1 m 이며, 전류밀도를확보하기 위해단면적은 3.2 A/㎟ ∼ 4.0 A/㎟)을
사용하여 각단자에접속시킨다.
계기내측정부분 온도상승 한계 ℃
전류코일표면 65
단자 40표25 가열
- 78 -비고  1. 온도상승은온도의상승분을 의미하는 것으로서 , 측정부분과 주위온도간의 차이를
말한다.
        2. 전류코일표면의측정위치는 전류자극의양다리에감긴전류코일의거의중앙부
(각극의코일끝에서세어서약절반이감긴위치의코일표면으로 , 외부로부터 열전
대의접점을쉽게삽입할수있는위치)로한다.
        열전대 [KS C 1602의재료의기호 T]는소선지름0.32 ㎜ 를전류코일에고정시켜
측정한다 .
        3. 단자의온도상승은 온도분포가 거의고르고측정에편리한전류단자의 일부에
열전대를 고정시켜측정한다 .
12.5 열과불의내력(resistance to heat and fire)
교류유도형전력량계는 적용하지 않는다 .
12.6 먼지·물의침투에대한보호성 (protection against penetration of dust and water)
교류유도형전력량계는 적용하지 않는다 .- 79 -부속서 A.  집중검침용 , 자동검침용및원격검침용
보통전력량계 (단독계기)의발신장치
A.1 적용범위  
이부속서 A.는집중검침용 , 자동검침용원격검침용에 사용하는 발신장치부보통전력량계
(이하계기라한다.)의발신장치에대하여규정한다 .
또한, 계기의전력량계 부분은본문에따른다 .
A.2 정의
이부속서 A.에서사용하는 주된용어의정의는 KS C 1201에따르는외에다음과같다.
  a) 집중검침 2개이상계기의계량값을 계기와는 다른 1곳에집중시키고, 눈으로보고읽
어내는것을말한다.
  b) 자동검침계기의계량값을 전기적또는자동적으로읽어내는것을말한다.
  c) 발신장치집중검침, 자동검침및원격검침을위하여계기의계량값을 전기적또는
자동적으로 전송매체또는가입자정합장치등에발신하는 장치를말한다.
A.3 종류  발신장치의종류는계기의전체부하에따라서부속서 A. 표1과같다.
전체부하kW 펄스상수 pules/kWh 계량값 /kWh
10 미만
10 이상1
1/10 또는 11
1/10 또는1부속서 A. 표1 
A.4 발신장치의성능
A.4.1 전기적성능
A.4.1.1 발신장치의성능
발신장치의성능은 A.6.2.1 a) 발신장치의 성능에따라시험했을때, 펄스식에서 발신펄스
는펄스상수및A.5.2 펄스발신방식에따른펄스기호에합치한펄스로서 , 발신펄스수는
구동구분의회전자의 회전수에 정확하게 비례하여야하고, 직독식에서는 계기의계량값과 정
확하게일치하여야 한다.
A.4.1.2 구동부분에주는영향  
계기의구동부분은 A.6.2.1 b) 구동부분에대한영향에따라시험했을때, 발신장치를부
착시킴으로써생기는오차의변화가 1 이내이어야 한다.
A.4.1.3 역회전의 영향  
역회전저지장치를구비한계기는 A.6.2.1 c) 역회전의 영향에따라시험했을때, 역회전할
- 80 -때는펄스식에서는 펄스가 , 직독식에서는 계량값이 나타나지않아야한다.
A.4.1.4 보조전원의영향  
보조전원의영향은 A.6.2.1 d) 보조전원의영향에따라시험했을때,  A.4.1.1 발신장치의
성능에적합하여야 한다.
A.4.1.5 외부자계의영향  
외부자계의영향은 A.6.2.1 e) 외부자계의영향에따라시험했을때,  A.4.1.1 발신장치의
성능에적합하여야 한다.
A.4.1.6 온도의영향  
온도의영향은 A.6.2.1 f) 주위온도영향에따라시험했을때,  A.4.1.1 발신장치의성능에
적합하여야 한다.
A.4.1.7 습도의영향  
습도의영향은 A.6.2.1 g) 습도의영향에따라시험했을때,  A.4.1.1 발신장치의성능에적합
하여야한다.
A.4.2 기계적성능
A.4.2.1 경사의영향  
경사의영향은 A.6.2.2 a) 경사의영향에따라시험했을때,  A.4.1.1 발신장치의성능에적합
하여야한다.
A.4.2.2 진동의영향  
진동의영향은 A.6.2.2 b) 진동의영향에따라시험했을때,  A.4.1.1 발신장치의성능에적합
하여야한다.
A.4.2.3 충격의영향  
충격의영향은 A.6.2.2 c) 충격의영향에따라시험했을때,  A.4.1.1 발신장치의성능에적
합하여야 한다.
A.4.3 절연성능
A.4.3.1 절연저항
절연저항은 A.6.2.3 a) 절연저항에따라시험했을때,  5 ㏁이상이어야 한다.
A.4.3.2 상용주파내전압   
상용주파내전압은 A.6.2.3 b) 상용주파내전압에따라시험했을때이에견디어야한다.- 81 -A.4.3.3 충격파내전압   
충격파내전압은 A.6.2.3 c) 충격파내전압에따라시험했을때, 보조전원회로, 리드선등에
서방전하거나 단선되는 등의이상이없어야한다.
A.4.4 내구도  
내구도는 A.6.2.4에따라시험했을때, A.4.1.1 발신장치의성능에적합하여야 한다.
A.5. 발신장치의구조및치수
A.5.1 구조일반
발신장치는장기간안정된사용이가능하도록 충분한내구성과 신뢰성을가진구조이어야 한
다.
A.5.2 펄스발신방식
펄스의발신방식은전송로의 선식, 교류또는직류방식, 극성의유무, 펄스전압, 펄스전류, 
펄스용량, 펄스나비, 최소휴지시간등의차이에따라서분류하고 , 이들의짜맞춤에의해정
해지는펄스발신방식을기호에따라나타내어야한다.
A.5.3 내부접속도및단자의배열
 a) 발신장치의내부접속도는 단자커버의뒷면또는잘보이는곳에표시하여야 한다.
 b) 단자의배열은 CA, CB 또는 C0, C1, C2(기호의짜맞춤은부속서 1 표2에따른다 .)의
기호순서로발신단자가 2단자일때는전압, 전류회로용단자의좌우에 1개씩또는 3
단자일때는좌측에 1개, 우측에 2개를배열할것. 다만,  60 이상의계기및3상4선식
계기는이에따르지않아도된다.
A.5.4 단자의기호및색별
단자의기호및색별은다음과같다.
  a) 단자의기호는부속서 A. 표2와같은주기호와보조기호의짜맞춤으로표시할것.
  b) 단자의색별은발신단자에청색을붙여서전압, 전류회로용단자와의 식별을쉽게할것.
종류 기호
주기호 발신단자 C
보조기호1. 전선접속에호환성이 있는것.
2. 전선접속에호환성이 없는것.
3. 중심선또는공통선A, B
1, 2, 3
0부속서 A. 표2 
- 82 -A.5.5 치수  
단자부의 치수는전압, 전류회로용단자를제외하고 , 부속서 A. 표3 및부속서 A. 그림 1에
따른다 . 다만,  120 A 계기및이면접속인계기는이에따르지않아도좋다.
부호 부호의설명 치수(㎜)
P 단자구멍의지름 3 이상
H1,  H2발신단자와인접하는 전류회로용
단자구멍의중심선의거리9.5 이상(1)부속서 A. 표3 
  주(1)  같은전위의단자간격은이에따르지않아도좋다.
부속서 A. 그림 1 단자부의 치수
                a) 2단자일때 b) 3단자일때
A.6. 발신장치의시험
A.6.1 시험일반
발신장치의시험은펄스식은 펄스발신 단자에발신장치의펄스용량에상당하는 부하및펄
스관측장치를접속한상태로하고, 직독식은 검침용단말장치의단자에검침전용시험기를
접속한상태에서 한다.
A.6.2 시험방법
A.6.2.1 전기적성능시험
a) 발신장치의 성능이시험은기준주파수 및기준전압 하에서역률 1인0.1 Ib 및Imax의
부하전류를 통하고발신펄스수및펄스파형 또는계량값을 조사한다 .
b) 구동부분에대한영향계기의구동부분에대한영향의시험은정격주파수및정격
전압하에서역률 1인0.1 Ib의부하전류를통해서하고, 발신장치를장착했을때와이
탈했을때의각각오차평균값의차를구한다 .
  오차의평균값은각각 10회반복연속해서 시험했을때, 오차의산술평균으로나타내고, 
시험조건은본문7.4 오차의허용한도에따른다 .계기의  중심선 부착면- 83 -c) 역회전의 영향역회전저지장치를구비한계기의구동부분에대한역회전의 영향시
간은기준주파수및기준전압하에서역률 1인0.1 Ib의부하전류를통해서계기의
회전자를 역회전시켜서한다.
d) 보조전원의영향보조전원의영향시험은보조전원을기준주파수하에서 기준전압의
80 %에서 110 %의전압및역률 1의기본전류를통해서발신펄스수및펄스파형
또는계량값을 조사하는 것에따라서한다.
e) 외부자계의영향외부자계의영향시험은본문 9.2.2 외부원점에서의 전원주파수
자계유도에따른다 .
f) 주위온도영향온도의영향시험은기준주파수및기준전압하에서역률 1의정격
최대전류를통하여주위온도 － 10 ℃ 및+ 55 ℃로유지한상태에서 각각의발신펄
스수및펄스파형또는계량값을 조사한다 . 
   또한, 온도를바꿀경우에는 온도충격이가해지지 않도록시험조내의온도를매분0.5 
℃ 이하의비율로변화시킬것.
g) 습도의영향습도의영향시험은온도충격이가해지지 않도록주위온도를 40 ℃ 로
올리고상대습도를 95 % 이상으로 하여 20 시간이상경과한후기준주파수 및기준
전압하에서역률 1의정격최대전류를 1시간이상통하여발신펄스수및펄스파형
또는계량값을 조사한다 .
A.6.2.2 기계적성능시험
a) 경사의영향경사의영향시험은본문 5.3 경사의영향에따른다 .
b) 진동의영향진동의영향시험은본문5.2.2 내진동성 에따른다 .
c) 충격의영향충격의영향시험은본문 5.2.1 내충격성 에따른다 .
A.6.2.3 절연성능시험
  a) 절연저항절연저항의시험은발신회로와베이스사이및발신회로와전압, 전류회
로사이에직류전압500 V를가해서한다.
  b) 상용주파내전압 상용주파내전압의 시험은발신회로와베이스사이및발신회로와
전압, 전류회로사이에되도록정현파에 가까운60 ㎐ 교류전압 2 000 V를1분동안
가해서한다. 다만, 펄스전압의직류 40 V 이하의계기에서는 펄스발신회로와베이스
의사이는교류전압500 V에서한다.
  c) 충격파내전압 충격파내전압의 시험은계기에다음방법에따라전압을가해서한다.
   - 인가전압정극성의표준충격파전압파형 : +1.2×50 ㎲
                전파전압 :  6 000 V
   - 인가방법 KS C 1208 부속서그림 A.2의결선(베이스를접지하지 않는다 )에서시험
전압을각소자마다1회가한다 .
A.6.2.4 내구도시험
- 84 -내구도시험은본문 5.5 내구도에따른다 .- 85 -제1-3절교류전자식전력량계 형식승인 기준
1. 적용범위(scope)
본기준의제1-1절전력량계 일반요구사항 의해당항에따르고 , 기준주파수 60 ㎐ 의교
류유효전력량을 계량하기 위한계기등급 0.2, 0.5, 1.0, 2.0의전자식유효전력량계 , 기준
주파수 60 ㎐의교류무효전력량을 계량하기 위한계기등급 0.5, 1.0, 2.0, 3.0의전자식무
효전력량계 또는이들을조합한계기에적용한다 .
이기준은계량장치, 기록장치및표시장치가계기외함에함께들어있거나또는들어있
지않는옥내용및옥외용전자식전력량계에 적용되고 동작표시장치 , 시험출력장치, 최대
수요전력계및무선통신을 통한계량정보를전송등의부가기능을 가진전력량계에도 적용
된다.
비고 1. 계기등급 0.2와0.5의전자식전력량계 기준은변성기부 옥내용계기에만 적용한
다.
        2. KS C IEC 60044 －1에서는측정범위가 (0.01 ∼1.2) In 또는 (0.05 ∼ 1.5) In 
또는 (0.05 ∼ 2) In의변성기에 대하여서술하고 있고, 측정범위(0.01 ∼ 1.2) In 
인계기등급이 0.2 및0.5 변성기에 대하여서술하고 있다. 계기와그계기용변성기
의측정범위는적합(일치)해야하고, 이기준의계기를사용하기 위해서는 계기용
변성기의 계기등급이 0.2와0.5 이어야하며, 그계기의측정범위는 (0.01 ∼ 1.2) 
In이된다.
 
2. 인용표준(normative references)
본기준의제1-1절전력량계 일반요구사항 의해당항에따른다 .
3. 정의(terms and definitions)
본기준의제1-1절전력량계 일반요구사항 의해당항에따른다 .
4. 정격및종류(standard electrical values and type)
4.1 기준전압(standard voltages)
본기준의제1-1절전력량계 일반요구사항 의해당항에따른다 .
4.2 기준전류(standard current)
본기준의제1-1절전력량계 일반요구사항 의해당항에따른다 .
4.3 기준주파수 (standard frequency)
본기준의제1-1절전력량계 일반요구사항 의해당항에따른다 .
4.4 계기의소비전력 (power consumption)
- 86 -본기준의제1-1절전력량계 일반요구사항 의해당항에따른다 .
4.5 종류(type)
이기준에서 계기는각각의사용방법, 등급및사용환경에따라표1과같이구분한다.
사용방법에
따른종류등급에따른종류사용환경에
따른종류검정유효기간에
따른분류접속구조계량방향에
따른분류 유효 무효
단독계기
변성기부 계기0.2급
0.5급
1.0급
2.0급0.5급
1.0급
2.0급
3.0급옥내용
옥외용일반형
특수형밑면접속형
측면접속형
상하양면접속형
좌우양면접속형
배면접속형
플러그접속형단방향
양방향표1 종류
비고 1. 계기등급 0.2와0.5의변성기부 계기는옥내용에서만 적용한다 .
        2. 계기등급 중유효0.2 급, 0.5 급, 무효0.5 급은변성기부 계기에만 적용한다 . 
        3. 특수형계기는단독계기에대해서만 적용하며 , 제1-1절전력량계 일반요구사항
부속서 H. 따라 「계량에관한법률」제16조의규정에의한형식승인기관의 시험·검
사성적서를 제출한계기에대해서만 적용한다 .
4. 외부 CT(Current Transformer) 를사용하는 계기의경우단독계기에만 한정하고 , 
외부 CT와본체간케이블종류및길이는같은종류계기의경우동일해야 한다.
5. 구조(construction requirements)
본기준의제1-1절전력량계 일반요구사항 의해당항에따르며 , 계량장치가 계기의외함에
함께들어있지 않은계기의경우, 추가적으로 다음의요구사항을 만족해야 한다.
  a) 설치후봉인을훼손하지 않고는계량장치를 계량대상으로부터 분리할수없는구조여
야한다.
  b) 계량장치와 계기사이의신호선은 외부로부터의 훼손(절단등)에적절히보호되어져야
한다. 훼손또는허용되지 않는조작에대한이벤트발생시, 이를기록하고 사용자에게
즉시알릴수있는기능을갖추어야 한다.
  c) 계량장치는 해당계기본체와불가분의 관계여야 한다. 계량장치의 고유번호 (제조번호 )는
계량장치와 계기의명판에함께표시하여야 한다.
  d) 제조사는 올바른계량장치 설치및봉인방법을제시하여야 한다.
  e) 계량장치는 설치방법에 의해정확도에 영향을주지않으면서 봉인이가능한구조여야 한
다.
6. 표시사항(meter marking)
본기준의제1-1절전력량계 일반요구사항 의해당항에따른다 .- 87 -비고   계량장치가 계기본체로부터 분리가능한경우, 5.5항에따라계량장치의 고유번호
(제조번호 )를계량장치와 계기의명판에함께표시하여야 한다.
7. 계량성능요구사항 및시험(metrological performance requirements and tests)
7.1 일반시험조건 (general test conditions)
본기준의제1-1절전력량계 일반요구사항 의해당항에따른다 .
7.2 계기정수 (meter constant)
본기준의제1-1절전력량계 일반요구사항 의해당항에따른다 .
7.3 초기동작(initial start-up of the meter)
본기준의제1-1절전력량계 일반요구사항 의해당항에따른다 .
7.4 무부하동작(test of no-load condition)
본기준의제1-1절전력량계 일반요구사항 의해당항에따른다 .
7.5 시동(starting current test)
본기준의제1-1절전력량계 일반요구사항 의해당항에따르며 , 각계기의등급별시동전
류는표2와같다. 
계기유효전력량계 무효전력량계
역률
(cosΦ
)0.2급0.5급1.0급2.0급역률
(sinΦ
)0.5급 1.0급2.0급3.0급
단독계기 1 — —0.004 
Ib0.005 
Ib1 —0.004 
Ib0.005 
Ib0.01 Ib
변성기부
계기10.001 
In0.001 
In0.002 
In0.003 
In10.001 
In0.002 
In0.003 
In0.005 
In표2 시동전류
비고 1. 무효전력량계의 역률(sinΦ)은지상또는진상이다 .
        2. 0.2급과 0.5급유효전력량계는 변성기부 계기의전류를따른다 .
7.6 오차의허용한도 (limits of error due to the variation of the current)
계기는아래표3 에해당되는 계기등급별오차의허용한도를초과하지 않아야한다.
- 88 -부하전류A 계기등급별오차의허용한도%
단독계기 변성기부 계기유효전력량계
역률
(cosΦ)0.2급0.5급1.0급2.0급
— 0.01 In ≤ I < 
0.02 In1 ±0.4±1.0 — —
0.05 Ib ≤ I < 
0.1 Ib 0.02 In ≤ I < 
0.05 In1 ±0.4±1.0±1.5±2.5
 0.1 Ib ≤ I ≤ 
Imax 0.05 In ≤ I ≤ 
Imax1 ±0.2±0.5±1.0±2.0
— 0.02 In ≤ I < 
0.05 In0.5(지
상)
0.8(진
상)±0.5
±0.5±1.0
±1.0—
——
—
 0.1 Ib ≤ I < 
0.2 Ib 0.05 In ≤ I < 
0.1 In0.5(지
상)
0.8(진
상)±0.5
±0.5±1.0
±1.0±1.5
±1.5±2.5
—
 0.2 Ib ≤ I ≤ 
Imax 0.1 In ≤ I ≤ 
Imax0.5(지
상)
0.8(진
상)±0.3
±0.3±0.6
±0.6±1.0
±1.0±2.0
—
 
— 0.1 In ≤ I ≤ 
Imax0.25(지
상)
0.5(진
상)±0.5
±0.5±1.0
±1.0—
——
—
 0.2 Ib ≤ I ≤ 
Ib 0.1 In ≤ I ≤ In0.25(지
상)
0.5(진
상)—
——
—±3.5
±2.5—
—
단독계기 변성기부 계기무효전력량계
역률
(sinΦ)0.5급1.0급2.0급3.0급
— 0.01 In ≤ I < 
0.02 In1 ±1.0±1.5 — —
0.05 Ib ≤ I < 
0.1 Ib 0.02 In ≤ I < 
0.05 In1 ±1.0±1.5±2.5±4.0
 0.1 Ib ≤ I ≤ 
Imax 0.05 In ≤ I ≤ 
Imax1 ±0.5±1.0±2.0±3.0
 0.1 Ib ≤ I < 
0.2 Ib 0.05 In ≤ I < 
0.1 In0.5 ±1.0±1.5±2.5±4.0
 0.2 Ib ≤ I ≤ 
Imax 0.1 In ≤ I ≤ 
Imax0.5
0.25±0.5
±1.0±1.0
±2.0±2.0
±2.5±3.0
±4.0표3 오차의허용한도- 89 -영향
요소제1-1절
기술기준
조항부하전류 A계기등급별허용한도%
유효전력량계
단독
계기변성기부
 계기역률
(cosΦ
)0.2급0.5급1.0급2.0급
고주파전자계의
영향9.2.4 Ib In 11.02.02.03.0
급과도버스트의
영향9.2.5 Ib In 11.02.04.06.0
전도성고주파
전자계의 영향9.2.6 Ib In 11.02.02.03.0
감쇄진동파의
영향9.2.8 — In 11.02.02.03.0
외부연속적
자계유도9.2.9 Ib In 12.02.02.03.0
외부원점에서의
전원주파수 자계
유도9.2.10 Ib In 10.51.02.03.0
전류및
전압회로의
고조파성분
- 제5고조파9.3.2.2 0.5 Imax 0.5 Imax 10.40.50.81.0
전류회로의
저조파성분9.3.2.3 0.5 Ib 0.5 In10.61.53.06.0
전류회로의
홀수고조파9.3.2.4 0.5 Ib 0.5 In1——3.06.0표4 유효전력량계 외부영향에의한오차의허용한도비고 1. 평형부하상태에서의 단상및다상계기에해당
        2. 무효전력량계의 역률(sinΦ)은지상또는진상이다 .
        3. 0.2급과 0.5급유효전력량계는 변성기부 계기의부하전류를따른다 .
        4. 계량의정확도를 유지하기 위해, 0.5급및1.0 급변성기부 계기에사용되는 변
성기의정확도는 각각 0.2급과 0.5급을사용할것을권장한다 .
        5. 외부 CT를사용하는 계기의경우 CT를지나는전류케이블의 위치변화에 대한영
향을시험하기 위해, 오차의허용한도 시험을부속서 I에따라실시하여야 한다. 이
때계기는표3에해당되는 계기등급별오차의허용한도를초과하지 않아야한다.
7.7 외부영향에 의한오차의허용한도 (limits of error due to influence quantities)
본기준의제1-1절전력량계 일반요구사항 의해당항에따르며 , 각계기의등급별오차(또
는오차의변화)는표4 와표5에따른 각계기의등급별허용한도를 초과하지 않아야한다.
- 90 -영향
요소제1-1절
기술기준
조항부하전류 A계기등급별허용한도%
유효전력량계
단독
계기변성기부
 계기역률
(cosΦ
)0.2급0.5급1.0급2.0급
전류회로의
DC 및짝수
고조파9.3.2.5 max— 1——3.06.0
기준전압
변동9.3.3.10.05 
Ib≤I≤Imax0.02 
In≤I≤0.05 
In
0.05 
In≤I≤Imax1—
0.1—
0.20.7
0.71.0
1.0
0.1 
Ib≤I≤Imax0.02 
In≤I≤0.05 
In
0.05 
In≤I≤Imax0.5
(지
상)—
0.2—
0.41.0
1.01.5
1.5
보조전원
전압변동9.3.3.2 — 0.01 In10.05 0.1 ——
주위온도
영향9.3.40.1 
Ib≤I≤Imax0.05In≤I
≤Imax10.010.030.050.10
0.2 
Ib≤I≤Imax0.1In≤I≤
Imax0.5
(지
상)0.020.050.070.15
주파수
변동9.3.50.05 
Ib≤I≤Imax0.02 
In≤I≤0.05 
In
0.05 
In≤I≤Imax1—
0.1—
0.20.5
0.50.8
0.8
0.1 
Ib≤I≤Imax0.02 
In≤I≤0.05 
In
0.05 
In≤I≤Imax0.5
(지
상)—
0.1—
0.20.7
0.71.0
1.0
역상순 9.3.6 0.1 Ib 0.1 In10.05 0.11.51.5
부가장치 및
보조장치 동작9.3.7 0.05 Ib0.01 In
0.05 In10.05
—0.1
——
0.5—
1.0
단시간과전류의
영향9.3.8Ib — 1——1.51.5
— In 10.050.05 0.51.0- 91 -영향
요소제1-1절
기술기준
조항부하전류 A계기등급별허용한도%
유효전력량계
단독
계기변성기부
 계기역률
(cosΦ
)0.2급0.5급1.0급2.0급
자체가열의 영향 9.3.9 Imax Imax10.10.20.71.0
0.5
(지
상)0.10.21.01.5
지락에대한
내성9.3.10 — In 10.10.30.71.0
불평형부하
오차허용한도9.3.11.10.1 
Ib≤I<Imax0.05 
In≤I<Imax1±0.
3±0.
6±2.
0±3.
0
 0.2 
Ib≤I≤Imax0.1 
In≤I≤Imax0.5
(지
상)±0.
4±1.
0±2.
0±3.
0
불평형부하
오차변화9.3.11.2 Ib In 10.41.01.52.5
영향
요소제1-1절
기술기준
조항부하전류 A계기등급별허용한도%
무효전력량계
단독
계기변성기부
 계기역률
(sin
Φ)0.5
급1.0
급2.0
급3.0
급
전도성고주파
전자계의 영향9.2.6 Ib In 11.52.53.03.0
감쇄진동파의
영향9.2.8 — In 12.03.04.04.0
외부연속적
자계유도9.2.9.1 Ib In 12.02.03.03.0
외부원점에서의
전원주파수 자계
유도9.2.9.2 Ib In 11.02.03.03.0
전류회로의
DC 및짝수
고조파9.3.2.5 max— 1——6.06.0표5 무효전력량계 외부영향에의한오차의허용한도비고주위온도 영향에대한허용한도 값의단위는 %/K를의미한다 .
- 92 -영향
요소제1-1절
기술기준
조항부하전류 A계기등급별허용한도%
무효전력량계
단독
계기변성기부
 계기역률
(sin
Φ)0.5
급1.0
급2.0
급3.0
급
기준전압
변동9.3.3.10.05 
Ib≤I≤Imax0.02 
In≤I≤0.05 
In
0.05 
In≤I≤Imax10.25
—0.5
0.51.0
1.02.0
2.0
0.1 
Ib≤I≤Imax0.02 
In≤I≤0.05 
In
0.05 
In≤I≤Imax0.50.5
—1.0
1.01.5
1.53.0
3.0
주파수
변동9.3.50.05 
Ib≤I≤Imax0.02 
In≤I≤0.05 
In
0.05 
In≤I≤Imax10.5
—1.0
1.02.5
2.52.5
2.5
0.1 
Ib≤I≤Imax0.02 
In≤I≤0.05 
In
0.05 
In≤I≤Imax0.50.5
—1.0
1.02.5
2.52.5
2.5
부가장치 및
보조장치 동작9.3.7 0.05 Ib0.01 In
0.05 In1—
0.5—
0.5—
1.0—
1.0
자체가열의 영향 9.3.9 Imax Imax10.20.71.01.5
0.50.21.01.52.0
불평형부하
오차허용한도9.3.11.10.1 
Ib≤I<Imax0.05 
In≤I<Imax1±0.
7±1.
5±3.
0±4.
0
 0.2 
Ib≤I≤Imax0.1 
In≤I≤Imax0.5
0.25±1.
0
±1.
5±2.
0
±3.
0±3.
0
—±3.
0
—
불평형부하
오차변화9.3.11.2 Ib In 10.71.52.53.5
8. 기후조건(climatic requirements)
본기준의제1-1절전력량계 일반요구사항 의해당항에따른다 .- 93 -9. 외부영향요구사항 (the effects of external influences)
9.1 일반(general)
본기준의제1-1절전력량계 일반요구사항 의해당항에따른다 .
9.2 전자기적 적합성 (electromagnetic compatibility : EMC)
본기준의제1-1절전력량계 일반요구사항 의해당항에따르며 , 7.7 외부영향에 의한오차
의허용한도 를초과하지 않아야한다.
9.3 비-전자기적 외부영향에대한내성(tests of immunity to non-electromagnetic influence 
quantities)
9.3.1 일반(general)
본기준의제1-1절전력량계 일반요구사항 의해당항에따른다 .
9.3.2 전류및전압회로의고조파 (harmonics in the current and voltage circuits)
본기준의제1-1절전력량계 일반요구사항 의해당항에따르며 , 7.7 외부영향에 의한오차
의허용한도 를초과하지 않아야한다.
9.3.3 전압변동(voltage variation)
본기준의제1-1절전력량계 일반요구사항 의해당항에따르며 , 7.7 외부영향에 의한오차
의허용한도 를초과하지 않아야한다.
9.3.4 주위온도영향(ambient temperature variation)
본기준의제1-1절전력량계 일반요구사항 의해당항에따르며 , 표6에나타낸주위온도
시험구간에서 오차를측정하여 , 20 K 변화에대한평균온도계수를구하였을때7.7 외부영
향에의한오차의허용한도 를초과하지 않아야한다.
옥외용계기 옥내용계기
- 25 ℃ ∼ - 5 ℃
- 5 ℃ ∼ 15 ℃
15 ℃ ∼ 35 ℃
35 ℃ ∼ 55 ℃-10 ℃ ∼ 10 ℃
0 ℃ ∼ 20 ℃
10 ℃ ∼ 30 ℃
20 ℃ ∼ 45 ℃표6 주위온도시험구간
비고 1. 평균온도계수는온도범위의가운데값에서 10 K 높은온도와 10 K 낮은온도
에서측정하여 결정한다 .
        2.  평균온도계수는다음의식으로주어진다 .
평균온도계수높은온도낮은온도높은온도에서의오차낮은온도에서의오차
- 94 -9.3.5 주파수변동(frequency variation)
본기준의제1-1절전력량계 일반요구사항 의해당항에따르며 , 7.7 외부영향에 의한오차
의허용한도 를초과하지 않아야한다.
9.3.6 역상순 (reversed phase sequence)
본기준의제1-1절전력량계 일반요구사항 의해당항에따르며 , 7.7 외부영향에 의한오차
의허용한도 를초과하지 않아야한다.
 
9.3.7 부가장치및보조장치동작(operation of auxiliary devices)
본기준의제1-1절전력량계 일반요구사항 의해당항에따르며 , 7.7 외부영향에 의한오차
의허용한도 를초과하지 않아야한다.
9.3.8 단시간과전류의 영향(short-time overcurrents)
본기준의제1-1절전력량계 일반요구사항 의해당항에따르며 , 7.7 외부영향에 의한오차
의허용한도 를초과하지 않아야한다.
9.3.9 자체가열의 영향(self-heating)
본기준의제1-1절전력량계 일반요구사항 의해당항에따르며 , 7.7 외부영향에 의한오차
의허용한도 를초과하지 않아야한다.
계기의등급에따라아래의조건을적용하여 시험하여야 한다.
  a) 0.2급, 0.5급, 1.0급계기에서는 적어도 2시간, 2.0급및3.0급계기에서는 적어도 1시간
동안기준전압을 전압회로에인가한후정격최대전류를전류회로에인가한다 .
  b) 시험은적어도 1시간동안, 그리고오차변화가다음과같을때까지수행한다 .
    - 0.2급, 0.5급계기 : 20분동안의오차변화가 0.05 %를초과하지 않을때까지수행한
다.
    - 1.0급, 2.0급, 3.0급계기: 20분동안의오차변화가 0.2 %를초과하지 않을때까지수행
한다.
비고   무효전력량계의 역률(sinΦ)은지상또는진상이다 .
9.3.10 지락에대한내성(earth fault)
본기준의제1-1절전력량계 일반요구사항 의해당항에따르며 , 7.7 외부영향에 의한오차
의허용한도 를초과하지 않아야한다.
9.3.11 불평형 부하의 영향(limits of error due to variation of the current for polyphase 
meters carrying a single-phase load, but with balanced polyphase voltages applied)
9.3.11.1 불평형부하의오차허용한도
본기준의제1-1절전력량계 일반요구사항 의해당항에따르며 , 7.7 외부영향에 의한오차
의허용한도 를초과하지 않아야한다.- 95 -시험순서 시험항목 시료의적용
1 5. 구조(5.2항제외)
 12.1 절연간격 및연면거리
 12.2 보호등급 Ⅱ 절연계기
A군(3대)2  12.3 절연성능
  12.3.2 충격파내전압
  12.3.3 상용주파내전압
  12.3.4 절연저항
3  7.6 오차의허용한도
  9.3.11 불평형부하의영향
   9.3.11.1 불평형부하의오차허용한도
   9.3.11.2 불평형부하의오차변화
  9.3.6 역상순
 7.5 시동
 7.4 무부하동작
 7.2 계기정수
 7.3 초기동작
  9.3.4 주위온도영향
  9.3.3 전압변동
   9.3.3.1 기준전압 변동
   9.3.3.2 보조전원전압변동
  9.3.5 주파수변동
  9.3.2 전류및전압회로의고조파표7 형식승인 시험순서 및항목비고 1. 시험전류는각측정소자의상순의순서에따라인가하여야 한다.
        2. 계량의정확도를 유지하기 위해, 0.5급및1.0 급변성기부 계기에사용되는 변
성기의정확도는 각각 0.2급과 0.5급을사용할것을권장한다 .
9.3.11.2 불평형부하의오차변화
본기준의제1-1절전력량계 일반요구사항 의해당항에따르며 , 7.7 외부영향에 의한오차
의허용한도 를초과하지 않아야한다.
10. 소프트웨어 요구사항 (requirements for software controlled measuring instruments)
본기준의제1-1절전력량계 일반요구사항 의해당항에따른다 .
11. 형식승인 시험(type test)
11.1 시험순서및시험항목 (test procedure, items)
형식승인시험의 시험순서 , 시험항목은 다음과같다.
- 96 -시험순서 시험항목 시료의적용
   9.3.2.2 전류와전압회로 내의고조파성분
   9.3.2.5 전류회로의 DC 및짝수고조파성분
   9.3.2.4 전류회로의홀수고조파성분
   9.3.2.3 전류회로의 저조파성분
  9.2.9 외부연속적자계유도
  9.2.10 외부원점에서의 전원주파수자계유
도
3  4.4 계기의소비전력
  4.4.1 전압회로의 전력손실
  4.4.2 전류회로의 전력손실
  9.2.2 정전의영향
  9.3.8 단시간과전류의 영향
  9.3.9 자체가열의영향
 12.4 가열
  9.3.7 부가장치및보조장치동작
  9.3.10 지락에대한내성
4  9.2 전자기적 적합성 (EMC)
  9.2.11 전자파장해
  9.2.5 급과도버스트의 영향
  9.2.8 감쇄진동파의 영향
  9.2.4 고주파전자계의 영향
  9.2.6 전도성고주파전자계의 영향
  9.2.3 정전기방전내성
  9.2.7 서지내성B군(2대)
5 8.3기후영향시험
8.3.2내열성
8.3.3내한성
8.3.4온·습도사이클
8.3.5태양열복사
13.1습윤·아황산가스의영향
13.2염수분무의영향
13.3고온·급냉의영향
13.4옥외폭로의영향C군(8대)
13.5금속재료의 표면처리 시험편3개별도- 97 -시험순서 시험항목 시료의적용
6 5.2기계적강도시험
5.2.1내충격성
5.2.2내진동성
5.2.3기계적강도
12.6먼지·물의침투에대한보호성
6.표시사항
12.5열과불의내력A군(3대)
시험편1개별도
7 10.소프트웨어요구사항
비고   1. 시료의적용은 13대로순서 1 ~ 3, 6 의시험항목은 3대(A군), 순서 4 의시험
항목은 2대(B군), 순서5의시험항목은 8대(C군)를적용한다 .
        2. 시험항목 중태양열복사, 습윤·아황산가스의영향, 염수분무의영향, 고온·급냉의
영향, 옥외폭로의영향및측정값의 저장, 단자, 단자함 , 보호접지단자 b)는「계량
에관한법률」 제16조의규정에의한형식승인기관의 시험·검사성적서또는소급된
시험·검사설비에의한자체시험·검사성적서로 대체할수있다.
11.2 시료의크기및판정기준 (sample size and criteria)
시료의크기및판정기준은 다음표8에따른다 .
시료의크기(n)판정기준
비고
AC(합격) Re(불합격 )
13 0 1시험의실시여부에따라시료수의 크기는
확대또는축소될수있음표8 시료의크기및판정기준
12. 전기안전요구사항 (electrical safety requirements)
본기준의제1-1절전력량계 일반요구사항 의해당항에따른다 .
13. 기후영향추가요구사항 (additional climatic requirement)
13.1 습윤·아황산가스의 영향
이시험은옥외용계기에대하여적용하며 , KS C 1203의4.3에따라시험하고 해당요구사항
을만족하여야 한다.
13.2 염수분무의영향
이시험은옥외용계기에대하여적용하며 , KS C 1203의4.4에따라시험하고 해당요구사항
- 98 -을만족하여야 한다.
13.3 고온·급냉의영향
이시험은커버가유리로된계기에대하여적용하며 , KS C 1203의4.6에따라시험하고 해
당요구사항을 만족하여야 한다.
13.4 옥외폭로의영향
이시험은옥외용계기에대하여적용하며 , KS C 1203의4.7에따라시험하고 해당요구사항
을만족하여야 한다.
13.5 금속재료의표면처리
이시험은외함이금속으로된계기에대하여적용하며 , KS C 1203의4.8에따라시험하고
해당요구사항을 만족하여야 한다.실제발생하지 않는
기후조건
실제발생하는
기후조건
- 99 -부속서 A. 주위온도와 상대습도와의 관계
부속서 A. 그림 1 
상대습도
연중30일까지나타날수있는한계
위30일을제외하고 간혹나타날수있는한계
연간평균
- 100 -부속서 B. 전압강하및단시간정전시험을위한전압형태
부속서 B. 그림 1 단시간정전,  U＝100%, 1초
부속서 B. 그림 2 단시간정전,  U＝100%, 정격주파수의 1주기
부속서 B. 그림 3 전압강하,  U＝50%, 1분- 101 -부속서 C 지락에대한내성시험회로
부속서 C. 그림 1 R상의지략발생을모의하기 위한시험회로구성
부속서 C. 그림 2 시료의전압벡터
부속서 D. 광시험출력장치출력광
- 102 -
부속서 D. 그림 1 광특성시험을위한구성
부속서 D. 그림 2 광시험출력파형계기표면- 103 -부속서 E. 전자적합성 시험을위한시험회로구성
부속서 E. 그림 1 고주파전자계내성시험을위한시험회로구성
부속서 E. 그림2 급과도버스트시험을위한시험회로
구성:전압회로
1  전류회로
2  전압회로
3  기준전압 40V 초과보조회로
4  기준전압 40V 이하보조회로
- 104 -
부속서 E. 그림3 급과도버스트시험을위한시험회로
구성:전류회로
1  전류회로
2  전압회로
3  기준전압 40V 초과보조회로
4  기준전압 40V 이하보조회로- 105 -부속서 F. DC 및짝수고조파 , 홀수및하위고조파용 시험회로도
F.1 반파정류기 (DC 및짝수고조파 )
부속서 F. 그림 1 반파정류기시험회로도
비고 1. 측정의정확성을 보증하기위해균형임피던스는시료의임피던스와동일하여야 한다.
        2 시험회로구성의편의를위해시료와동일한계기를균형임피던스로서사용할수
있다.
        3. 두개의정류다이오드는동일한형식이어야 한다.
        4. 균형을보다개선하기 위하여부가적인 저항 RB가양정류다이오드에직렬로삽
입될수있다. 이때RB의저항값은 시료임피던스의약10배이어야 한다.2maxI
균형
임피던스시료표준계기
전압원 (V source)
전류원 (I source)
- 106 -
부속서 F. 그림 2 반파정류파형(DC 및짝수고조파
시험)
부속서 F. 그림 3 반파고조파분산의예시
(20차를초과하는 고조파는 표시하지 않음)전
류
파
형
주기㎳
20차까지의 고조파분석
60
㎐
 
전
류
에
대
한
직
류
및
고
조
파
의
크
기
고조파- 107 -F.2 위상제어신호(홀수고조파 )
부속서 F. 그림 4 시험회로도 (예시)
비고고조파가 포함된상태에서 기준계기는기본주파수성분과고조파성분을포함하
는총유효전력량을 계량하여야 한다.
부속서 F. 그림 5 위상제어파형기준전류
또는시험전류전류파형
발생기기준전압
기준전류전압파형
발생기
표준계기 시료
주기 ㎳상승시간：(0.2 ± 0.1) ㎳
점호위치：(4.17 및12.50) ± 1 
㎳기준파형(0.5Ib 또는0.5In)시험전류파형4.17 ㎳ 및12.50 ㎳에서점호
- 108 -
부속서 F. 그림 6 위상신호제어에의한고조파분산의예시
(21차를초과하는 고조파는 표시하지 않음)
F.3 부조파  부속서 F 그림 4의시험회로도참조
부속서 F. 그림 7 버스트가 적용된파형고조파60
㎐
 
전
류
와
비
교
한
고
조
파
의
크
기
주기 ㎳기준파형(0.5Ib 또는 0.5In)버스트점호파형(Ib 또는In)
전
류
파
형시험파형：2주기인가, 2주기휴지- 109 -
부속서 F. 그림 8 고조파분산의예시
(285 ㎐를초과하는 고조파는 표시하지 않음)60 ㎐ 성분
주파수 ㎐고
조
파
및
부
조
파
성
분
- 110 -부속서 G. 외부자계의영향에대한시험
                                                                                       
단위 : ㎜
부속서 G. 그림 1 외부원점에서의 자계에의한영향시험을위한전자석- 111 -부속서 H. 특수형전력량계에 대한평가
(IEC 62059-31-1 적용에따른전력량계 수명평가)
H.1 배경지식
H.1.1 전력량계 신뢰성평가관련표준
전력량계 신뢰성평가관련표준은 IEC TC 13에서관리하고 있는표준은다음과같다.
 
 - IEC 62059-31-1 (2008)
  : Electricity metering equipment - Dependability - Part 31-1: Accelerated reliability 
testing - Elevated temperature and humidity
 - IEC 62059-41 (2006) 
       : Electricity metering equipment - Dependability - Part 41: Reliability prediction
H.1.2 각표준별특이사항
H.1.2.1 IEC 62059-31-1 (2008)
   - 온도/습도를가속Factor로하여, 수명특성을평가하는 방법
   - 고장률함수로 Weibull 분포곡선사용
   - 수명모델로Peck’s Temperature-humidity model 식을사용
   - 실제제품에대한분석예가Annex에포함되어 있음
   ※ 실제시험을통한방법으로 시험Sample 수를30 EA 이상소요
H.1.2.2 IEC 62059-41 (2006)
   - 각부품에대한사용조건에서의 고장률 (일정하다고 가정)을산출하여 , 수명특성을
예측하는방법
   - 부품별고장률산출방법: Siemens Norm 29500 
   - 각부품(회로부품 및기계적부품등)에대한고장률산출
   - 고장률산출을위해, 표준에서 정하는조건(전압, 전류, 온도등)에서실사용조건을
산출하여적용
   - 현재, E-type 등에적용되어 있음.
   ※ Simulation 에의한방법으로 업체에서 제공하는 DATA에따라, 그결과가매우달라질
수있음.
H.1.3 신뢰도함수및불신뢰도 함수
H.1.3.1 신뢰도함수 R(t)
   - 신뢰도함수 R(t)는시점 t 이후, 제품이여전히기능을수행하고 있는확률을나타내는
- 112 -함수
   - 제품의수명을평가할때, 우리가최종적으로산출하고자 하는값이다 .
H.1.3.2 불신뢰도 함수 F(t)
   - 불신뢰도함수F(t)는제품이시점t 이전에고장이나는확률을나타내는함수
   - 신뢰도함수R(t)와의관계는다음그림과같다.
부속서 H. 그림 1 신뢰도
   ※ 계수적인 표현방법(N개의시료수에대한표현)
     : N개가신뢰성시험을실시한후, t시간후에고장난개수를 n(t)라고하면, 시점
t에서의불신뢰도는F(t)는다음과같다.
H.1.4 Weibull 분포의특성
H.1.4.1 Weibull 분포에서의 신뢰도함수 R(t)
Weibull 분포에서의 신뢰도함수R(t)는다음과같이주어진다 .
여기서 , β는형상모수에 β 값의크기에따라, 와이블분포의신뢰도함수의모양이그림 2와
같이변화한다 .- 113 -
부속서 H. 그림2 β 형상모수값에따른신뢰도함수
변화
η는척도모수혹은특성수명이며 , η 시간후에신뢰도함수값은 e-1이된다. 즉, 회로이론
에서의시정수처럼t = η 지점에서 신뢰도함수값이 e-1가된다.
γ는위치모수라고 하여, 시간축의평행이동하는 값이된다. 통상위치모수의값은 0으로
하여, 계산한다.
H.1.4.2 Weibull 분포의선형적표현
신뢰도함수 R(t)에서형상모수 β 와척도모수 η 을찾아내기 위해, Exp 함수를 선형
함수로변환하여 계산하게된다.
먼저, 불신뢰도함수
 에서양변을 ln위취하면,
여기서 , 
 , 
  라하면, y=Ax+B 에서, 
 A
 , B
  가된다.
즉, β = A가되고, η = 
  가된다.
H.1.4.3 Weibull 분포의불신뢰도 산출
시험시료수및신뢰수준에대해, Median Rank법으로불신뢰도를산출한다 . 여기서 , 불신도
X, 신뢰수순을 CL이라할때, 다음의누적이항분포식으로부터 , 불신뢰도함수값을산출하게
- 114 -된다.
여기서 , N은시험시료수 (Sample 수)이며, I는순차(order number) 이다.
예들어, 시료수 30개에대한불신뢰도함수는표1가같다.
부속서 H. 표1 불신뢰함수값(시료수 30개)
H.2 IEC 62059-31-1 해설
H.2.1 수명산출 STEP
전자식전력량계의 수명을산출하기위한단계는그림 3.과같이총9 단계로구성이되어
있다.
각단계별로 해설과실제예를들어설명하면 다음과같다.- 115 -
부속서 H. 그림 3 수명산출을위한 9 단계
H.2.1.1 목표/신뢰수준 결정
전자식유효전력량계 (단독계기 , 옥내용 , Un = 230 V, Imax = 100 A)에대해, ‘50 %의신뢰
수준에서 10년이후 5 % 이하의불량률을 가지는가 ?’에대한검증목표를설정함 .
H.2.1.2 시험방법결정
시험방법은다음과같음.
H.2.1.2.1 전력인가조건
전압 : 230 V / 전류: 10 A (0.1I max) / 역률: 1.0
H.2.1.2.2 시험방법
   - 24 Hr 단위로제품에대한정밀도를측정하여 , 정밀도(± 2.0 %)를초과하면 정밀도
불량판정
   - 동일시점에계기에적산이되는값이 Pulse 출력수와 동일한지를점검
   - 시료수는 30 EA (환경조건별)
 
H.2.1.3 최대가혹환경조건결정및시료개수선정
계기의설계Spec.을넘지않는최고수준으로 선정한다 .
H.2.1.3.1 본표준의 예제에서는 온도는 85 ℃, 상대습도는 95 %를, 시료개수는 30개로
설정
- 116 -H.2.1.3.2 최대가혹조건(85 ℃, R.H. 95 %)에서의시험시간 설정
정상사용조건을 20 ℃, R.H. 75 % 라가정할경우, 가속계수 (AF max)는다음과같다.
       
시료수 30 EA에신뢰도50 %에10년후, 5 %의불량률을 확인하기 위한최소시험시간
(Dmin)은다음과같다.
        
      ※ 여기서 , Y : 연간시간, UCL : 신뢰도50 % 에서의 Order 1의불신뢰도
                 15F : 신뢰도C에불량률 (5 %)을곱합값
H.2.1.4 중간및최소환경조건결정
최대가혹환경조건과실제사용조건사이에서의 조건을결정한다 . 여기서설정된환경조건
에서시험한결과를토대로 Ea 와n 을계산한다.
H.2.1.4.1 환경조건
부속서 H. 표2 환경조건
H.2.1.5 각환경조건별와이블인자도출
각고장 Mode(고장이발생한내용)에대한근본원인을도출하여 , 근본원인별로고장발견
시간및발생수량을기록한다 .
H.2.1.5.1 본표준의예제에서는 고장 Mode의근본원인을 U1, Q2, Display로규정하였음 .
H.2.1.5.2 최대가혹환경에서의 근본원인별와이블인자도출
  - U1 불량- 117 -
부속서 H. 그림 5 최대가혹조건에서의 Q2 불량내용및회귀추정
부속서 H. 그림4 최대가혹조건(85 ℃, R.H. 95 %)에서의 U1 불량내용및
회귀추정
기언급되었듯이, 와이블인자(β, η)는β = A가되고, η = 
  가됨으로,
   β = A = 1.05, η = 
  = 2066이된다.
  - Q2 불량
와이블인자(β, η)는β = 2.88, η = 
  =335 가된다.
 - Display 불량
와이블인자(β, η)는β = 4.72, η = 
  = 227 가된다.
H.2.1.5.3 중간가혹도 (85, 75, 65) ℃, R.H. (75, 85, 95) % 에서의와이블인자도출
   : 앞에서와동일한방법으로 각가혹도별로와이블인자를도출하면 , 표3과같다.
- 118 -
부속서 H. 그림 6 최대가혹조건에서의 Display  불량내용및회귀추정
부속서 H. 표3 중간가혹도환경조건에서의 와이블인자값
H.2.1.6 각환경조건별가속인자 파라미터 도출
가속계수를산출하기위한첫단추로 , 각환경조건에서의 가속인자 파라미터 [n, Ea]를계산한다.
H.2.1.6.1 가속수명모델 (Life-Strees model)
전자회로 수명모델식으로널리사용되고 있는 Peck's temperature-humidity model 식을본
표준에서는 적용하고 있으며 , 그식은다음과같다.
- 119 -
H.2.1.6.2 가속안자 ( AF : Acceleration Factor )
Tu 을정상사용시고장발견시간이라고 하고, Ts 을가속시험시 고장발견시간이라 하면, 
가속인자(AF)은다음과같다.
여기서 , Ea 및n은실험적으로 결정하여야 하지만 , 통상n=3 Ea=0.9 eV를사용함
H.2.1.6.3 가속인자파라메타 도출방법
가속인자식을 선형화하여 , 최소자승법을 이용하여 파라메타를계산
   - 가속인자 AF를선형화하여 계산하면다음의결과식을얻을수있다.
   - 위식을 Z = nX + EaY 으로본다면 , 각가혹도별로변수를아래의표와같이나타낼
수있다.
부속서 H. 표4 각중간가혹도별변수값
  - 최소자승법에 의한, n 및Ea 을계산식은다음과같다.
- 120 -
   
H.2.1.6.4 예제에서의 실제값
부속서 H. 그림 5 각고장원인별가속인자파라미터 값
H.2.1.7 정상사용조건정의
정상적으로 제품이사용할조건즉, 정상사용시의 연평균온도및상대습도 계산
H.2.1.7.1 정상사용시연평균온도산출 (20도기준)
    - Peck's model 식의가속인자식의 온도부분만을 사용하여 유도함 .
    - 각월의온도를 Ti 라할때, 해당가속계수ATi는다음과같다.
     여기서 , k는볼쯔만상수로 8.617 X 10-5 이고, Ea는앞절에서구한환경조건별값을
적용한다 .
    - 평균가속계수 ATave 는각월의가속계수를평균하여구한다 .
    - 정상사용평균온도 Tu는ATi 도출시사용된식으로부터 , 온도 T에대해정리하면 , 
다음과같다- 121 -
부속서 H. 표6 U1 불량에대한년간평균온도및상대습도
     여기서 , ATave 및앞절에서구한 Ea를값을입력한다 .
H.2.1.7.2 정상사용시의상대습도 산출 (50 % 기준)
    - 각월의상대습도를 RHi 라할때, 해당가속계수 AHi 는다음과같다.
    여기서 , n는앞절에서구한환경조건별값을적용한다 .
    - 평균가속계수 AHave 는각월의가속계수를평균하여구한다 .
    - 정상사용평균습도 RHu는RHi 도출시사용된식으로부터 , 상대습도 RH에대해정
리하면다음과같다.
     여기서 , AHave 및앞절에서구한 Ea를값을사용한다 .
H.2.1.7.3 예제에서의 연간평균온도및상대습도
    - U1 불량의경우 ( n = 2.968, Ea = 0.971 )
  
           평균사용온도
           Tu = 18.2  ℃
           평균사용상대습도
           RHu = 72 %
     - Q2 불량의경우( n = 2.625, Ea = 0.865)
       평균사용온도 Tu = 18.2  ℃    평균사용상대습도 RHu = 72 %
- 122 - 
     - Display 불량의경우 ( n = 2.930, Ea = 0.806)
       평균사용온도 Tu = 17.9  ℃    평균사용상대습도 RHu = 72 %
H.2.1.7.4 인가전압 및전류에따른온도보상
   전력량계 계량시, 인가되는 전압과전류에의해, 계기내부증가온도분을 보상하기 위함.
     - 정상조건에서의 전압과전류에대한상태정의
       : 전압과전류의범위를나눠서점유율을계산한다.
    ※ 전압은아래와같이3 구간으로 정의
      0.85U n≤U＜0.95U n, 0.95U n≤U＜1.05U n, 1.05U n≤U＜1.15U n
       전류의경우, 아래와같이10 구간으로 정의
      0≤U＜0.1I max , 0.1I max≤U＜0.2I max , ……… , 0.9I max≤U＜1.0I max
    ※ 만약점유율을알수없을경우, 동일하게 (3.33 %)로적용가능.
     - 각전압과전류인가시내부온도측정
       : 상온에서 각전압과전류조건에서 내부온도를측정함 .
     - 평균내부온도계산
       : 각조건에서 측정된온도에대한Arrhenius 가속인자를 다음식에서산출
       여기서 , Ea 는앞절에서구한값을사용하며 , Tn 은일반적인 조건을가정하여 ,  Un 
및0.1 Imax에서측정한값을사용함 .
       다음식에의해, 평균가속인자를 계산한다.(e.g 각조건별가속인자 및점유율을곱
의평균)
        
        최종적으로 평균내부온도를다음식에의해계산한다.
        여기서 , Ea 는앞절에서구한값을사용하며 , Tn 은Un 및0.1 Imax에서측정한값을- 123 -사용함 .
        - 보정온도계산
         : 평균내부온도와 Un 및0.1 Imax에서측정한온도와의 차이를계산함.
H.2.1.7.5 예제에서의 각고장모드별보정온도
    - U1 불량의경우 ( Ea = 0.971 )
           보정온도 = 3.2 ℃
부속서 H. 표7 U1 불량에대한보정온도
     - Q2 불량의경우( Ea = 0.865 )
       보정온도= 2.7 ℃ 
     - Display 불량의경우 ( Ea = 0.806 )
       보정온도= 2.5 ℃
H.2.1.8 실패 Mode 별정상사용조건으로 수명추정
가속시험시불신뢰도값에가속계수 (AF)를곱하여, 정상사용시간에대한불신뢰를계산한
다. 그리고 , 정상사용시불신뢰도에대한와이블인자를추정한다 .
H.2.1.8.1 U1 불량에대한정상사용시간및불신뢰도 , 와이블추정
- 124 -
부속서 H. 그림 8 실사용조건에서의 Q2 불량의불신뢰도 및 회귀추정
부속서 H. 그림 7 실사용조건에서의 U1 불량의불신뢰도 및 회귀추정   
여기서 , 와이블인자(β, η)는β = 1.05, η = 
  = 4223620 이된다.
H.2.1.8.2 Q2 불량에대한정상사용시간및불신뢰도 , 와이블추정
여기서 , 와이블인자(β, η)는β = 2.88, η = 
  = 318311 이된다.
H.2.1.8.3 Display 불량에대한정상사용시간및불신뢰도 , 와이블추정- 125 -
부속서 H. 그림 9 실사용조건에서의 Display 불량의불신뢰도 및 회귀추정
여기서 , 와이블인자(β, η)는β = 4.72, η = 
  = 161581 이된다.
H.2.1.9 통합수명추정
 각고장 Mode 별와이블인자 (β, η)에대해, 통합된와이블인자를산출하여 , 최종통합수
명을추정한다 .
H.2.1.9.1 각고장 Mode 별와이블인자 (β, η)는다음과같다. 
부속서 H. 표8 각고장 Mode별와이블인자
H.2.1.9.2 통합불신뢰도는 다음과같다.
- 126 -
        여기서 , 불신뢰도함수는
  이다.
H.2.1.9.3 최종수명 DATA는다음과같다.
부속서 H. 표9 최종수명관련불신되함수(수명)
부속서 H. 그림 10 최종수명관련불신뢰함수(수명)
H.2.1.9.4 목표검증및검증결과
‘50 % 신뢰수준에서 10년이후 5 % 이하의불량률을 가지는가 ?’ 라는목표는달성할수없
다. 왜냐하면, 10년이후신뢰도는 90.75 % 임으로, 약9.2 %의불량률을 가진다 .- 127 -H.3. 시험평가에대한현실성고려
H.3.1 현, 수명시험의난제
IEC 62509-31-1 의방식을적용할경우, 많은시료 [약150 EA]와긴시험기간 [30일
이상]이소요되어 진다. 그러나 , 여기서많은시료가필요한것은앞서설명한바와같이, 
중간가혹도환경의 DATA로부터가속인자 파라미터를산출하기위함이다 .
H.3.2 새로운수명산출 STEP
만약, 가속인자 파라미터 Ea 와n 을각각0.9 eV, 3을사용하게 된다면 , 다음의표와같이
간략화될수있다.
부속서 H. 그림 11 Ea=0.9 eV, n=3을적용할때, 간략화된수명산출 STEP
H.3.3 변경안적용하였을 경우의결과비교
만약, 가속인자 파라미터 Ea 와n 을각각0.9 eV, 3을사용하게 된다면 , 평균온도및
상대습도가달라지게되고, 보정온도가달라지게된다. 결국, 가속계수가달라지게된다. 
각각달라지게되는항목에대해설명을하면다음과같다.
H.3.3.1 각고장 Mode 별정상사용시년간평균온도및상대습도가 달라짐
변경전후의평균온도및상대습도의 값은다음과같다.
- 128 -
부속서 H. 표10 가속인자 파라미터에 따른평균온도및상대습도
H.3.3.2 각고장 Mode 별보정온도가달라짐
변경전후의보정온도값은다음과같다.
부속서 H. 표11 가속인자 파라미터에 따른보정온도
H.3.3.3 각고장 Mode 별가속계수가달라짐
변경전후의가속계수는다음과같다.
부속서 H. 표12 가속인자 파라미터에 따른가속계수
H.3.3.4 각고장 Mode 별와이블인자
변경전후의와이블인자는다음과같다.
부속서 H. 표13 가속인자 파라미터에 따른와이블인자- 129 -H.3.3.5 최종신뢰도함수값특성비교
가속인자 파라미터의 값에따른최종신뢰도값의변화는다음과같다.
부속서 H. 그림 12 가속인자 파라미터의 값에따른최종신되로특성
가속인자증가함에따라, 신뢰도값은초기특성의변화는상대적으로 적으나, 중간이후영역
에서는신뢰도특성이증가함.
전력량계의 경우, 고신뢰도를요구함에 따라, 신뢰도함수값을 95 % 이상으로 상정할경우, 상
대적으로 차이를줄일수있음.
만약신뢰수준을 95 % 일경우, 신뢰도함수값은특성은다음과같다.
부속서 H. 그림 13 신뢰수준 95 %로할경우의최종신되로특성변화
그림에서 알수있듯이, 신뢰수준을 95 %로설정하여 , 신뢰도특성을산출할경우, 신뢰도함
수값의 90 % 수준까지는 동일한특성을가짐.
H.4. 전자식전력량계 가속수명시험조건
전자식전력량계의 가속수명 시험을하기위한상세시험조건은아래와같다.
⑴ 가속시험 조건: 온도85℃,  습도95% R.H.
⑵ 수명산출조건
- 130 -   ⒜ n(지수특성 ) = 3, Ea(활성화에너지) = 0.9 eV
   ⒝ 온/습도조건: 기상청관측전국83개소기상대의 30년(1931 ∼2010) 평균온습도
   ⑶ 수명판정조건: 신뢰도97%
(3) 시험시료수량
시료의크기 (n)시료분류
가속시험용 정상사용온도시험용
33EA 30EA 3표14 시험시료수량- 131 -부속서 I. 외부계량장치를 사용에대한영향시험
I.1 전류케이블의 위치변화에대한영향시험
I.1.1 시험절차
  a) 부하전류선이 CT의“a" 위치를지나도록 세팅및고정한다 .(그림 1. 참조)
  b) 해당기준에따른시험전압및전류를계기에인가한다 .
  c) 계기의오차를측정및기록한다 .
  d) 전압및전류의인가를중지한다 .
  e) 부하전류선이 CT의“b" 위치를지나도록 세팅및고정한다 .
  f) 해당기준에따른시험전압및전류를다시계기에인가한다 .
  g) 계기의오차를측정및기록한다 .
  h) 전압및전류의인가를중지한다 .
  i) 본부속서 I.2 시험을위한 CT 내전류케이블의 위치의부속서 I. 그림 1에따라, 전
류선의위치를 “c” ~ “e” 까지순서대로 변경하며 위의 e)~h) 측정절차를반복하여 실
시한다 .
I.1.2 시험을위한 CT 내전류케이블의 위치
부속서 I. 그림14. CT 내전류케이블의
위치변화시험순서
I.2 분리형 (spilit, openable) CT의체결성에 대한영향시험
 외부계량장치가 분리형 (spilit, openable) CT의경우반복분리체결에 대한정확도시험을
실시한다 . 
I.2.1 시험절차
  a) 분리형계량장치를 분리한후, 제조사가 제시한체결방법에 따라체결한다 .
  b) 부하전류선이 CT의“a" 위치를지나도록 세팅및고정한다 .(부속서 I. 그림 14. 참조)
  c) 해당기준에따른시험전압및전류를계기에인가한다 .
  d) 계기의오차를측정및기록한다 .
  e) 전압및전류의인가를중지한다 .
- 132 -  e) a) ~ e)까지를 5회반복하여 실시한다 .- 133 -제1-4절직류전자식전력량계 형식승인기준
1. 적용범위 (scope)  
본기준의제1-1절전력량계 일반요구사항 의해당항에따르고 , 정격전압 500 V 이하의
직류전력량을 계량하기 위한계기등급 0.5 및1.0 그리고측정범위가 0.05 In에서 1.2 In 까
지의직류전자식전력량계 (이하계기)에적용한다 .
이기준은계량장치와기록장치및표시장치가계기외함에함께들어있거나또는들어
있지않는옥내용및옥외용계기에적용되고 동작표시장치 , 시험출력장치도적용을받는
다. 만약, 계기가최대수요 표시장치 , 전자식요금기록장치 , 시계장치, 데이터통신장치와 같
은기능들을 가지고있다면 , 이는적절한표준을준용하여 적용한다 .
비고  이기준은다음의기기에적용할수있다.
  a) 정보기술서버 (Information technology server farms)
  b) 통신장치의 DC 전원입력부 (DC supply points for communication equipment)
  c) 전기자동차 충전부 (in car charging station or in car charging infrastructures) 
  d) 대중교통체계의 DC 전원입력부 (DC supply points for public transport networks)
계기신뢰성측면은 IEC 62059 시리즈를적용받는다 .
 
2. 인용표준(normative references)
본기준의제1-1절전력량계 일반요구사항 의해당항에따른다 .
다음의인용표준은이기준의적용을위해필수적이다 . 발행연도가 표기된인용표준은인용
된판만을적용한다 . 발행연도가 표기되지 않은인용표준은최신판 (모든추록을포함)을적용
한다.
IEC 61869-14:- , Instrument transformers – Part 14: Additional requirements 
for DC current transformers
IEC 61869-15:- , Instrument transformers – Part 15 Additional requirements for 
DC voltage transformers
IEC 62052-11:2003 , Electricity metering equipment (a.c.) - General 
Requirements, Tests and Test Conditions – Part 11: Metering equipment
IEC 60252-31:2015 , Electricity metering equipment (a,c,) - General 
Requirements, Tests and Test Conditions – Part 31: Product safety requirements and 
tests
IEC 61000-4-19:2004 , Electromagnetic Compatibility (EMC) - Part 4-19: 
Testing and measurement techniques – Test for immunity to conducted, differential mode 
disturbances and signalling in the Frequency range from 2 ㎑ to 150 ㎑, at a.c. power 
ports
EN 50463-2:2013 , Railway applications – Energy measurement on board trains
- 134 -3. 정의(terms and definitions)
본기준의제1-1절전력량계 일반요구사항 의해당항에따른다 .
4. 정격및종류(standard electrical values and type)
4.1 기준전압(standard voltages)
본기준의제1-1절전력량계 일반요구사항 의해당항에따른다 .
4.2 기준전류(standard current)
본기준의제1-1절전력량계 일반요구사항 의해당항에따른다 .
4.3 기준주파수 (standard frequency)
직류전자식전력량계는 적용하지 않는다 .
4.4 계기의소비전력 (power consumption)
본기준의제1-1절전력량계 일반요구사항 의해당항에따른다 .
4.5 종류(type)
이기준에서 계기는각각의사용방법, 등급및사용환경에따라표1과같이구분한다.
사용방법에
따른종류등급에따른종류사용환경에
따른종류접속구조계량방향에
따른분류
단독계기
변성기부계기0.5 급
1.0 급옥내용
옥외용밑면접속형
측면접속형
상하양면접속형
좌우양면접속형
배면접속형
플러그접속형단방향
양방향표1 종류
5. 구조(construction requirements)
본기준의제1-1절전력량계 일반요구사항 의해당항에따른다 .
6. 표시사항(meter marking)
본기준의제1-1절전력량계 일반요구사항 의해당항에따른다 .
7. 계량성능요구사항 및시험(metrological performance requirements and tests) 
7.1 일반시험조건 (general test conditions)- 135 -본기준의제1-1절전력량계 일반요구사항 의해당항에따르며추가적으로 표2에따른다 .
영향을미치는인자 기준값계기등급별허용값
0.5 급 1.0 급
극성 +/- 또는 -/+ < 0.02 % < 0.04 %
파형(고조파 ) 직류왜곡률이다음의값이하
2 % 2 %
직류전압리플실질적으로 영(0)일
것.< ±1.0 %표2 형식승인 시험조건
7.2 계기정수 (meter constant)
본기준의제1-1절전력량계 일반요구사항 의해당항에따른다 .
7.3 초기동작(initial start-up of the meter)
본기준의제1-1절전력량계 일반요구사항 의해당항에따른다 .
7.4 무부하동작(test of no-load condition)
본기준의제1-1절전력량계 일반요구사항 의해당항에따른다 .
7.5 시동(starting current test)
본기준의제1-1절전력량계 일반요구사항 의해당항에따르며 , 시동전류는 0.001 In 로한
다.
7.6 오차의허용한도 (limits of error due to the variation of the current)
계기는아래표3에해당되는 계기등급별오차의허용한도를초과하지 않아야한다. 
부하전류계기등급별오차의변화 (%)
0.5 급 1.0 급
0.01 In ≤ I < 0.05 In ± 1.0 -
0.05 In ≤ I < Imax ± 0.5 ± 1.0표3 오차의허용한도
7.7 외부영향에 의한오차의허용한도 (limits of error due to influence quantities)
본기준의제1-1절전력량계 일반요구사항 의해당항에따르며 , 각계기의등급별오차(또
- 136 -영향요소제1-1절
기술기준
조항부하전류 A계기등급별오차의변화
0.5 급 1.0 급
고주파전자계의 영향 9.2.4 In 2.0 2.0
급과도버스트의 영향 9.2.5 In 2.0 2.0
전도성고주파
전자계의 영향9.2.6 In 2.0 2.0
외부연속적자계유도 9.2.9 In 2.0 2.0
외부원점에서의
전원주파수 자계유도9.2.10 In 1.0 1.0
역극성(예: 수전에서
송전으로에너지방향변경)- 0.1 In 0.1 0.1
기준전압 변동 9.3.3.10.05 In ≤ I < 
Imax
0.01 In0.2
0.40.2
-
보조전압영향 9.3.3.20.05 In
0.01 In-
0.10.1
-
주위온도영향 9.3.40.05 In ≤ I < 
Imax
0.01 In0.03
0.050.05
-
단시간과전류의 영향 9.3.8 In 0.2 0.5
자체가열의 영향 9.3.9 Imax 0.2 0.4표4 외부영향에의한오차의허용한도는오차의변화)는표4에따른 각계기의등급별허용한도를 초과하지 않아야한다.
비고주위온도 영향에대한허용한도 값의단위는 %/K를의미한다 .
8. 기후조건(climatic requirements)
본기준의제1-1절전력량계 일반요구사항 의해당항에따른다 .
9. 외부영향요구사항 (the effects of external influences)
9.1 일반(general)
본기준의제1-1절전력량계 일반요구사항 의해당항에따른다 .
9.2 전자기적 적합성 (electromagnetic compatibility : EMC)
본기준의제1-1절전력량계 일반요구사항 의해당항에따르며 , 7.7 외부영향에 의한오차
의허용한도 에따른허용한도를 초과하지 않아야한다.- 137 -9.3 비-전자기적 외부영향에대한내성(tests of immunity to non-electromagnetic influence 
quantities)
9.3.1 일반(general)
본기준의제1-1절전력량계 일반요구사항 의해당항에따른다 .
9.3.2 전류및전압회로의고조파 (harmonics in the current and voltage circuits)
직류전자식전력량계는 적용하지 않는다 .
9.3.3 전압변동(nominal voltage variation)
본기준의제1-1절전력량계 일반요구사항 의해당항에따르며 , 7.7 외부영향에 의한오차
의허용한도 를초과하지 않아야한다.
9.3.4 주위온도영향(ambient temperature variation)
본기준의제1-1절전력량계 일반요구사항 의해당항에따르며 , 표5에나타낸주위온도
시험구간에서 오차를측정하여 , 20 K 변화에대한평균온도계수를구하였을때7.7 외부영
향에의한오차의허용한도 를초과하지 않아야한다.
옥외용계기 옥내용계기
- 25 ℃ ∼ - 5 ℃
- 5 ℃ ∼ 15 ℃
15 ℃ ∼ 35 ℃
35 ℃ ∼ 55 ℃-10 ℃ ∼ 10 ℃
0 ℃ ∼ 20 ℃
10 ℃ ∼ 30 ℃
20 ℃ ∼ 45 ℃표5 주위온도시험구간
비고 1. 평균온도계수는온도범위의가운데값에서 10 K 높은온도와 10 K 낮은온도
에서측정하여 결정한다 .
        2.  평균온도계수는다음의식으로주어진다 .
평균온도계수높은온도낮은온도높은온도에서의오차낮은온도에서의오차
9.3.5 주파수변동(frequency variation)
직류전자식전력량계는 적용하지 않는다 .
9.3.6 역상순 (reversed phase sequence)
직류전자식전력량계는 적용하지 않는다 .
9.3.7 부가장치및보조장치동작(operation of auxiliary devices)
직류전자식전력량계는 적용하지 않는다 .
- 138 -순서 시험항목 시료의적용
1 5. 구조(5.2항제외) A군(3대)표6 형식승인 시험순서 및항목9.3.8 단시간과전류의 영향(short-time overcurrents)
단시간과전류는 계기를파괴하여서는 안된다. 계기는시험을수행후정상적으로 계량을수행
해야하고, 시험전, 후오차는  표4를초과해서는 안된다.
전압이인가된조건에서 단시간과전류시험수행후, 계기는전압회로에기준전압을인가한
상태에서 초기온도로되돌아와야한다. (약1시간)
계기는 0.5 초동안에 30 Imax의단시간과전류를 통전할수있어야하며, 과전류의 오차는 0 ~ 
-10 % 이내이어야한다.
9.3.9 자체가열의 영향(self-heating)
이시험은다음의절차에따른다 .
  a) 전류회로에전류를인가하지 않은상태로한다.
  b) 적어도 2시간동안기준전압을 전압회로에인가한후정격최대전류를전류회로에인가
한다.
  c) 전류가흐른직후계기오차를측정하여야 한다. 그리고나서시간에따른오차변화의 변화
곡선이올바르게 그려질수있을정도로충분한짧은주기로계기오차를측정한다 .
  d) 이시험은적어도 1시간동안그리고오차변화가다음과같을때까지수행한다 .
20 분동안의오차변화가 0.05 %를초과하지 않을때까지수행한다 .
9.3.10 지락에대한내성(earth fault)
직류전자식전력량계는 적용하지 않는다 .
9.3.11 불평형 부하의 영향(limits of error due to variation of the current for polyphase 
meters carrying a single-phase load, but with balanced polyphase voltages applied)
직류전자식전력량계는 적용하지 않는다 .
10. 소프트웨어 요구사항 (requirements for software controlled measuring instruments)
본기준의제1-1절전력량계 일반요구사항 의해당항에따른다 .
11. 형식승인 시험(type test)
11.1 시험순서및시험항목 (test procedure, items)
형식승인시험의 시험순서 , 시험항목은 다음과같다.- 139 -순서 시험항목 시료의적용
 12.1 절연간격 및연면거리
 12.2 보호등급 Ⅱ 절연계기
2  12.3 절연성능
  12.3.2 충격파내전압
  12.3.3 상용주파내전압
  12.3.4 절연저항
3  7.6 오차의허용한도
 7.5 시동
 7.4 무부하동작
 7.2 계기정수
 7.3 초기동작
  9.3.4 주위온도영향
  9.3.3 전압변동
  9.2.9 외부연속적자계유도
  9.2.10 외부원점에서의 전원주파수자계유
도
 4.4 계기의소비전력
  4.4.1 전압회로의 전력손실
  4.4.2 전류회로의 전력손실
  9.2.2 정전의영향
  9.3.8 단시간과전류의 영향
  9.3.9 자체가열의영향
 12.4 가열
4  9.2 전자기적 적합성 (EMC)
  9.2.11 전자파장해
  9.2.5 급과도버스트의 영향
  9.2.4 고주파전자계의 영향
  9.2.6 전도성고주파전자계의 영향
  9.2.3 정전기방전내성
  9.2.7 서지내성B군(2대)
5 8.3기후영향시험
8.3.2내열성
8.3.3내한성
8.3.4온·습도사이클
  8.3.5 태양열복사C군(3대)
- 140 -순서 시험항목 시료의적용
6 5.2기계적강도시험
5.2.1내충격성
5.2.2내진동성
5.2.3기계적강도
12.6먼지·물의침투에대한보호성
6.표시사항
12.5열과불의내력A군(3대)
시험편1개별도
7 10.소프트웨어요구사항
비고   1. 시료의적용은 8대로순서 1 ~ 3, 6 의시험항목은 3대(A군), 순서 4 의시험
항목은 2대(B군), 순서 5의시험항목은 3대(C군)를적용한다 .
11.3 시료의크기및판정기준 (sample size and criteria)
시료의크기및판정기준은 다음표7에따른다 .
시료의크기(n)판정기준
비고
AC(합격) Re(불합격 )
8 0 1시험의실시여부에따라시료수의 크기는
확대또는축소될수있음표7 시료의크기및판정기준
12. 전기안전요구사항 (electrical safety requirements)
본기준의제1-1절전력량계 일반요구사항 의해당항에따른다 .- 141 -제2장전력량계 검정및재검정기준
1. 적용범위
이기준은 「계량에관한법률」 제23조, 제24조및제25조의규정에의한전력량계의 검정및
재검정에 대하여적용한다 .
2. 검정의종류
2.1 검정
제작또는수입된계량기에 대하여지정검정기관에서 최초로실시하는 검정을말한다.
2.2 재검정
검정을받은계량기에 대하여검정유효기간이 만료되기 전에지정검정기관에서 실시하는 검정을말
한다. 검정후고장이발생하여 부품을교체하는 등수리한계량기에 대하여지정검정기관 또는지
방자치단체가 실시하는 검정을말한다.
3. 검정방법 및절차 
3.1 검정
계량기의 제조업자 또는수입업자는 「계량에관한법률」 시행규칙별지제17호서식의 계량기
검정신청서와 그계량기를 지정검정기관에 제출하여야 한다. 계량기검정신청서의 구분란에제
조는 “제조”, 수입은 “수입”으로기재한다 . 
3.2 재검정
3.2.1 계량기의 검정유효기간이 만료되기 전에계량기를 법정계량에 사용하려는자는, 「계량에관
한법률」 시행규칙별지제17호서식의 계량기재검정신청서와 그계량기를 지정검정기관에 제출
하여야한다. 
3.2.2 검정을받은계량기에 대하여계량기의 성능유지를위해수리시관련부품이교체(수리의범
위는시행령별표4참조)되었을경우교체된부품명과 교체사유를 작성하여 계「계량에관한법
률」 시행규칙별지제17호서식의 계량기재검정신청서 함께그계량기를 지정검정기관이나 지방
자치단체에 제출하여야 한다. 계량기재검정신청서의 구분란에유효기간이 만료되거나 수리한
재검정은 “재검정 ”으로기재한다 .
3.2.2.1 수리한계량기의 재검정절차
3.2.2.1.1  수리업자는 계량기를 수리하여 법정계량에 사용하고자 할경우「계량에관한법률」 시
행규칙별지제17호서식의 계량기재검정신청서를 지정검정기관 또는지방자치단체에 제출하여야
한다.
- 142 -3.2.2.1.2  지방자치단체 계량검사공무원(이하“계량공무원”이라한다)은원칙적으로현장을방문하여
계량기의 상태를확인하거나 수리업자에게 검정증인을제거하도록 한다.  
3.2.2.1.3  수리업자는 계량기를 수리한후세부수리내용 (수리일시 , 수리개소 , 수리내용 등)을기록
하여계량공무원에게 제출한다 .
3.2.2.1.4  계량공무원은현장을방문하여 검정을실시한후검정증인을한다.
3.2.2.1.5 최초형식승인 구조와다르게수리한계량기의 재검정시 당해계량기를 수리한수리
업자는 「계량에관한법률」 제25조제1항제1호및제2호에따른검정기관 또는지방자치단
체로부터 수리한계량기의 성능이수리전의 성능과같은수준이상임을확인받아야한다.
3.3 계량기의 검정, 재검정은 오차검사와 구조검사로 구분하여 실시한다 .
3.3.1 오차검사
3.3.1.1 교류유도형전력량계
오차검사는 전수검사로 실시하며 , 다음항목을실시한다 .
3.3.1.1.1 오차의허용한도
본기준의제1장제1-2절교류유도형전력량계 7.6 오차의허용한도를만족하여야 한다.
3.3.1.1.2 시동
본기준의제1장제1-2절교류유도형전력량계 7.5 시동을만족하여야 한다.
3.3.1.1.3 무부하동작
본기준의제1장제1-2절교류유도형전력량계 7.4 무부하동작을만족하여야 한다.
3.3.1.2 교류전자식전력량계
오차검사는 전수검사로 실시하며 , 다음항목을실시한다 .
3.3.1.2.1 오차의허용한도
본기준의제1장제1-3절교류전자식전력량계  7.6 오차의허용한도를만족하여야 한다. 
만약계기가양방향계량을하도록설계되었다면, 7.6 오차의 허용한도에서역방향에 대해
Imax(역률 1), Ib(역률 1)에대해서만 적용한다 .
3.3.1.2.2 시동
본기준의제1장제1-3절교류전자식전력량계 7.5 시동을만족하여야 한다. 만약계기가
양방향계량을하도록설계되었다면, 본검사는정방향에 대해서만 실시한다 .- 143 -3.3.1.2.3 무부하동작
본기준의제1장제1-3절교류전자식전력량계 7.4 무부하동작을만족하여야 한다. 다만, 
최소시험시간 ∆는90 [초] 이상으로 한다.
3.3.1.3 직류전자식전력량계
오차검사는 전수검사로 실시하며 , 다음항목을실시한다 .
3.3.1.3.1 오차의허용한도
본기준의제1장제1-4절직류전자식전력량계  7.6 오차의허용한도 를만족하여야 한다. 
만약계기가양방향계량을하도록설계되었다면, 7.6 오차의허용한도 에서역방향에 대해서
는Imax, In에대해서만 적용한다 .
3.3.1.3.2 시동
본기준의제1장제1-4절직류전자식전력량계 7.5 시동을만족하여야 한다. 만약계기가
양방향계량을하도록설계되었다면, 본검사는정방향에 대해서만 실시한다 .
3.3.1.3.3 무부하동작
본기준의제1장제1-4절직류전자식전력량계 7.4 무부하동작을만족하여야 한다. 다만, 
최소시험시간 ∆는90 [초] 이상으로 한다.
3.3.2 구조검사
KS QISO 2859-1의부표 1샘플(크기 )문자및부표 2-A보통검사의 1회샘플링방식
중특별검사수준 (S-2)을적용하고 합격품질수준 (AQL)은2.5%로한다 .
3.3.2.1  교류유도형전력량계는 본기준의제1장제1-2절교류유도형 전력량계 6. 표시
사항을따른다 .
3.3.2.2 교류 전자식전력량계는 본기준의제1장제1-3절교류전자식 전력량계 6. 표시
사항을따른다 . 
3.3.2.3 직류전자식전력량계는 본기준의제1장제1-4절직류전자식 전력량계 6. 표시
사항을따른다 .
3.4 「계량에관한법률」 제31조에따라실시하는 검사는같은법시행령제32조의규정에의한사
용오차를 적용한다 .
- 144 -4. 검정증인   
지정검정기관 (수리한계량기의 재검정의 경우는지방자치단체 )은검정또는재검정에 합격한
제품에대해서는 「계량에관한법률」 제29조및같은법시행규칙제27조의규정에의한검
정증인을표시하여야 하며계량기의 계량특성이 바뀌어질수있는구성요소에는 별도의봉인
을요구할수있다.- 145 -제3장형식승인 신규및변경처리 기준
1. 적용범위
이기준은형식승인 신규및변경업무의원활한처리를위해 「계량에관한법률」제14조및
제21조, 같은법시행령제17조, 시행규칙제21조에근거하여전력량계의 형식승인 시료, 형
식승인구분, 형식승인의 변경절차 및범위에대하여규정한다 .
2. 형식승인의 종류
형식승인의 종류는신규, 변경으로 구분한다 .
  (1) 신규 : 최초로계량기를 제작/수입할때, 또는제작/수입할계량기의 기능·성능이이미
받은형식승인의범위를초과할때의형식승인을새로받아야할경우를말한다.  
이경우형식승인 기준에서 모든시험항목을시험한다 .
  (2) 변경 : 이미받은형식승인과 동일한형식승인범위내에속하지만 , 기능또는성능이변
경또는추가되어 형식승인의 변경을받아야하는경우를말한다.  이경우형식승
인기준에정해진시험항목 중에서일부시험항목에 대한시험을생략할수있다.
  (3) 신고 : 색상변경등경미한변경의경우로써, 신고만하면되는경우를말한다.
3. 형식승인 수수료
형식승인 및변경에대한수수료는 “계량기검정등의수수료및비용에관한규정”에따른다 .
4. 형식승인 시험을위한시료크기 및판정기준
  (1) 형식승인 신규시시료크기 및판정기준은 각절의형식승인 기술기준에서 11. 형식승인
시험에따른다 . 형식승인 변경을하고자할때에는본장의표2, 표3 및표4 에해당하
는시험을실시하여야 하며, 필요한시료크기는형식승인 기준에서 정한각시험군별 2대
씩으로하며시험군은 기술기준 각절의형식승인 기술기준에서 11. 형식승인 시험을참조
한다. 시료의크기는시험할최소한의 수량으로 형식승인기관은 필요시형식승인 시험을
위해서추가시료를요청할수있다.
  (2) (1)에따라합격한경우교류전자식전력량계의 형식이다른시료에대해서도 동일계열
인경우아래(3)항이외의항목은시험을받은것으로본다. 동일계열의 교류전자식전력
량계는다음을만족하여야 한다.
   1) 동일제조업체
   2) 정확도등급동일
   3) 최대전류 및기본전류 동일
   4) 미터의중요성능부품의 재료가동일
   5) 전원방식 및용량이동일
   6) 전자장치의 설계및부품이동일
- 146 -   7) 계량부의 형식및측정원리가 동일
  (3) 동일계열 시험요구항목 (제1-3절교류전자식전력량계 형식승인기준 )
   1) 9.3.9 자체가열의 영향
   2) 12.4 가열
   3) 13.4 옥외폭로의영향
   4) 12.6 먼지·물의침투에대한보호성
5. 형식승인의 구분
전력량계의 형식승인은 아래와같이구분한다 .
  (1) 측정방식에따른종류 : 교류유도형전력량계 , 교류전자식전력량계 , 직류전자식전력량
계
  (2) 사용방법에 따른종류: 단독계기 , 변성기부 계기
  (3) 등급에따른종류: 유효0.2급, 0.5급, 1.0급, 2.0급/ 무효0.5급, 1.0급, 2.0급, 3.0급
  (4) 사용환경에따른종류 : 보통내후용 , 강화내후용 , 옥내용 , 옥외용
  (5) 검정유효기간에 따른분류: 일반형 , 특수형
  (6) 접속구조에 따른분류: 밑면접속형 , 측면접속형 , 상하양면접속형 , 좌우양면접속형 , 배면
접속형 , 플러그접속형
  (7) 상및선식에따른종류: 단상2선식, 단상3선식, 3상3선식, 3상4선식
  (8) 기준전류: 교류전력량계 (단독계기 Ib, 변성기부계기 In,, 최대전류 Imax), 직류전력량계 (단독계
기In,, 최대전류 Imax)
  (9) 기준전압: 교류전력량계 (63.5 V, 110 V, 220 V), 직류전력량계 (48 V, 60 V, 100 V, 
110 V, 200 V, 220 V, 400 V 또는X V)
비고 1. 계기의기준전압은전압회로에가해지는 전압을말하고, 3상3선식에서는 선간
전압을 , 3상4선식에서는 상전압을 의미한다 .
        2. 직류기준전압 X V는고객이제시한값에따른다 .
  (10) 기준주파수
  (11) 계기정수
  (12) 입력전원 (단상, 3상)
  (13) 계량방향 (단방향 , 양방향 )
6. 형식승인서에 표기하여야할사항
 「계량에관한법률」시행규칙제15조에따라형식승인서의 규격및형식에표기하여야할 사항은
아래와같다.
  (1) 측정방식에따른종류: 교류유도형전력량계 , 교류전자식전력량계 , 직류전자식전력량
계
  (2) 사용방법에 따른종류: 단독계기 , 변성기부 계기
  (3) 등급에따른종류: 유효0.2급, 0.5급, 1.0급, 2.0급/ 무효0.5급, 1.0급, 2.0급, 3.0급- 147 -  (4) 사용환경에따른종류: 보통내후용 , 강화내후용 , 옥내용 , 옥외용
  (5) 검정유효기간에 따른분류: 일반형 , 특수형
  (6) 접속구조에 따른분류: 밑면접속형 , 측면접속형 , 상하양면접속형 , 좌우양면접속형 , 배면
접속형 , 플러그접속형
  (7) 상및선식에따른종류: 단상2선식, 단상3선식, 3상3선식, 3상4선식
  (8) 기준전류: 교류전력량계 (단독계기 Ib, 변성기부계기 In,, 최대전류 Imax), 직류전력량계 (단독계
기In,, 최대전류 Imax)
비고단독계기의 경우, 기본전류 (Ib)와정격최대전류 (Imax)을동시에표기하되 , 변성기부 계
기의경우, 정격전류 (In)만표기한다 .
  (9) 기준전압: 교류전력량계 (63.5 V, 110 V, 220 V), 직류전력량계 (48 V, 60 V, 100 V, 
110 V, 200 V, 220 V, 400 V 또는X V)
비고 1. 계기의기준전압은전압회로에가해지는 전압을말하고, 3상3선식에서는 선간
전압을 , 3상4선식에서는 상전압을 의미한다 .
        2. 3상4선식등상전압및선간전압이있는경우, 상전압과 선간전압을함께표기
한다.
        3. 직류기준전압 X V는고객이제시한값에따른다 .
  (10) 기준주파수
  (11) 계기정수
  (12) 계량방향
  (13) 모델명
  (14) 입력전원 (단상, 3상)
  (15) 소프트웨어버전/식별수단 (해당시)
  (16) 기타형식승인 기관이필요하다고 판단하는 사항(분리형표시장치 , 외부CT)
7. 형식승인의 변경범위 및변경시시험항목
형식승인을취득한전력량계의 내․외부변경에있어시험항목의 수가전체시험항목수의 50 % 
미만인경우형식승인 변경을할수있다. 이때전체시험항목수(각절의형식승인 기술기준
의11. 형식승인 시험 참조)는아래의표1과같으며 , 변경항목중하위일부에대해시험을
시행하여도 항목하나로간주한다 .
- 148 -기술기준산업통상자원부 고시
제2016 - 124호산업통상자원부 고시
제2018 - XXX호비고
교류유도형
전력량계7.1 구조일반등36 항목
(발신장치부착계기는 38 
항목)5. 구조등36 항목
(발신장치 부착계기는 38 항목)
교류전자식
전력량계8. 구조등51 항목
(옥내용계기는 47항목)5. 구조등54 항목
(옥내용계기는 50항목)
직류전자식
전력량계- 5. 구조등38 항목표1. 형식승인 전체시험항목수
변경항목에 대한변경내용 , 시험항목 등은표2, 표3 및표4에따른다 .
단, 하기사항을변경할경우신규로형식승인을 받아야하며동일계열 적용제품은 제외한다 . 
  (1) 교류유도형전력량계
   1) 제1-2절교류유도형전력량계 형식승인 기준의 4. 정격및종류에해당하는 사항
   2) 계량의종류(최대수요 , 무효전력 등)를추가할경우
   3) 다음의계기규격이변경및추가되는 경우
      - 상/선식, 부속서 A.의발신장치 등
   4) 표2.에서신규로처리를요구하는 항목의변경
   5) 보호등급을변경할경우
  (2) 교류전자식전력량계
   1) 제1-3절교류전자식전력량계 형식승인 기준의 4. 정격및종류에해당하는 사항
      단, 검정유효기간에 따른분류에서 일반형에서 특수형으로의 변경은기술기준 부속서
H.에따라 「계량에관한법률」제16조의규정에의한형식승인기관의 시험·검사성적
서를제출한계기에대해서는 형식승인 변경을할수있다.
   2) 계량의종류(무효전력 등)를추가할경우
   3) 다음의계기규격이변경및추가되는 경우
      - 상/선식, 통신장치 (모뎀등) 등
   4) 표3.에서신규로처리를요구하는 항목의변경
   5) 보호등급을변경할경우
  (3) 직류전자식전력량계
   1) 제1-4절직류전자식전력량계 형식승인 기준의 4. 정격및종류에해당하는 사항
   2) 표4.에서신규로처리를요구하는 항목의변경
   3) 보호등급을변경할경우- 149 -표2. 교류유도형전력량계 형식승인 변경시시험항목
  - 오차와관련된시험(오차의허용한도 , 무부하동작, 시동, 계기정수 )을실시한후, 변경
항목에따른시험항목을추가적으로 시행한다 .
변경항목 변경내용 시험항목
1.전압소자전압소자수의변경 신규시험항목에 의거시험
전압소자에 구성되는철심의
재질변경4.4.1
5.10
5.2.2
5.2.1
12.3.3
12.3.2전압회로의 소비전력
소음
내진동성
내충격성
상용주파 내전압
충격파내전압
2.전압코일 선경및권수의변경4.4.1
12.3.3
12.3.2전압회로의 소비전력
상용주파 내전압
충격파내전압
3.전류소자전류소자수의변경 신규시험항목에 의거시험
전류소자에 구성되는철심의
재질및구조변경4.4.2
5.10
5.2.2
5.2.1
12.3.3
12.3.2전류회로의 소비전력
소음
내진동성
내충격성
상용주파 내전압
충격파내전압
4.전류코일 선경및권수의변경9.3.8
4.4.2
12.4과전류의 영향
전류회로의 소비전력
가열
5.지지후렘 재질및구조의변경5.2.2
5.2.1
12.3.3
12.3.2내진동성
내충격성
상용주파 내전압
충격파내전압
- 150 -변경항목 변경내용 시험항목
6.철심용계철재질및구조의변경5.2.2
5.2.1
12.3.3
12.3.2내진동성
내충격성
상용주파 내전압
충격파내전압
7.회전자 재질및구조의변경5.9
5.2.2
5.2.1
5.11경사의영향
내진동성
내충격성
내구도 (자체성적서 )
8.상부축수재질및구조의변경5.9
5.2.2
5.2.1
5.11경사의영향
내진동성
내충격성
내구도 (자체성적서 )
9.하부축수재질및구조의변경
-.보석베아링을자기축수
-.자기축수를보석베아링9.3.4
9.2.10
5.9
5.2.2
5.2.1
5.11주위온도의영향
외부원점에서의 전원주파수
자계유도
경사의영향
내진동성
내충격성
내구도 (자체성적서 )
10.제동자석제동자석의재질및구조의
변경변경9.3.9
9.3.4
9.3.2
5.2.2
5.2.1자체가열의영향
주위온도의영향
전류와전압회로내의고조파성분
내진동성
내충격성
11.외함의형상외함의구조변경 ,외형디자인
및크기변경5.2.2
5.2.1
12.3.4
12.3.3
K SC1 203내진동성
내충격성
절연저항
상용주파 내전압
전력량계류의 내후성능- 151 -변경항목 변경내용 시험항목
12.외함의재질외함의재질변경 ,
단자배열 변경 ,
단자도체 형상의변경 ,
절연거리 등의변경9.3.8
5.2.2
5.2.1
12.4
12.3.4
12.3.3
12.3.2
K SC1 203과전류의 영향
내진동성
내충격성
가열
절연저항
상용주파내전압
충격파내전압
전력량계류의 내후성능
13.명판재질및인쇄재료의변경K SC 1203
3.2내광성
표시사항의 변경 신고사항
14.봉인구조 봉인구조의 변경 신고사항
15.기타경미한
구조의변경색상의변경등기능에직접
적인영향을주지않는변경신고사항
- 152 -변경항목 변경내용 시험항목
1. 내부전원부전원방식(1)의변경4.4
9.3.3
9.2.4
9.2.5
9.2.6
9.2.7
9.2.8
9.2.11
12.3.2계기의소비전력
전압변동
고주파전자계의 영향
급과도버스트의 영향
전도성고주파전자계의 영향
서지내성
감쇄진동파의 영향
전자파장해
충격파내전압
내부전원부용량및입출
력정전압 (정류회를 거친
후전압) 등의변경4.4
9.2.4
9.2.5
9.2.6
9.2.7
9.2.8
9.2.11
9.3.4
12.3.2계기의소비전력
고주파전자계의 영향
급과도버스트의 영향
전도성고주파전자계의 영향
서지내성
감쇄진동파의 영향
전자파장해
주위온도영향
충격파내전압
2. 전압센서 및
  전류센서전압센서 및전류센서 방
식의 변경(2) 신규시험항목에 의거시험
동일방식에서 소자
종류의변경으로 전류센서
는CT 및Shunt 저항의
제조사 , 외형등의변경을
포함.
외부CT를사용할 경우
CT와본체간의 케이블길
이변경도포함4.4
7.4
7.5
7.6
9.2.4
9.2.5
9.2.6
9.2.9
9.2.10
9.3.2
9.3.3
9.3.4
9.3.5
9.3.11계기의소비전력
무부하동작
시동
오차의허용한도
고주파전자계의 영향
급과도버스트의 영향
전도성고주파전자계의 영향
외부연속적자계유도
외부원점에서의 전원주파수
자계유도
전류및전압회로의고조파
전압변동
주위온도영향
주파수변동
불평형부하의영향표3. 교류전자식전력량계 형식승인 변경시시험항목- 153 -변경항목 변경내용 시험항목
3. A/D변환기 ,  
   에너지계량
   소자소자의변경(3)7.2
7.4
7.5
7.6
8.3.4
9.2.4
9.2.5
9.2.6
9.2.7
9.2.8
9.2.11
9.3.4
9.3.11계기정수
무부하동작
시동
오차의허용한도
온·습도사이클
고주파전자계의 영향
급과도버스트의 영향
전도성고주파전자계의 영향
서지내성
감쇄진동파의 영향
전자파장해
주위온도영향
불평형부하의영향
4. 프로세서 소자의변경(4)7.2
8.3.4
9.2.4
9.2.5
9.2.6
9.2.7
9.2.8
9.2.11
9.3.4계기정수
온·습도사이클
고주파전자계의 영향
급과도버스트의 영향
전도성고주파전자계의 영향
서지내성
감쇄진동파의 영향
전자파장해
주위온도영향
5. 메모리메모리의종류(5) 변경 5.7 측정값의 저장
메모리의종류변경이없는 
메모리용량등의변경신고사항
6. 표시장치표시장치(LCD 등)의제
조사, 외형등의변경5.2.1
5.2.2
5.6
8.3.2
8.3.3
8.3.4내충격성
내진동성
측정값의 표시
내열성
내한성
온·습도사이클
표시형상 및색상등의변경 신고사항
- 154 -변경항목 변경내용 시험항목
7. 외함의형상전면기능요소의 위치변경, 
외형디자인및크기의변경
(6)5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.5
8.3.2
8.3.3
8.3.4
8.3.5
9.2.3
12.3.2
12.3.3
12.3.4
13.1
13.2
13.3
13.4
12.6내충격성
내진동성
기계적강도
외함
내열성
내한성
온·습도사이클
태양열복사
정전기방전내성
충격파내전압
상용주파내전압
절연저항
습윤·아황산가스의영향
염수분무의 영향
고온·급냉의영향
옥외폭로의 영향
먼지·물의침투에대한보호성
8. 단자, 단자함 ,
  단자커버단자도체 재질변경, 단자
배열 변경, 단자도체 형상
변경,
단자도체의배치, 절연거
리등의변경5.4
12.1
12.3.2
12.3.3
12.3.4
12.4
12.6단자, 단자함 , 보호접지단자
절연간격 및연면거리
충격파내전압
상용주파내전압
절연저항
가열
먼지·물의침투에대한보호성
단자커버의 크기변경5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.5.1
9.2.3
12.3.2
12.3.3
12.3.4
12.6내충격성
내진동성
기계적강도
단자커버
정전기방전내성
충격파내전압
상용주파내전압
절연저항
먼지·물의침투에대한보호성- 155 -변경항목 변경내용 시험항목
9. 외함이나
   단자함의
   재질외함이나 단자함재질변경5.
5.2.1
5.2.2
5.2.3
8.3.2
8.3.3
8.3.4
8.3.5
12.3.2
12.3.3
12.3.4
12.4
12.5
13.1
13.2
13.3
13.4
13.5구조
내충격성
내진동성
기계적강도
내열성
내한성
온·습도사이클
태양열복사
충격파내전압
상용주파내전압
절연저항
가열
열과불의내력
습윤·아황산가스의영향
염수분무의 영향
고온·급냉의영향
옥외폭로의 영향
금속재료의 표면처리
10. 외함의
   내부구조기구물내부구조 변경5.2.1
5.2.2내충격성
내진동성
11. PCB
   레이아웃PCB의부품배치변경,
1매의PCB를2매로분리
하는 등PCB 매수의변
경, 4층PCB를 2층PCB
로변경하는 등PCB 층수
의변경또는 에폭시 PCB
를 페놀재질의 PCB로변
경하는 등PCB 종류의
변경을포함9.2.4
9.2.5
9.2.6
9.2.7
9.2.8
9.2.11고주파전자계의 영향
급과도버스트의 영향
전도성고주파전자계의 영향
서지내성
감쇄진동파의 영향
전자파장해
12. PCB추가보조회로 또는 option 
board(7) 등을계기내부(8)
에추가4.4
9.2.4
9.2.5
9.2.6
9.2.7
9.2.8
9.2.11계기의전력손실
고주파전자계의 영향
급과도버스트의 영향
전도성고주파전자계의 영향
서지내성
감쇄진동파의 영향
전자파장해
모뎀(9)을계기내부에추가 신규시험항목에 의거시험
- 156 -변경항목 변경내용 시험항목
13. 외부인출선
   또는보조단자외부인출선또는보조
단자의추가(10)12.6 먼지·물의침투에대한보호성
14. 봉인구조 봉인구조의 변경 신고사항
15. 기타경미
   한회로의
   변경(11)인덕터, 커패시터, 저항등 신고사항
16. 기타기능
   및입출력
   의삭제(12)외부인출선또는보조
단자의삭제등신고사항
17. 소프트웨어
   변경계량과관련되는소프트웨
어의기능을변경(13)7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
9.3.2
9.3.3
9.3.5
9.3.6
9.3.11
10.1계기정수
초기동작
무부하동작
시동
오차의허용한도
전류및전압회로내의 고조파성분
전압변동
주파수변동
역상순
불평형부하의영향
소프트웨어식별
단순기능의변경 신고사항
주(1) 전원방식의 변경은리니어레귤레이터방식에서 스위칭레귤레이터방식을바꾸는등
계기내부회로의동작을위해정전압을얻는제어방식의 변경을의미한다 .
주(2) 전압센서 방식변경은저항소자에 의한신호를얻는방식에서 변압기형태의  변성기로
바꾸는등전압에대한신호를얻는방식의변경을의미하고 , 전류센서 방식변경은
코어를갖는변류기구조에서 정밀저항체를 이용한션트방식으로바꾸는등전류에
대한신호를얻는방식의변경을의미한다 .
주(3) A/D 변환기및에너지계량소자의변경은프로세서와 별개의소자로구성되어 있는
A/D 변환기또는에너지계량소자를  프로세서내부에포함하는 변경, 프로세서일체
형 에너지계량소자의변경및각각의소자가다른내부구조를갖는반도체로의 부
품변경을의미한다 .
주(4) 에너지계량소자, A/D 변환기와 별개의소자로구성되어있는프로세서에 대하여다른
내부구조를갖는반도체로의 부품변경을의미한다 .
주(5) 메모리의종류는자료를저장하고 유지하는 방식에대한것으로메모리의종류에대한- 157 -변경은 SRAM, FLASH MEMORY, FRAM 등소자내부의자료저장방식이서로다
른메모리의변경을의미한다 . 측정값의 표시중a)항에대한성적서(국가표준기본법
제23조의규정에의한공인시험 ․검사기관의 시험성적서 또는자체시험성적서 )을 제출
하는경우, 신고사항으로처리한다 .
주(6) 외함의형상변경은외함(베이스와커버)의크기, 디자인의변경및전면표시부 , 광포트
등전면에  노출되는계기구성요소의 위치변경등외함(베이스와커버)에대한변경을
의미한다 .
주(7) 보조회로 또는 option board는계기의입출력확장또는부가기능 제공등의목적으로
계기내부또는외부에착탈가능한형태로설치되는 회로부를 의미한다 .
주(8) 계기내부는계기의봉인을훼손하지 않고는접근할수없는부분을의미한다 .
주(9) 모뎀은데이터의 원거리전송을위해디지털신호를아날로그신호로  변조하여 송신
하고수신된아날로그신호를본래의디지털신호로복조하는 장치로서 전화선 , 전력선
등을전송로로 이용하거나 전파를이용하는  유무선모뎀을포함한다 .
주(10) 회로의설계가 Ready가된상태에서 회로의설계추가변경없이인출선또는단자
만을추가하는 경우를의미한다 .
주(11) 기타경미한회로의변경은인덕터, 커패시터, 저항, 배터리등수동소자의용량및정
수변경, 일부추가또는삭제를의미한다 . 능동소자의경우상호호환가능(Pin to 
Pin으로회로의변경없이사용가능)한소자로의메이커변경및패키지변경을의미
한다. 
주(12) 전력량계의 기본성능에영향을주지않는기타기능및입출력의 삭제를의미한다 . 단, 
이경우에 PCB상에위치가정해진부품을실장하지 않거나옵션PCB를 제거하는
등의방법으로 기능을삭제하는 것은무방하나 , PCB 레이아웃의변경이나옵션PCB의
추가, 외부인출선이나 보조단자의 추가등형식승인  변경이필요한변경을수반하는
경우에는 해당시험을거쳐형식승인  변경또는신고절차를거처야한다. 또한외부
인출선또는보조단자의 삭제시선의인출구조나 보조단자 인출구로 이물질이 들어
가지않도록처리하여야 한다.
주(13) 계기의소프트웨어변경은하드웨어(소자및기구물등)를제외한소프트웨어를변경
하는것으로계량에영향을주는소스코드에대해서적용한다 . 여기서계량에영향을
주는소스코드는전력량을 측정하는 파라미터 (전류측정, 전압측정, 시간측정등)로
간주한다 . 또한, 펄스계기정수 , 계량방향 (단방향 ↔ 양방향 ) 등에대한변경도본소
프트웨어변경으로 간주한다 . 단, 양방향에서 단방향으로의 변경은 10.1 소프트웨어
식별만적용한다 .
- 158 -변경항목 변경내용 시험항목
1. 내부전원부전원방식(1)의변경4.4
9.3.3
9.2.4
9.2.5
9.2.6
9.2.7
9.2.11
12.3.2계기의소비전력
전압변동
고주파전자계의 영향
급과도버스트의 영향
전도성고주파전자계의 영향
서지내성
전자파장해
충격파내전압
내부전원부용량및입출
력정전압 (정류회를 거친
후전압) 등의변경4.4
9.2.4
9.2.5
9.2.6
9.2.7
9.2.11
9.3.4
12.3.2계기의소비전력
고주파전자계의 영향
급과도버스트의 영향
전도성고주파전자계의 영향
서지내성
전자파장해
주위온도영향
충격파내전압
2. 전압센서 및
  전류센서전압센서 및전류센서 방
식의 변경(2) 신규시험항목에 의거시험
동일방식에서 소자
종류의변경으로 전류센서
는CT 및Shunt 저항의
제조사 , 외형등의변경을
포함4.4
7.4
7.5
7.6
9.2.4
9.2.5
9.2.6
9.2.9
9.2.10
9.3.3
9.3.4계기의소비전력
무부하동작
시동
오차의허용한도
고주파전자계의 영향
급과도버스트의 영향
전도성고주파전자계의 영향
외부연속적자계유도
외부원점에서의 전원주파수
자계유도
전압변동
주위온도영향표4. 직류전자식전력량계 형식승인 변경시시험항목- 159 -변경항목 변경내용 시험항목
3. A/D변환기 ,  
   에너지계량
   소자소자의변경(3)7.2
7.4
7.5
7.6
8.3.4
9.2.4
9.2.5
9.2.6
9.2.7
9.2.11
9.3.4
10.계기정수
무부하동작
시동
오차의허용한도
온·습도사이클
고주파전자계의 영향
급과도버스트의 영향
전도성고주파전자계의 영향
서지내성
전자파장해
주위온도영향
소프트웨어요구사항
4. 프로세서 소자의변경(4)7.2
8.3.4
9.2.4
9.2.5
9.2.6
9.2.7
9.2.11
9.3.4
10.계기정수
온·습도사이클
고주파전자계의 영향
급과도버스트의 영향
전도성고주파전자계의 영향
서지내성
전자파장해
주위온도영향
소프트웨어요구사항
5. 메모리메모리의종류(5) 변경 5.7 측정값의 저장
메모리의종류변경이없는 
메모리용량등의변경신고사항
6. 표시장치표시장치(LCD 등)의제
조사, 외형등의변경5.2.1
5.2.2
5.6
8.3.2
8.3.3
8.3.4내충격성
내진동성
측정값의 표시
내열성
내한성
온·습도사이클
표시형상 및색상등의변경 신고사항
- 160 -변경항목 변경내용 시험항목
7. 외함의형상전면기능요소의 위치변경, 
외형디자인및크기의변경
(6)5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.5
8.3.2
8.3.3
8.3.4
8.3.5
9.2.3
12.3.2
12.3.3
12.3.4
12.6내충격성
내진동성
기계적강도
외함
내열성
내한성
온·습도사이클
태양열복사
정전기방전내성
충격파내전압
상용주파내전압
절연저항
먼지·물의침투에대한보호성
8. 단자, 단자함 ,
   단자커버단자도체 재질변경, 단자
배열 변경, 단자도체 형상
변경,
단자도체의배치, 절연거
리등의변경5.4
12.1
12.3.2
12.3.3
12.3.4
12.4
12.6단자, 단자함 , 보호접지단자
절연간격 및연면거리
충격파내전압
상용주파내전압
절연저항
가열
먼지·물의침투에대한보호성
단자커버의 크기변경5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.5.1
9.2.3
12.3.2
12.3.3
12.3.4
12.6내충격성
내진동성
기계적강도
단자커버
정전기방전내성
충격파내전압
상용주파내전압
절연저항
먼지·물의침투에대한보호성- 161 -변경항목 변경내용 시험항목
9. 외함이나
   단자함의
   재질외함이나 단자함재질변경5.
5.2.1
5.2.2
5.2.3
8.3.2
8.3.3
8.3.4
12.3.2
12.3.3
12.3.4
12.4
12.5구조
내충격성
내진동성
기계적강도
내열성
내한성
온·습도사이클
충격파내전압
상용주파내전압
절연저항
가열
열과불의내력
10. 외함의
   내부구조기구물내부구조 변경5.2.1
5.2.2내충격성
내진동성
11. PCB 
   레이아웃PCB의부품배치변경,
1매의PCB를2매로분리
하는 등PCB 매수의변
경, 4층PCB를 2층PCB
로변경하는 등PCB 층수
의변경또는 에폭시 PCB
를 페놀재질의 PCB로변
경하는 등PCB 종류의
변경을포함9.2.4
9.2.5
9.2.6
9.2.7
9.2.11고주파전자계의 영향
급과도버스트의 영향
전도성고주파전자계의 영향
서지내성
전자파장해
12. PCB추가보조회로 또는 option 
board(7) 등을계기내부(8)
에추가4.4
9.2.4
9.2.5
9.2.6
9.2.7
9.2.11계기의전력손실
고주파전자계의 영향
급과도버스트의 영향
전도성고주파전자계의 영향
서지내성
전자파장해
모뎀(9)을계기내부에추가 신규시험항목에 의거시험
13. 외부인출선
   또는보조단자외부인출선또는보조
단자의추가(10) 12.6 먼지·물의침투에대한보호성
14. 봉인구조 봉인구조의 변경 신고사항
15. 기타경미
   한회로의
   변경(11)인덕터, 커패시터, 저항등 신고사항
- 162 -변경항목 변경내용 시험항목
16. 기타기능
   및입출력
   의삭제(12)외부인출선또는보조
단자의삭제등신고사항
17. 소프트웨어
   변경법정계량과 관련되는소프
트웨어의기능을변경(13)7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
9.3.3
10.1계기정수
초기동작
무부하동작
시동
오차의허용한도
전압변동
소프트웨어식별
단순기능의변경 신고사항
주(1) 전원방식의 변경은리니어레귤레이터방식에서 스위칭레귤레이터방식을바꾸는등
계기내부회로의동작을위해정전압을얻는제어방식의 변경을의미한다 .
주(2) 전압센서 방식변경은저항소자에 의한신호를얻는방식에서 변압기형태의  변성기로
바꾸는등전압에대한신호를얻는방식의변경을의미하고 , 전류센서 방식변경은
코어를갖는변류기구조에서 정밀저항체를 이용한션트방식으로바꾸는등전류에
대한신호를얻는방식의변경을의미한다 .
주(3) A/D 변환기및에너지계량소자의변경은프로세서와 별개의소자로구성되어 있는
A/D 변환기또는에너지계량소자를  프로세서내부에포함하는 변경, 프로세서일체
형 에너지계량소자의변경및각각의소자가다른내부구조를갖는반도체로의 부
품변경을의미한다 .
주(4) 에너지계량소자, A/D 변환기와 별개의소자로구성되어있는프로세서에 대하여다른
내부구조를갖는반도체로의 부품변경을의미한다 .
주(5) 메모리의종류는자료를저장하고 유지하는 방식에대한것으로메모리의종류에대한
변경은 SRAM, FLASH MEMORY, FRAM 등소자내부의자료저장방식이서로다
른메모리의변경을의미한다 . 측정값의 표시중a)항에대한성적서(국가표준기본법
제23조의규정에의한공인시험 ․검사기관의 시험성적서 또는자체시험성적서 )을 제출
하는경우, 신고사항으로처리한다 .
주(6) 외함의형상변경은외함(베이스와커버)의크기, 디자인의변경및전면표시부 , 광포트
등전면에  노출되는계기구성요소의 위치변경등외함(베이스와커버)에대한변경을
의미한다 .
주(7) 보조회로 또는 option board는계기의입출력확장또는부가기능 제공등의목적으로
계기내부또는외부에착탈가능한형태로설치되는 회로부를 의미한다 .
주(8) 계기내부는계기의봉인을훼손하지 않고는접근할수없는부분을의미한다 .
주(9) 모뎀은데이터의 원거리전송을위해디지털신호를아날로그신호로  변조하여 송신- 163 -하고수신된아날로그신호를본래의디지털신호로복조하는 장치로서 전화선 , 전력선
등을전송로로 이용하거나 전파를이용하는  유무선모뎀을포함한다 .
주(10) 회로의설계가 Ready가된상태에서 회로의설계추가변경없이인출선또는단자
만을추가하는 경우를의미한다 .
주(11) 기타경미한회로의변경은인덕터, 커패시터, 저항, 배터리등수동소자의용량및정
수변경, 일부추가또는삭제를의미한다 . 능동소자의경우상호호환가능(Pin to 
Pin으로회로의변경없이사용가능)한소자로의메이커변경및패키지변경을의미
한다. 
주(12) 전력량계의 기본성능에영향을주지않는기타기능및입출력의 삭제를의미한다 . 단, 
이경우에 PCB상에위치가정해진부품을실장하지 않거나옵션PCB를 제거하는
등의방법으로 기능을삭제하는 것은무방하나 , PCB 레이아웃의변경이나옵션PCB의
추가, 외부인출선이나 보조단자의 추가등형식승인  변경이필요한변경을수반하는
경우에는 해당시험을거쳐형식승인  변경또는신고절차를거처야한다. 또한외부
인출선또는보조단자의 삭제시선의인출구조나 보조단자 인출구로 이물질이 들어
가지않도록처리하여야 한다.
주(13) 계기의소프트웨어변경은하드웨어(소자및기구물등)를제외한소프트웨어를변경
하는것으로계량에영향을주는소스코드에대해서적용한다 . 여기서계량에영향을
주는소스코드는전력량을 측정하는 파라미터 (전류측정, 전압측정, 시간측정등)로
간주한다 . 또한, 펄스계기정수 , 계량방향 (단방향 ↔ 양방향 ) 등에대한변경도본소
프트웨어변경으로 간주한다 . 단, 양방향에서 단방향으로의 변경은 10.1 소프트웨어
식별만적용한다 .