Miércoles 20 de junio de 2018  DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)      
SEGUNDA SECCION  
PODER EJECUTIVO  
SECRETARIA DE ECONOMIA  
PROYECTO de Norma Oficial Mexicana PROY -NOM -012-3-SCFI -2017, Instrumentos de medición -Medidores 
para agua potable fría y caliente -Parte 3: Formato del reporte de prueba  (cancelará a la NOM -012-SCFI -1994). 
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos. - Secretaría de Economía. - 
Dirección General de Normas.  
PROYECTO DE NORMA OFICIAL MEXICANA PROY -NOM -012-3-SCFI -2017, “INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN -
MEDIDORES PARA AGUA POTABLE FRÍ A Y CALIENTE -PARTE 3: FORMATO DEL REPORTE DE PRUEBA” 
(CANCELARÁ A LA NOM -012-SCFI -1994) . 
ALBERTO ULISES ESTEBAN MARINA , Director General de Normas y Presidente del Comité Consultivo 
Nacional de Normalización de la Secretaría de Economía (CCONNSE), con fund amento en lo dispuesto por 
los artículos 34 fracciones II, XIII y XXXIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 17, 39, 
fracción V, 40, fracción I y IV, 47, fracción I de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; así como, 33 
del R eglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y 22, fracciones I, IV, IX, X, XVI y XXV del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Economía; se expide para consulta pública el Proyecto de Norma 
Oficial Mexicana PROY -NOM -012-3-SCFI -2017, “INS TRUMENTOS DE MEDICIÓN -MEDIDORES DE AGUA 
PARA AGUA POTABLE FRÍA Y CALIENTE -PARTE 3: FORMATO DE REPORTE DE LA PRUEBA” (UNA VEZ 
QUE EL PROYECTO DE NORMA OFICIAL MEXICANA SEA PUBLICADO EN SUS CINCO PARTES EN EL 
DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN COMO NORMA DEFINI TIVA Y ENTRE EN VIGOR CANCELARÁ A 
LA NOM -012-SCFI -1994 Medición de flujo de agua en conductos cerrados de sistemas hidráulicos -Medidores 
para agua potable fría -Especificaciones [esta Norma cancela a la NOM -012-SCFI -1993], publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 29 de octubre de 1997), a efecto de que dentro de los siguientes 60 días 
naturales los interesados presenten sus comentarios ante el Comité Consultivo Nacional de Normalización de 
la Secretaría de Economía, ubicado en Av. Puente de Tecamac halco Núm. 6, Col. Lomas de Tecamachalco, 
Sección Fuentes, Naucalpan de Juárez, CP. 53950, Estado de México, teléfono 57 29 91 00, Ext. 43274  y 
43244, Fax 55 20 97 15 o bien a los correos electrónicos: juan.rivera@economia.gob.mx y 
sofia.pacheco@economia. gob.mx, para que en los términos de la Ley de la materia se consideren en el seno 
del Comité que lo propuso. SINEC - 20180522173334131.  
Ciudad de México, a 28 de agosto de 2017 .- El Director General de Normas y Presidente del Comité 
Consultivo Nacional de N ormalizaci ón de la Secretaría de Economía, Alberto Ulises Esteban Marina .- 
Rúbrica.  
 
PROYECTO DE NORMA OFICIAL MEXICANA  PROY -NOM -012-3-SCFI -2017 , INSTRUMENTOS DE 
MEDICIÓN -MEDIDORES PARA AGUA POTABLE FRÍA Y CALIENTE -PARTE 3: FORMATO  DEL 
REPORTE DE PRUEBA  (CANCELARÁ A LA NOM -012-SCFI -1994)  
Prefacio  
En la elaboración del presente Proyecto de Norma Oficial Mexicana participaron las siguientes empresas e 
instituciones:  
 INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA (IMTA)  
 COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA)  
 SUBDIR ECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DEL AGUA  
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO  
 AGUA DE MÉXICO S.A. DE C.V.  
 ASOCI ACIÓN MEXICANA DE METROLOGÍA A. C.       (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Miércoles 20 de junio de 2018  
 BADGER METER DE LAS ÁMERICAS, S.A DE C.V.  
 CONTROL DE INDUSTRIAS IUSA, S.A. DE C.V.  
 DCV MX VÁLVULAS DE CONTROL DE MÉXICO, S.A. DE C.V. (DOROT)  
 OOAPAS DE MORELIA  
 PLÁSTICOS RACO S. DE R.L. DE C.V. (ELSTER)  
 PROACTIVA MEDIO AMBIENTE CAASA, S.A. DE C.V.  
 PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR (PROFECO)  
 Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor  
 Dirección General de Verificación y Vigilancia  
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
 Dirección General de Normas (DGN)  
 CERTIFICACIÓN MEXICANA, S.C.  
 CENTRO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS (CNCP)  
 ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN, A.C. (EMA).  
 CENTRO NACIONA L DE METROLOGÍA  
 ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPRESAS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MÉXICO A.C. (ANEAS)  
 MEDICIÓN Y CONTROL PARA AGUAS DE ÁMERICA, S.A. DE C.V.  
 PROACTIVA MEDIO AMBIENTE CAASA, S.A. DE C.V.  
 NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN ELECTRÓNICA A.C.  
 SOLUCIONES PARA EL CONTROL DE RECURSOS, S.A. DE C.V.  
 BADGER METER DE LAS ÁMERICAS, S.A . DE C.V.  
 CONTROL DE INDUSTRIAS IUSA, S.A. DE C.V.  
 TOMAS DOMICILIARIAS, S.A. DE C.V.  
 INGENIERÍA BANCOS DE PRUEBA Y CALIBRACIONES S.A. DE C.V.  
Índice del contenido  
1. Objetivo y campo de aplicación  
2. Referencias Normativas  
3. Términos, definiciones, símbolos y abreviaturas  
4. Requisitos metrológicos  
5. Informe de verificación inicial  
6. Vigilancia  
7. Concordancia con Normas Internacionales  
Apéndice A (Normativo) Lista de los documentos so bre la emisión del certificado de aprobación del modelo 
o prototipo (ISO 4064 -1:2014, 7.2.9)  
Apéndice B (Normativo) Lista de eq uipos de prueba utilizados en la s evaluaciones y pruebas  
8. Bibliografía  
TRANSITORIOS  Miércoles 20 de junio de 2018  DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)      
1. Objetivo y campo de aplicación  
1.1 Objet ivo 
Este Proyecto de Norma Oficial Mexicana especifica un formato de informe de prueba a utilizarse en 
conjunción con las Normas Internacionales ISO 4064 -1:2014 e ISO 4064 -2:2014 para los medidores de agua 
para agua potable fría y caliente.  
1.2 Campo de ap licación  
El presente Proyecto de Norma Oficial Mexicana es aplicable a medidores de agua con base en principios 
mecánicos, asimismo, este Proyecto de Norma Oficial Mexicana aplica a dispositivos con base en principios 
eléctricos o electrónicos, y en princi pios mecánicos que incorporan dispositivos electrónicos utilizados para 
medir el volumen de agua potable fría y agua caliente.  
Este Proyecto de Norma Oficial Mexicana también aplica para dispositivos electrónicos complementarios. 
Los dispositivos complemen tarios son opcionales.  
2. Referencias normativas  
Para los fines de este Proyecto de Norma Oficial Mexicana, es indispensable aplicar la Norma Oficial 
Mexicana y las Normas Internacionales que se indican a continuación o las que las sustituyan:  
NOM -008-SCFI -2002  Sistema General de Unidades de Medida, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el día 27 de noviembre de 2002.  
ISO 4064 -1:2014  Water meters for cold potable water and hot water -Part 1: Metrological and 
technical requirements.  
ISO 4064 -2:201 4 Water meters for cold potable water and hot water -Part 2: Test methods.  
ISO 4064 -3:2014  Water meters for cold potable water and hot water -Part 3: Test report format  ed. 4 
(2014 -06). 
Nota explicativa nacional  
La equivalencia de las Normas Internacionales señaladas anteriormente con las Normas Oficiales 
Mexicanas y Normas Mexicanas en su grado de concordancia es la siguiente:  
Norma Internacional  NOM o NMX  Grado de Concordancia  
ISO 4064 -1:2014   No hay  - 
ISO 4064 -2:2014  No hay  - 
ISO 4064 -3:2014  No hay  - 
 
3. Términos, definiciones, símbolos y abreviaturas.  
Para los propósitos de este Proyecto de Norma Oficial Mexicana, se aplican los términos y definiciones 
presentadas en la Norma Internacional ISO 4064 -1:2014:  
Algunos símbolos y abreviaturas utilizados en  los cuadros son los siguientes.  
+ Aprobado  
- Falla  
H Horizontal  
N/A No aplica  
V Vertical  
 
4. Requisitos metrológicos  
4.1 Aspectos generales  
La lista de verificación se completará para cada examen y prueba de acuerdo con este:  
EJEMPLO 1:  
+ -  
x  Aprobado  
 x Falla  
N/A N/A No aplica        (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Miércoles 20 de junio de 2018  
4.2 Información sobre la emisión del certificado de aprobación del modelo o prototipo  
4.2.1 Aspectos generales  
Número de solicitud:   
  
Solicitante:   
Nombre del representante autorizado:   
  
Dirección:   
  
  
  
 
Nom bre del laboratorio de prueba;   
  
Nombre del representante autorizado:   
  
Dirección:   
  
  
  
4.2.2 Modelo sometido  
Modelo nuevo:   
Variante del modelo (s) aprobado:   
Número de aprobación:   
Variación del modelo aprobado:   
Consultar la Tabla 1.  
Tabla 1 -Modelo sometido  
Sometido para pruebas de aprobación  Sía Noa Observaciones  
Medidor de agua mecánico (completo)     
Medidor de agua mecánico (combinado)     
Medidor de agua electrónico (completo)     
Medidor de agua electrónico (combinado)     
Familia  de los medidores de agua     
Calculadora separable (incluyendo dispositivo indicador)     
Transductor de medición separable (incluyendo sensor 
de flujo o volumen)     
Dispositivo suplementario electrónico (s) para la prueba 
(permanentemente unido al medid or)    
Dispositivo suplementario electrónico (s) para la 
transmisión de datos (permanentemente unido al 
medidor)     
Dispositivo suplementario electrónico (s) para la prueba 
(temporalmente unido al medidor)     
Dispositivo suplementario electrónico (s) pa ra la 
transmisión de datos (temporalmente unido al medidor)     
Dispositivos complementarios     
a Marque según corresponda.  Miércoles 20 de junio de 2018  DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)      
4.2.3 Medidor de agua Mecánico (completo o combinado)  
Fabricante:   
Número de modelo:   
Detalles de emisión del certificado de apr obación del modelo o prototipo:  
Q1  m3/h 
   
Q2  m3/h 
   
 
Q3  m3/h 
   
Q4  m3/h 
   
Q3/Q1   
 
para medidores de combinación  
 
Qx1  m3/h 
   
Qx2  m3/h 
   
Principio de medición:   
   
Clase de exactitud:    
   
Clase de temperatura:    
   
Clase amb iental:    
   
Entorno electromagnético:    
   
Temperatura máxima permisible:   °C 
  
Presión máxima permisible:   MPa (______bar)  
   
Limitaciones de Orientación:   
Requisitos de prueba EBP (ISO 4064 -2:2014, 8.1.8):  
Categoría:   
Caso:         (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Miércoles 20 de junio de 2018  
Detalles de la in stalación:  
Modelo de conexión (brida, rosca, colector concéntrico):     
    
Longitud recta mínima del tubo de entrada:   mm  
    
Longitud recta mínima del tubo de salida:   mm  
    
Acondicionador de flujo (incluir detalles si es necesario):   
    
Mont aje:  
Orientación:   
Otra información relevante:   
 
NOTA 1:  Si se presenta una familia de medidores, los detalles en este apartado son los que se indican 
para cada tamaño del medidor de agua.  
4.2.4 Medidor de agua electrónico (completo o combinado)  
Fabric ante:   
Número de modelo:   
Detalles de emisión del certificado de aprobación del modelo o prototipo:  
Q1   m3/h 
Q2   m3/h 
Q3   m3/h 
Q4   m3/h 
Q3/Q1    
para medidores de combinación  
Qx1   m3/h  
     
Qx2   m3/h  
     
Principio de medición:    
     
Clase de exactitud:     
     
Clase de temperatura:     
     
Clase ambiental:     
     
Entorno electromagnético:     
     
Temperatura máxima permisible:    °C  
     
Presión máxima permisible:    MPa (______bar)  
     
Limitaciones de Orientación:    Miércoles 20 de junio de 2018  DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)      
Requisitos de prueba EBP (ISO 4064 -2:2014, 8.1.8):  
Categoría:   
Caso:   
 
Detalles de la instalación (mecánico):     
Modelo de conexión (brida, rosca, colector concéntrico):     
    
    
Longitud recta mínima del tubo de entrada:   mm  
    
Longitud recta mín ima del tubo de salida:   mm  
    
Acondicionador de flujo (incluir detalles si es necesario):   
  
 
Montaje:   
  
Orientación:   
  
Otra información relevante:   
Detalles de la instalación (eléctrica):   
 
Instrucciones de cableado:    
Disposición de monta je:   
Limitaciones de Orientación:    
Suministro de energía:  
Modelo (batería, red de corriente alterna, red de 
corriente directa):    
    
Tensión máx.:    V 
    
Tensión mín:    V 
    
Frecuencia:    Hz 
    
NOTA 2:  Si se presenta una familia de medidore s, los detalles en este apartado son los que se indican 
para cada tamaño del medidor de agua.        (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Miércoles 20 de junio de 2018  
4.2.5 Calculadora separable (incluyendo dispositivo indicador)  
Fabricante:    
Número de modelo:    
Detalles de emisión del certificado de aprobación del modelo o prototipo:  
Q1   m3/h 
    
Q2   m3/h 
    
Q3   m3/h 
    
Q4   m3/h 
    
Q3/Q1    
    
 
para medidores de combinación       
      
Qx1   m3/h  
      
Qx2   m3/h  
      
Principio de medición:    
      
 
Clase de exactitud:      
      
Clase de tempera tura:     
      
Clase ambiental:      
      
Entorno electromagnético:      
      
Temperatura máxima permisible:    °C   
      
Presión máxima permisible:    MPa (_______bar)  
      
Limitaciones de Orientación:    
 
Requisitos de prueba EBP (ISO 4064 -2:2014, 8.1.8):  
Categoría:    
Caso:    Miércoles 20 de junio de 2018  DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)      
Error relativo máximo especificado por el fabricante:  
Zona de caudal bajo, Q1 < Q < Q2 :   % 
    
Zona de caudal alto, Q2 < Q < Q4 :   % 
    
Detalles de la instalación (eléctrica):  
Instrucciones de cableado:    
   
Disposición de montaje:    
   
Limitaciones de Orientación:    
Suministro de energía:  
Modelo (batería, red de corriente alterna, 
red de corriente directa):     
     
Tensión máx. :    V 
     
Tensión min  :    V 
     
Frecuencia:     Hz 
   
Número (s) de Apro bación del Transductor de 
medición compatible (incluyendo sensor de flujo 
o volumen)    
 
4.2.6 Transductor de medición separable (incluyendo sensor de flujo o volumen)  
Fabricante:   
Número de modelo:   
Detalles de emisión del certificado de aprobación del modelo o prototipo:  
Q1   m3/h 
Q2   m3/h 
Q3   m3/h 
Q4   m3/h 
Q3/Q1    
para medidores de combinación  
Qx1   m3/h  
     
Qx2   m3/h  
     
Principio de medición:    
           (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Miércoles 20 de junio de 2018  
Clase de exactitud:      
     
Clase de temperatura:      
     
Clase ambiental:      
     
Entorno electromagnético:      
     
Temperatura máxima permisible:    °C  
     
Presión máxima permisible:    MPa (_______bar)  
     
Limitaciones de Orientación:    
     
Requisitos de prueba EBP (ISO 4064 -2:2014, 8.1.8):  
Categoría:    
Caso:    
Error relativo máximo especificado por el fabricante:  
Zona de caudal bajo, Q1 < Q < Q2:   % 
    
Zona de caudal alto , Q2 < Q < Q4:   % 
    
 
Detalles de la instalación (mecánico):     
    
   
Modelo de conexión (brida, rosca, colector concéntrico):    
   
Longitud recta mínima del tubo de entrada:   mm 
Longitud recta mínima del tubo de salida:   mm 
Acondicionador de flujo (incluir detalles si es necesario):   
 
Montaje:     
Orientación:     
Otra información relevante:     
    
Detalles de la instalación (eléctrica):     
Instrucciones de cableado:     
Disposición de montaje:     
Limitaciones de Orientación:     Miércoles 20 de junio de 2018  DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)      
Suministro de energía:  
Modelo (batería, red de corriente alterna, red de 
corriente directa):    
   
Tensión max:   V 
   
Tensión mín  :  V 
   
Frecuencia:   Hz 
   
Número(s) de Aprobación de la(s) calculadora(s) 
compatible(s) (incluyendo el dispositivo indicador):    
4.2.7 Dispositivo suplementario electrónico (s) utilizado para la prueba (permanentemente unido al 
medidor)  
Fabricante:   
Número de mo delo:   
Suministro de energía:  
Modelo (batería, red de corriente alterna, 
red de corriente directa):     
    
Tensión max:    V 
    
Tensión mín:    V 
    
Frecuencia:    Hz 
    
 
Detalles de la instalación (eléctrica):    
Instrucciones de cableado:    
   
Disposición de montaje:    
   
Limitaciones de Orientación:    
4.2.8 Dispositivo suplementario electrónico (s) utilizado para la transmisión de datos 
(permanentemente unido al medidor)  
Fabricante:    
Número de 
modelo:          (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Miércoles 20 de junio de 2018  
Suministro de energía:  
Modelo (ba tería, red de corriente alterna, red de corriente 
directa):    
    
Tensión máx:    V 
    
Tensión mín  :   V 
    
Frecuencia:    Hz 
Detalles de la instalación (eléctrica):    
   
Instrucciones de cableado:    
   
Disposición de montaje:    
   
Limitacion es de Orientación:    
   
4.2.9 Dispositivo suplementario electrónico (s) utilizado para la prueba (temporalmente unido al 
medidor)  
Fabricante:    
Número de modelo:    
Suministro de energía:  
Modelo (batería, red de corriente alterna, red de 
corriente direc ta):    
    
Tensión máx:    V 
    
Tensión mín  :   V 
    
Frecuencia:    Hz 
Detalles de la instalación (eléctrica):    
   
Instrucciones de cableado:    
   
Disposición de montaje:    
   
Limitaciones de Orientación:    
   Miércoles 20 de junio de 2018  DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)      
4.2.10  Dispositivo suplemen tario electrónico (s) utilizado para la transmisión de datos 
(temporalmente unido al medidor)  
Fabricante:    
Número de modelo:    
Suministro de energía:  
Modelo (batería, red de corriente 
alterna, red de corriente directa):     
    
Tensión máx:    V 
    
Tensión mín:    V 
    
Frecuencia:    Hz 
Requisitos de prueba EBP (ISO 4064 -2:2014, 8.1.8):  
Categoría:    
Caso:    
 
Detalles de la instalación (eléctrica):    
   
Instrucciones de cableado:    
   
Disposición de montaje:    
   
Limitaciones de Orientación:    
   
4.2.11  Dispositivos complementarios  
Fabricante:    
Número de modelo:    
 
Suministro de energía:  
Modelo (batería, red de corriente alterna, red de 
corriente directa):    
   
Tensión máx:   V 
   
Tensión mín:   V 
   
Frecuencia:   Hz 
   
Número(s) de  Aprobación de la(s) calculadora(s) 
compatible(s) (incluyendo el dispositivo indicador):    
Requisitos de prueba EBP (ISO 4064 -2:2014, 8.1.8):  
Categoría:    
Caso:    
       (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Miércoles 20 de junio de 2018  
Detalles de la instalación (eléctrica):    
   
Instrucciones de cableado:    
   
Disposi ción de montaje:    
   
Limitaciones de Orientación:    
   
Número de autorización (s) de medidores de agua compatibles, 
calculadora (s) (incluyendo el dispositivo indicador) y transductor 
(es) de medida (incluyendo sensor de flujo o volumen):   
4.2.12  Documentos sobre el modelo  
Una lista de los documentos debe presentarse con la solicitud de emisión del certificado de aprobación del 
modelo o prototipo como se señala en el Apéndice A (Normativo).  
4.3 Información general sobre el equipo de prueba  
Los detalle s de todos los elementos de los instrumentos de medición y equipos de prueba utilizados para 
las evaluaciones de emisión del certificado de aprobación del modelo o prototipo, y las verificaciones iniciales 
se enumeran en el Apéndice B (Normativo), entre el las: 
Fabricante:  
Número de modelo:  
Número de serie:  
Fecha de la última calibración:  
Fecha de la próxima calibración:  
— las dimensiones lineales  
— manómetros de presión  
— transmisores de presión  
— manómetros  
— transductores de temperatura  
— medidores de ref erencia  
— tanques de volumen  
— básculas  
— generadores de señal (por pulso, corriente o tensión)  
4.4 Lista de verificación para las evaluaciones de medidores de agua y pruebas de rendimiento  
4.4.1 Lista de verificación para las evaluaciones de medidores de agua  
Revisión externa para todos los medidores de agua  
ISO 4064 -1:2014, 
inciso  Requisito  + - Observaciones  
Función del dispositivo indicador  
6.7.1.1  El dispositivo indicador debe proporcionar una 
fácil lectura, indicación visual fiable e inequívoca 
del volumen indicado.     
6.7.1.1  El dispositivo indicador debe incluir medios 
visuales para la prueba y calibración.     
6.7.1.1  El dispositivo indicador puede incluir elementos 
adicionales para la prueba y calibración por otros 
métodos, por ejemplo, para la prueba y calibración 
automáticas     
 Miércoles 20 de junio de 2018  DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)      
Unidad de medida y su colocación  
6.7.1.2  El volumen de agua indicada se debe expresar en 
metros cúbicos     
6.7.1.2  El símbolo m3 debe figurar en la carátula o 
inmediatamente adyacente a la pantalla numerada     
Rango  de indicación  
6.7.1.3  Para Q3 < 6.3, el rango mínimo que indica es 0 m3 
a 9 999 m3    
6.7.1.3  Para 6.3 < Q3 < 63, el rango mínimo que indica es 
0 m3 a 99 999 m3    
6.7.1.3  Para 63 < Q3 < 630, el rango mínimo que indica 
es 0 m3 a 999 999 m3    
6.7.1.3  Para 630 < Q3 < 6300, el rango mínimo que indica 
es 0 m3 a 9 999 999 m3    
Código de colores para el dispositivo indicador  
6.7.1.4  El color negro se debe utilizar para indicar el 
metro cúbico y sus múltiplos     
6.7.1.4  El color rojo se debe utilizar par a indicar 
submúltiplos del metro cúbico     
6.7.1.4  Los colores se aplican a cualquiera de los 
indicadores, índices, números, ruedas, discos, 
carátulas o marcos de aberturas     
6.7.1.4  Otros medios indicadores del metro cúbico se 
puede utilizar siempre y cuando no haya 
imprecisión en la distinción entre la indicación 
primaria y pantallas alternativas, por ejemplo, 
submúltiplos para la verificación y pruebas     
Modelos de dispositivo indicador: Modelo 1 -dispositivo analógico  
 
Revisión externa para todos l os medidores de agua  
ISO 4064 -1:2014, 
inciso  Requisito  + - Observaciones  
6.7.2.1  El volumen expresado se indicará por el 
movimiento continuo de ya sea:  
a) uno o más indicadores en relación con escalas 
graduadas en movimiento; o  
b) una o más escalas circu lares o tambores que 
pasen un índice     
6.7.2.1  El valor expresado en metros cúbicos para cada 
división de la escala debe ser de la forma 10n, 
donde n es un positivo o un número entero o cero, 
estableciendo así un sistema de decenas 
consecutivas.     
       (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Miércoles 20 de junio de 2018  
6.7.2.1 La escala se graduó en valores expresados en 
metros cúbicos o acompañada de un factor 
multiplicador  
(x0.001; x0.01; x0.1; x1; x10; x100; x1 000 etc.)     
6.7.2.1  El movimiento de rotación de los punteros o 
escalas circulares debe ser en el sentido de las 
agujas del reloj     
6.7.2.1  El movimiento lineal de punteros o escalas debe 
ser de izquierda a derecha     
6.7.2.1  El movimiento de los indicadores de rodillos 
numerados debe ser hacia arriba     
Modelos de dispositivo indicador: Modelo 2 -Dispositivo Digital  
6.7.2.2  El volumen indicado está dado por una línea de 
dígitos que aparecen en una o más aberturas     
6.7.2.2  Se completa el avance de un dígito, mientras que 
la cifra de la siguiente decena inferior cambia 
inmediatamente 9 a 0     
6.7.2.2  La alt ura aparente de los dígitos debe ser de al 
menos 4 mm     
6.7.2.2  Para los dispositivos no electrónicos, el 
movimiento de los indicadores de rodillos 
numerados (tambores) debe ser hacia arriba     
6.7.2.2  Para los dispositivos no electrónicos, la decena de  
menor valor puede tener un movimiento continuo, 
la abertura debe ser lo suficientemente grande 
como para permitir que un dígito se lea sin 
imprecisión     
 
6.7.2.2  Para dispositivos con pantallas no permanentes, 
el volumen podrá ser visualizado en cualqui er 
momento durante al menos 10 segundos     
6.7.2.2  Para los dispositivos electrónicos, el medidor debe 
proporcionar la comprobación visual de la pantalla 
completa que debe tener la siguiente secuencia:  
— durante un modelo de siete segmentos que 
muestra to dos los elementos (por ejemplo, prueba 
de "ochos"); y  
— durante un modelo de siete segmentos que 
borra todos los elementos (“prueba en blanco”).  
Para pantallas gráficas, se requiere una prueba 
equivalente a fin de demostrar que los defectos de 
pantalla no dan lugar a que se malinterprete 
cualquier dígito.  
Cada paso de la secuencia debe durar por lo 
menos 1 segundo.     Miércoles 20 de junio de 2018  DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)      
Modelos de dispositivo indicador: Modelo 3 -Combinación de dispositivos analógicos y digitales  
6.7.2.3  El volumen expresado está indicado po r una 
combinación de dispositivos modelo 1 y modelo 2 
y los respectivos requisitos de cada uno que 
deben aplicarse.     
Dispositivos de verificación -Requisitos generales  
 
Revisión externa para todos los medidores de agua  
ISO 4064 -1:2014, 
inciso  Requisito  + - Observaciones  
6.7.3.1  Cada dispositivo indicador debe proporcionar los 
medios para pruebas de verificación no ambiguas 
visuales y calibración     
6.7.3.1  La verificación visual puede tener movimiento 
continuo o discontinuo     
6.7.3.1  Además de la pa ntalla de verificación visual, un 
dispositivo indicador puede incluir disposiciones 
para las pruebas rápidas por la inclusión de 
elementos complementarios (por ejemplo, ruedas 
de estrellas o discos), que proporcionan señales a 
través de sensores conectados  externamente.     
 
Dispositivos de verificación -pantallas de verificación visual  
6.7.3.2.1  El valor del intervalo de comprobación, expresado 
en metros cúbicos, debe ser de la forma: 1 x 10n, 
2 x 10n o 5 x 10n, donde n es un número entero 
positivo o negat ivo o cero     
6.7.3.2.1  El volumen expresado está indicado por una línea 
de dígitos que aparecen en una o más aberturas     
6.7.3.2.1  Para dispositivos analógicos o digitales con 
movimiento continuo del primer elemento que 
indica, el intervalo de escala d e verificación puede 
estar f ormado por la división en 2, 5 o  10 partes 
iguales del intervalo entre dos dígitos 
consecutivos del primer elemento. La numeración 
no se aplicará a estas divisiones     
6.7.3.2.1  Para dispositivos indicadores digitales con 
movim iento discontinuo del primer elemento, el 
intervalo de escala de verificación es el intervalo 
entre dos dígitos consecutivos o movimientos 
incrementales del primer elemento     
6.7.3.2.2  En los dispositivos indicadores con movimiento 
continuo del primer el emento , la separación 
aparente de la escala no debe ser inferior a 1 mm 
y no más de 5 mm           (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Miércoles 20 de junio de 2018  
 
6.7.3.2.2  La escala debe componerse, ya sea de:  
a) líneas de igual espesor no superior a un cuarto 
de la longitud de una división y que sólo difieren 
en longitud ; o 
b) bandas de contraste cuya anchura constante es 
igual a la longitud de una división     
6.7.3.2.2  La anchura aparente del puntero hasta la punta no 
será superior a un cuarto de la longitud de una 
división, y en ningún caso podrá ser superior a  
0.5 mm     
Resolución del dispositivo indicador  
6.7.3.2.3  Las subdivisiones de la escala de verificación 
deben ser lo suficientemente pequeñas para 
asegurarse de que la resolución del dispositivo 
indicador no supere el 0.25 % del volumen real de 
los medidores d e la clase de exactitud 1,  y el 0.5 
% del volumen real de los medidores de la clase 
de exactitud 2, para una prueba de 90 min a 
caudal mínimo, Q1.  
NOTA 1:  Cuando la pantalla del primer elemento 
es continua, se debe hacer una asignación para 
un error máximo  de no más de la mitad del 
intervalo de comprobación en cada lectura.  
NOTA 2:  Cuando la pantalla del primer elemento 
es discontinua, se debe hacer una asignación 
para un error máximo de no más de un dígito de la 
escala de verificación en cada lectura.     
 
Revisión externa para todos los medidores de agua  
ISO 4064 -1:2014, 
inciso  Requisito  + - Observaciones  
NOTA:  Para los medidores de combinación con dos dispositivos indicadores, son aplicables los requisitos 
anteriores.  
Marcas e inscripciones  
6.6.1  Se d ebe dejar un lugar en el medidor para colocar 
la marca de verificación, que debe ser visible sin 
necesidad de desmontar el medidor     
6.6.2  El medidor de agua debe marcarse clara e 
indeleblemente con la información que aparece en 
los siguientes cuadros, y a sea agrupado o 
distribuido en la carcasa, la carátula del dispositivo 
indicador, una placa de identificación o en la 
cubierta del medidor si no es desmontable     
6.6.2 a)  Unidad de medida: metro cúbico     
 Miércoles 20 de junio de 2018  DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)      
6.6.2 b)  La clase de exactitud, donde se difer encia de la 
clase de exactitud 2     
6.6.2 c)  El valor numérico de Q3 y la relación Q3/Q1 (puede 
estar precedida por R). Si el medidor mide el flujo 
inverso y Q3 y la relación Q3/Q1 son diferentes en 
las dos direcciones, ambos valores de Q3 y Q3/Q1 
deben i nscribirse; la dirección del flujo a la que 
cada par de valores se refiere debe ser clara. Si el 
medidor tiene diferentes valores de Q3/Q1 en las 
posiciones horizontales y verticales, ambos 
valores de Q3/Q1 se inscriben, y la orientación a la 
que cada valo r se refiere debe ser clara     
6.6.2 d)  El signo de emisión del certificado de aprobación 
del modelo o prototipo de modelo conforme a las 
disposiciones nacionales     
6.6.2 e)  El nombre o marca comercial del fabricante     
6.6.2 f)  El año de fabricación ( o los dos últimos dígitos del 
año de fabricación o el mes y año de fabricación)     
6.6.2 g)  El número de serie (lo más cerca posible al 
dispositivo indicador)     
6.6.2 h)  La dirección del flujo (que se muestre en ambos 
lados del cuerpo, o en un solo lado , siempre que 
la dirección de la flecha de flujo sea fácilmente 
visible en todas las circunstancias)     
 
6.6.2 i)  La presión máxima permisible (PMP) si excede de 
1 MPa (10 bar) o 0.6 MPa (6 bar) de diámetro 
nominal >500 mm.  
(La unidad bar puede ser utiliz ada donde las 
regulaciones nacionales lo permitan)     
6.6.2 j)  La letra V o H, si el medidor sólo puede funcionar 
en la posición vertical u horizontal     
6.6.2 k)  La clase de temperatura en la cual se diferencia 
de T30     
6.6.2 l)  La clase de pérdida d e presió n en el que difiere de 
Δp 63    
6.6.2 m)  La instalación de la clase de sensibilidad en la 
cual se diferencia de U0/ D0     
Marcas adicionales para los medidores de agua con dispositivos electrónicos  
6.6.2 n)  Para un suministro de energía externo: la tens ión 
y la frecuencia     
6.6.2 o)  Para una batería reemplazable: la última fecha en 
la que se sustituye la batería     
6.6.2 p)  Para una batería no reemplazable: la última fecha 
en la que se sustituye el medidor     
6.6.2 q)  La clasificación ambiental           (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Miércoles 20 de junio de 2018  
 
Revisión externa para todos los medidores de agua  
ISO 4064 -1:2014, 
inciso  Requisito  + - Observaciones  
6.6.2 r)  Clase medioambiental electromagnética     
Dispositivos de protección  
6.8.1  Los medidores de agua deben incluir dispositivos 
de protección que pueden ser cerrados con el fin 
de prevenir, tanto antes como después de la 
correcta instalación del medidor de agua, el 
desmontaje o modificación del medidor, su 
dispositivo de ajuste o de su dispositivo de 
corrección, sin dañar estos dispositivos. En el 
caso de los medidores de combinación, este 
requisito se aplica a ambos medidores.     
Dispositivos de protección -dispositivos de sellado electrónico  
6.8.2.1  Cuando el acceso a los parámetros que influyen 
en la determinación de los resultados de las 
medicio nes no está protegido por dispositivos de 
sellado mecánico, la protección debe cumplir con 
las siguientes disposiciones:  
a) El acceso sólo se debe permitir a las personas 
autorizadas, por ejemplo, por medio de un código 
(contraseña) o de un dispositivo esp ecial (tecla 
fija, etc.). El código será capaz de ser cambiado.  
b) Debe ser posible que, al menos, la última 
intervención se pueda memorizar. El registro debe 
incluir la fecha y un elemento característico que 
identifica la persona autorizada haciendo la 
intervención (véase a). Si es posible memorizar 
más de una intervención, y si una intervención 
anterior requiere eliminación para permitir un 
nuevo registro, se suprime el registro más antiguo     
 
6.8.2.2  Para medidores con partes que el usuario puede 
desco nectar unas de otras y que no son 
intercambiables, deben cumplirse las siguientes 
disposiciones:  
a) No debe ser posible ingresar parámetros que 
participen en la determinación de resultados de 
medición mediante puntos desconectados salvo si 
se cumple con lo  dispuesto en la ISO  4064 -
1:2014, 6.8.2.1  
b) Debe evitarse la instalación de cualquier 
dispositivo que pueda influir en la exactitud por 
medio de seguridad de procesamiento electrónica 
y de datos o, de no ser posible, mediante medios    Miércoles 20 de junio de 2018  DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)      
mecánicos.  
6.8.2.3  Para medidores con partes que el usuario puede 
desconectar unas de otras y que no son 
intercambiables, se aplican las disposiciones de la 
ISO 4064 -1:2014, 6.8.2.2.  
Por otra parte, estos medidores deben estar 
provistos de dispositivos que no les permiten 
operar si las distintas partes no están conectadas 
de acuerdo con el modelo homologado.  
NOTA:  Se pueden prevenir las desconexiones 
que no están permitidos para el usuario, por 
ejemplo por medio de un dispositivo que impide 
que se realice cualquier medición después de 
desconectar y volver a conectar     
Examen y pruebas de instalaciones de prueba  
Requisitos generales para el examen de instalaciones de prueba  
 
Revisión externa para todos los medidores de agua  
ISO 4064 -1:2014, 
inciso  Requisito  + - Observacio nes 
5.1.3  Los medidores de agua con dispositivos 
electrónicos deben estar provistos de las 
instalaciones de prueba especificados en la ISO 
4064 -1:2014, Apéndice B (Normativo), salvo en el 
caso de las mediciones no reajustables entre dos 
socios constantes     
5.1.3  Todos los medidores equipados con la 
comprobación de las instalaciones debe prevenir 
o detectar el flujo inverso, según lo establecido en 
la ISO 4064 -1:2014, 4.2.7.     
 
4.4.2 Lista de verificación para pruebas de rendimiento del medidor del agua  
4.4.2.1 Las pruebas de rendimiento para todos los medidores de agua  
ISO 4064 -1:2014, 
inciso  Requisito  + - Observaciones  
Prueba de presión estática  
4.2.10  El medidor debe ser capaz de soportar las 
siguientes presiones de prueba sin fugas o daños:  
— 1.6 v eces la presión máxima permisible durante 
15 minutos;  
— 2 veces la presión máxima permisible durante 1 
minuto           (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Miércoles 20 de junio de 2018  
Errores intrínsecos (de indicación)  
 
ISO 4064 -1:2014, 
inciso  Requisito  + - Observaciones  
 
7.2.3  Los errores (de indicación) del medidor de a gua 
(en la medición del volumen real), se determinan 
por lo menos en los siguientes rangos de caudal:  
a) Q1 a 1.1 Q1; 
b) Q2 a 1.1 Q2; 
c) 0.33( Q2 + Q3) a 0.37( Q2 + Q3); 
d) 0.67( Q2 + Q3) a 0.74( Q2 + Q3); 
e) 0.9 Q3 a Q3; 
f) 0.95 Q4 a Q4; 
y para los medidores de combinación;  
g) 0.85 Qx1 a 0.95 Qx1; 
h) 1.05 Qx2 a 1.15 Qx2. 
El medidor de agua debe ser probado sin sus 
dispositivos suplementarios temporales adjuntos 
(si los hay).  
Todos los demás factores de influencia durante 
una prueba se deben mantener en condiciones de 
referencia.  
Otros caudales pueden someterse a prueba en 
función de la forma de la curva de error.  
1) Los errores relativos (de indicación) observados 
para cada una de los caudales no debe 
sobrepasar los errores máximos permisibles 
(EMP) que figuran en l a ISO 4064 -1:2014, 4.2.2 o 
4.2.3. Si el error observado en uno o más 
medidores es mayor que el EMP en un caudal 
solamente, entonces sí sólo hay dos resultados 
obtenidos en ese caudal, se repetirá la prueba en 
ese caudal. La prueba se declarará satisfactori a si 
dos de los tres resultados a ese caudal se 
encuentran en ese EMP y la media aritmética de 
los resultados de las tres pruebas en ese caudal 
se encuentra dentro del EMP.  
2) Si todos los errores relativos (de indicación) del 
medidor de agua tienen el mis mo signo, por lo 
menos uno de los errores no podrá ser superior a 
la mitad del EMP. En todos los casos, este 
requisito se aplica de manera equitativa con    Miércoles 20 de junio de 2018  DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)      
respecto a la empresa proveedora de agua y el 
consumidor (véase también la ISO 4064 -1:2014, 
4.3.3 párr afos 3) y 8))  
 
7.2.4  El medidor debe ser repetible: la desviación 
estándar de tres mediciones al mismo caudal, 
debe abstenerse de exceder y ser superior a un 
tercio de los EMP indicados en la ISO  4064 -
1:2014, 4.2.2 o 4.2.3. Las pruebas deben llevarse 
a cabo con caudales nominales de Q1, Q2, y Q3    
Prueba de la temperatura del agua  
4.2.8  Los requisitos relativos a los EMP deben 
cumplirse para todas las variaciones de 
temperatura del agua dentro de las condiciones 
nominales de funcionamiento del medido r    
Prueba de presión de agua  
4.2.8  Los requisitos relativos a los EMP deben 
cumplirse para todas las variaciones de presión 
del agua dentro de las condiciones nominales de 
operación (CNO)  del medidor     
Prueba de flujo inverso  
 
ISO 4064 -1:2014, 
inciso Requisito  + - Observaciones  
4.2.7  Un medidor de agua diseñado para medir el flujo 
inverso debe, o ya sea:  
a) restar el volumen de flujo inverso desde el 
volumen indicado; o  
b) registrar el volumen de flujo inverso por 
separado.  
Se deben cumplir los EMP de la ISO 4064 -1:2014, 
4.2.2 o 4.2.3 deben cumplirse tanto para el flujo 
hacia adelante y marcha atrás     
4.2.7  Un medidor de agua que no esté diseñado para 
medir el flujo inverso debe, o ya sea:  
a) evitarlo; o  
b) ser capaz de soportar un flujo inverso 
accidental a un caudal de hasta Q3 sin ningún 
modelo de deterioro o cambio en sus propiedades 
metrológicas para el flujo hacia adelante     
Características del medidor de caudal cero  
4.2.9  La totalización del medidor de agua no se cambia 
cuando el caudal es  cero    
Prueba de pérdida de presión        (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Miércoles 20 de junio de 2018  
6.5 La pérdida de presión del medidor de agua, 
incluyendo su filtro, donde la última forma parte 
integral del medidor de agua, no debe ser superior 
a 0.063 MPa (0.63 bar) entre Q1 y Q3    
 
Prueba de perturbaciones d e flujo  
6.3.4  Si la exactitud de los medidores de agua se ve 
afectada por los disturbios aguas arriba o aguas 
abajo, el medidor debe estar provisto de 
suficientes longitudes de tubería recta con o sin 
un estabilizador de flujo (según lo especificado por 
el fabricante), para que las indicaciones del 
medidor de agua instalado no excedan los EMP 
de acuerdo con la clase de exactitud del medidor.  
Pruebas de flujo de avance  
Pruebas de flujo inverso (si aplica)     
Prueba de temperatura de sobrecarga  
7.2.5  Los m edidores de agua con TMP >50 ° C debe 
ser capaz de soportar una temperatura del agua 
de TMP + 10°C durante 1 h     
Pruebas de durabilidad  
7.2.6  El medidor de agua debe someterse a una prueba 
de durabilidad de acuerdo al caudal permanente 
Q3 y el caudal de  sobrecarga Q4 del medidor, 
simulando las condiciones de servicio     
7.2.6  Medidores con Q3 < 16 m3/h: 
a) 100 000 ciclos de flujo entre 0 y Q3; 
b) 100 h a Q4    
7.2.6  Medidores con Q3 > 16 m3/h: 
a) 800 h a Q3; 
b) 200 h a Q4; 
y para los medidores de combi nación:  
c) 50 000 ciclos de flujo entre Q > 2Qx2 y 0    
 
ISO 4064 -1:2014, 
inciso  Requisito  + - Observaciones  
7.2.6.2  Medidores de Clase de exactitud 1  
La variación en la curva de error no debe ser superior 
al 2 % de los caudales en la zona inferior ( Q1 < Q < 
Q2) y 1 % para los caudales en la zona superior  (Q2 <    Miércoles 20 de junio de 2018  DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)      
Q < Q4). 
Para efectos de estos requisitos, aplica la E (media 
aritmética de los errores de indicación) para cada 
Caudal.  
Para caudales en la zona del caudal más bajo  (Q1 < 
Q < Q2), la curva de erro r (de indicación) no debe 
exceder de un límite de error máximo de ± 4 % para 
todas las clases de temperatura. Para caudales en la 
zona caudal superior ( Q2 < Q < Q4), la curva de error 
(de indicación) no debe exceder el límite de error 
máximo de ± 1.5 % par a los medidores de la clase de 
temperatura T30 y ± 2.5 % para todas las demás 
clases de temperatura  
7.2.6.3  Medidores de Clase de exactitud 2  
La variación en la curva de error no superará el 3 % 
de los caudales en la zona inferior ( Q1 < Q < Q2) y 1.5 
% para los caudales en la zona superior ( Q2 < Q < 
Q4). 
Para efectos de estos requisitos, aplica la E (media 
aritmética de los errores de indicación) para cada 
Caudal.  
Para caudales en la zona del caudal más bajo ( Q1 < 
Q < Q2), la curva de error (de indicaci ón) no debe 
exceder de un límite de error máximo de ± 6 % para 
todas las clases de temperatura. Para caudales en la 
zona caudal superior ( Q2 < Q < Q4) la curva de error 
(de indicación) no debe exceder el límite de error 
máximo de ± 2.5 % para los medidores  de la clase de 
temperatura T30 y ± 3.5 % para todas las demás 
clases de temperatura     
 
7.2.7  Debe demostrarse que los medidores de cartuchos y 
módulos metrológicos intercambiables para 
medidores de agua con módulos intercambiables 
metrológicos, son inde pendientes de las interfaces de 
conexión para las que están diseñadas, por lo que su 
desempeño metrológico se refiere. Los medidores de 
cartuchos y módulos intercambiables metrológicos 
deben someterse a prueba de acuerdo con el método 
especificado en la IS O 4064 -2:2014, 7.4.6     
7.2.8  Todos los medidores de agua en los componentes 
mecánicos pueden ser influenciados por un campo 
magnético estático y todos los medidores con 
componentes electrónicos deben ser sometidos a 
prueba mediante la aplicación de un ca mpo 
especificado.  
La prueba se realizó a Q3 y muestran que las 
indicaciones del medidor de agua instalado no 
superan los EMP de la zona superior de acuerdo con          (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Miércoles 20 de junio de 2018  
la clase de exactitud del medidor:  
Pruebas de flujo de avance  
Pruebas de flujo inverso (si aplic a) 
Aplicación del campo en diferentes planos  
 
4.4.2.2 Las pruebas de rendimiento para medidores de agua y dispositivos electrónicos instalados 
en los medidores mecánicos (primera versión)  
ISO 4064 -
1:2014, inciso  Requisito  + - Observaciones  
Calor seco  
A.5 Verificar el cumplimiento con las disposiciones en 4.2 
bajo condiciones de altas temperaturas.  
(Consultar ISO 4064 -2:2014, 8.2)     
Frío 
 
ISO 4064 -
1:2014, inciso  Requisito  + - Observaciones  
A.5 Verificar el cumplimiento con las disposiciones en 4.2 bajo 
condiciones de bajas temperaturas.  
(Consultar ISO 4064 -2:2014, 8.3)     
Calor húmedo, cíclico, condensación  
A.5 Verificar el cumplimiento con las disposiciones en 5.1.1 
bajo condiciones de alta humedad en combinación con 
cambios cíclicos de temperatu ra. 
Se deben aplicar pruebas cíclicas en todos los casos en 
los cuales la condensación alta o cuando la penetración 
de vapor se acelera por el efecto de respiración.  
(Consultar ISO 4064 -2:2014, 8.4)     
 
Variación del suministro de energía, para los medido res de agua alimentados por baterías de 
corriente continua y de corriente directa  
A.5 Para verificar el cumplimiento de las disposiciones de 4.2 
en condiciones de diferente tensión con corriente directa 
(si procede).  
(Consultar ISO 4064 -2:2014, 8.5)     
Batería reemplazable  
5.2.4  Para verificar el cumplimiento de lo dispuesto en 5.2.4.3. 
Las propiedades y parámetros del medidor deben 
abstenerse de verse afectadas por la interrupción del 
suministro eléctrico cuando se sustituye la batería     
La variación de la tensión, para los medidores de agua alimentado por corriente alterna o directa o 
convertidores corriente alterna/corriente directa  
A.5 Para verificar el cumplimiento de las disposiciones de 4.2 
en condiciones de diferente tensión con corriente alter na 
(si procede).     Miércoles 20 de junio de 2018  DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)      
(Consultar ISO 4064 -2:2014, 8.5)  
Vibración (aleatoria)  
A.5 Verificar el cumplimiento con las disposiciones en 5.1.1 
bajo condiciones de vibración aleatoria.  
(Consultar ISO 4064 -2:2014, 8.6)     
 
Choque mecánico  
A.5 Verificar el cumpl imiento de lo dispuesto en 5.1.1, bajo 
condiciones de choques mecánicos.  
(Consultar ISO 4064 -2:2014, 8.7)     
Reducciones de potencia por un tiempo corto  
A.5 Para verificar el cumplimiento con las disposiciones en 
5.1.1 bajo condiciones de poco tiempo de reducciones de 
tensión de la red.  
(Consultar ISO 4064 -2:2014, 8.8)     
Ráfagas  
A.5 Para verificar el cumplimiento con las disposiciones en 
5.1.1 bajo condiciones en que se sobreponen ráfagas 
eléctricas en la entrada/salida de los puertos de 
comunicación.  
(Consultar ISO 4064 -2:2014, 8.9)     
A.5 Para verificar el cumplimiento con las disposiciones en 
5.1.1 bajo condiciones en que se sobreponen ráfagas 
eléctricas a la tensión de la red.  
(Consultar ISO 4064 -2:2014, 8.10)     
Descarga electrostática  
A.5 Verificar el cumplimiento con las disposiciones en 5.1.1 
bajo condiciones de descargas electrostáticas directas e 
indirectas.  
(Consultar ISO 4064 -2:2014, 8.11)     
 
ISO 4064 -
1:2014, inciso  Requisito  + - Observaciones  
Susceptibilidad electromagnética -campos ele ctromagnéticos  
A.5 Verificar el cumplimiento con las disposiciones en 5.1.1 
bajo condiciones de campos electromagnéticos radiados.  
(Consultar ISO 4064 -2:2014, 8.2)     
A.5 Verificar el cumplimiento con las disposiciones en 5.1.1 
bajo condiciones de campos  electromagnéticos 
conducidos.  
(Consultar ISO 4064 -2:2014, 8.13)     
Sobretensiones en líneas de control, señal y datos  
A.5 Para verificar el cumplimiento con las disposiciones en 
5.1.1 bajo condiciones en que se sobreponen picos de 
tensión en la entrada/ salida de los puertos de 
comunicación.  
(Consultar ISO 4064 -2:2014, 8.14)           (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Miércoles 20 de junio de 2018  
Sobretensiones en líneas de energía en corriente alterna y corriente directa  
A.5 Para verificar el cumplimiento con las disposiciones en 
5.1.1 bajo condiciones en que se sobrepon en picos 
eléctricos a la tensión de la red.  
(Consultar ISO 4064 -2:2014, 8.15)     
 
4.5 Pruebas de evaluación de emisión del certificado de aprobación del modelo o prototipo (para 
todos los medidores de agua)  
4.5.1 Prueba de presión estática (ISO 4064 -2:201 4, 7.3)  
     Al inicio  Al término   
No. de solicitud:     Temperatura ambiente:    °C 
Modelo:     Humedad relativa ambiental:    % 
Fecha:         
Observador:     Presión atmosférica ambiental:    MPa 
        
    Hora:     
        
        
 
Número de serie d el 
medidor  PMP x 
1.6 Hora de 
inicio:  Presión 
inicial  Hora de 
término  Presión 
final Observaciones  
MPa 
(bar)  MPa (bar)  MPa (bar)  
       
 
Número de serie del 
medidor  PMP x 
2 Hora de 
inicio:  Presión 
inicial  Hora de 
término  Presión 
final Observaciones  
MPa 
(bar)  MPa (bar)  MPa (bar)  
       
Comentarios:  
4.5.2 Determinación de los caudales de cambio para medidores combinados (ISO 4064 -2:2014, 
7.4.3)  
     Al inicio  Al término   
No. de solicitud:     Temperatura ambiente:    °C 
Modelo:     Humedad relativa  ambiental:    % 
Fecha:         
Observador:     Presión atmosférica 
ambiental:    MPa 
        
    Hora:     
        
        
 
Método de prueba:  Gravimétrico / volumétrico  
Medidas de volumen / báscula usada -m3 o kg:   Miércoles 20 de junio de 2018  DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)      
Conductividad del agua (solamente med idores de inducción 
electromagnética) -S / cm:   
Longitud del tubo recto aguas arriba del medidor (o colector) -mm:  
Longitud del tubo recto aguas abajo del medidor (o colector) -mm:  
Diámetro nominal DN de la tubería aguas arriba y aguas abajo del 
medidor (o colector) -mm:  
Describir la instalación del estabilizador de flujo si se utiliza:   
El aumento de caudal  
Caudal inmediatamente antes de cambio, Qa  
Caudal inmediatamente después de cambio, Qb  
Cambio de caudal, Q x2 = 
  
Disminución de Caudal  
Caudal  inmediatamente antes de cambio, Qc  
Caudal inmediatamente después de cambio, Qd  
Caudal de entrada, Q x1 = 
  
Comentarios:  
4.5.3 Determinación de los errores intrínsecos (de indicación) y los efectos de la orientación del 
medidor (ISO 4064 -2:2014, 7.4. 4) 
     Al inicio  Al término   
No. de solicitud:     Temperatura ambiente:    °C 
Modelo:     Humedad relativa ambiental:    % 
Fecha:         
Observador:     Presión atmosférica ambiental:    MPa 
        
    Hora:     
        
        
 
Método de prueba:  Grav imétrico / volumétrico  
Medidas de volumen / báscula usada -m3 o kg:   
Conductividad del agua (solamente medidores de inducción 
electromagnética) -S / cm:   
Longitud del tubo recto aguas arriba del medidor (o colector) -mm:  
Longitud del tubo recto aguas aba jo del medidor (o colector) -mm:  
Diámetro nominal DN de la tubería aguas arriba y aguas abajo del medidor  (o 
colector) -mm:  
Describir la instalación del estabilizador de flujo si se utiliza:   
 
Número de serie del 
medidor:   Orientación (V, H, otro):   
 
Dirección del flujo 
(ver Requisito 3):   Ubicación del dispositivo indicador (ver 
Requisito 4):   
       (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Miércoles 20 de junio de 2018  
Caudal 
real Presión de 
suministro 
inicial  Temp. 
del 
agua  Lectura 
inicial  Lectura 
final Volumen 
indicado  Volumen 
real Error del 
medidor  EMPa 
Q( )  Tw Vi(i) Vi(f) Vi Va Em  
m3/h MPa (bar)  °C m3 m3 m3 m3 % % 
         
         
b         
 Ēm2   
 Ēm3   
  Desviación 
estándar  EMPa/3  
  % % 
 sc   
a Para agua integral, éste es el EMP como se define en la ISO 4064 -1:2014, 4.2.2 o 4.2.3, según la 
clase de exacti tud del medidor. Si el EBP es un subconjunto separable, el EMP debe ser definido 
por el fabricante (ISO 4064 -2:2014,9.4). Para criterios de aceptación referirse a la ISO 4064 -
2:2014, 7.4.5  
b Realizar una tercera prueba si Q = Qi, Q2 o Q3 o si la primera o segunda prueba está fuera del 
EMP (ISO 4064 -2:2014, 7.4.5)  
c Calcular la desviación estándar si Q = Q1, Q2 o Q3 (ISO 4064 -2:2014, 7.4.5)  
 
Número de serie del 
medidor:   Orientación (V, H, otro):   
 
Dirección de flujo  (ver 
Requisito 3):   Ubicación del disp ositivo indicador  
(ver Requisito 4):   
 
Caudal 
real Presión de 
suministro 
inicial  Temp. 
del 
agua  Lectura 
inicial  Lectura 
final Volumen 
indicado  Volumen 
real Error del 
medidor  EMPa 
Q( )  Tw Vi(i) Vi(f) Vi Va Em  
m3/h MPa (bar)  °C m3 m3 m3 m3 % % 
         
         
b         
 Ēm2   
 Ēm3   
  Desviación 
estándar  EMPa/3  
  % % 
 sc   
a Para agua integral, éste es el EMP como se define en ISO 4064 -1:2014, 4.2.2 o 4.2.3, según la 
clase de exactitud del medidor. Si el EBP es un subconjunto separable, el EMP debe ser definido 
por el fabricante (ISO 4064 -2:2014,9.4). Para criterios de aceptación referirse a la ISO 4064 -
2:2014, 7.4.5  
b Realizar una tercera prueba si Q = Q1, Q2 o Q3 o si la primera o segunda prueba está fuera del 
EMP (ISO 4064 -2:2014, 7.4.5)  Miércoles 20 de junio de 2018  DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)      
c Calcular la desviación estándar si Q = Q1, Q2 o Q3 (ISO 4064 -2:2014, 7.4.5)  
 
Número de serie del 
medidor:   Orientación (V, H, otro):   
 
Dirección del flujo  (ver 
Requisito 3):   Ubicación del dispositivo indicador 
(ver Requisito 4):   
 
Caudal 
real Presión de 
suministro 
inicial  Temp. 
del 
agua  Lectura 
inicial  Lectura 
final Volumen 
indicado  Volumen 
real Error del 
medidor  EMPa 
Q( )  Tw Vi(i) Vi(f) Vi Va Em  
m3/h MPa (bar)  °C m3 m3 m3 m3 % % 
         
         
b         
 Ēm2   
 Ēm3   
  Desviación 
estándar  EMPa/3  
  % % 
 sc   
a Para agua integral, éste es el EMP como se define en la ISO 4064 -1:2014, 4.2.2 o 4.2.3, según la 
clase de exactitud del medidor. Si el EBP es un subconjunto separable, el EMP debe ser definido 
por el fabricante (ISO 4064 -2:2014,9.4). Para aceptación de  criterios referirse a la ISO 4064 -
2:2014, 7.4.5  
b Realizar una tercera prueba si Q = Q1, Q2 o Q3 o si la primera o segunda prueba está fuera del 
EMP (ISO 4064 -2:2014, 7.4.5)  
c Calcular la desviación estándar si Q = Q1, Q2 o Q3 (ISO 4064 -2:2014, 7.4.5)  
 
Requisitos  
Requisito 1:  Se deben anexar las tablas para cada caudal de acuerdo con la parte ISO 4064 -2:2014, 7.4.4.  
Requisito 2:  Tablas para cada orientación, deben especificarse como en la ISO 4064 -2:2014, los cuales, 
se proporcionan en 7.4.2.2.7.5 para lo s medidores no marcados con "H" o "V".  
Requisito 3: Si el eje de flujo es vertical, se debe proporcionar la dirección del flujo (de abajo hacia arriba o 
de arriba hacia abajo).  
Requisito 4: Si el eje de flujo es horizontal y el medidor tiene un dispositivo  indicador que está integrado 
con el cuerpo del medidor, se indica la ubicación del dispositivo indicador (en el lado o en la parte superior del 
medidor).  
Comentarios:  
4.5.4  Prueba de intercambio en todos los modelos de medidores de cartuchos y medidores c on 
módulos intercambiables metrológico (ISO 4064 -1:2014, 7.2.7, ISO 4064 -2:2014, 7.4.4, 7.4.6)  
     Al inicio  Al término   
No. de solicitud:     Temperatura ambiente:    °C       (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Miércoles 20 de junio de 2018  
Modelo:     Humedad relativa ambiental:    % 
Fecha:         
Observador:     Presión at mosférica ambiental:    MPa 
        
        
    Hora:     
        
 
Método de prueba:  Gravimétrico / volumétrico  
Medidas de volumen / báscula usada -m3 o kg:   
Conductividad del agua (solamente medidores de inducción 
electromagnética) -S / cm:   
Longitud del tubo recto aguas arriba del medidor (o colector) -mm:  
Longitud del tubo recto aguas abajo del medidor (o colector) -mm:  
Diámetro nominal DN de la tubería aguas arriba y aguas abajo del 
medidor (o colector) -mm:  
Describir la instalación del estabiliz ador de flujo si se utiliza:   
Número de serie del medidor: 
_____________   
_____  Orientación (V, H, otro):   
________  
Dirección del flujo 
(ver Requisito 3):    Ubicación del dispositivo indicador (ver 
Requisito 4):   
 
Caudal real  Presión de 
suministro 
inicial Temp. 
del 
agua  Lectura 
inicial  Lectura 
final Volumen 
indicado  Volumen 
real Error del 
medidor  EMPa  
Q( )  Tw Vi(i) Vi(f) Vi Va Em  
m3/h MPa (bar)  °C m3 m3 m3 m3 % % 
         
         
b         
 Ēm2   
 Ēm3   
a Para agua integral, éste es el EMP como se define en la ISO 4064 -1:2014, 4.2.2 o 4.2.3, según la 
clase de exactitud del medidor. Si el EBP es un subconjunto separable, el EMP debe ser definido 
por el fabricante (ISO 4064 -2:2014,9.4). Para criterios de aceptación referirse a la ISO 4064 -
2:2014, 7.4.5  
b Realizar una tercera prueba si Q = Q1, Q2 o Q3 o si la primera o segunda prueba está fuera del 
EMP (ISO 4064 -2:2014, 7.4.5)  
Se debe comprobar la variación de error (ver ISO 4064 -2:2014, 7.4.6. 4) 
 
Número de serie del medidor:   Orientación (V, H, otro):   
    
Dirección del flujo  (ver 
Requisito 3):   Ubicación del dispositivo indicador  (ver 
Requisito 4):   
    Miércoles 20 de junio de 2018  DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)      
 
Caudal real  Presión de 
suministro 
inicial  Temp. 
del 
agua  Lectura 
inicial  Lectura 
final Volumen 
indicado  Volumen 
real Error del 
medidor  EMPa  
Q( )  Tw Vi(i) Vi(f) Vi Va Em  
m3/h MPa (bar)  °C m3 m3 m3 m3 % % 
         
         
b         
 Ēm2   
 Ēm3   
a Para agua integral, éste es el EMP como se define en la ISO 4064 -1:2014, 4.2.2 o 4.2 .3, según la 
clase de exactitud del medidor. Si el EBP es un subconjunto separable, el EMP debe ser definido 
por el fabricante (ISO 4064 -2:2014, 9.4). Para criterios de aceptación referirse a la ISO 4064 -
2:2014, 7.4.5  
b Realizar una tercera prueba si Q = Q1, Q2 o Q3 o si la primera o segunda prueba está fuera del 
EMP (ISO 4064 -2:2014, 7.4.5)  
Se debe comprobar la variación de error (ver ISO 4064 -2:2014, 7.4.6.4)  
 
Número de serie del medidor:   Orientación (V, H, otro):   
 
Dirección del flujo  (ver 
Requisito 3):  Ubicación del dispositivo indicador  (ver 
Requisito 4):   
 
Caudal 
real Presión de 
suministro 
inicial  Temp. 
del 
agua  Lectura 
inicial  Lectura 
final Volumen 
indicado  Volumen 
real Error del 
medidor  EMPa 
Q( )  Tw Vi(i) Vi(f) Vi Va Em  
m3/h MPa (bar)  °C m3 m3 m3 m3 % % 
         
         
b         
 Ēm2   
 Ēm3   
a Para agua integral, éste es el EMP como se define en la ISO 4064 -1:2014, 4.2.2 o 4.2.3, según la 
clase de exactitud del medidor. Si el EBP es un subconjunto separable, el EMP debe ser definido 
por el fabricante (ISO 4064 -2:2014, 9.4). Para  criterios de aceptación referirse a la ISO 4064 -
2:2014, 7.4.5  
b Realizar una tercera prueba si Q = Q1, Q2 o Q3 o si la primera o segunda prueba está fuera del 
EMP (ISO 4064 -2:2014, 7.4.5)  
Se debe comprobar la variación de error (Ver ISO 4064 -2:2014, 7.4.6 .4) 
       (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Miércoles 20 de junio de 2018  
Requisitos  
Requisito 1:  Se deben anexar las tablas para cada caudal de acuerdo con la ISO 4064 -2:2014, 7.4.4.  
Requisito 2:  Tablas para cada orientación, que deben especificarse como en la parte de la ISO 4064 -
2:2014, los cuales, se proporcionan en 7. 4.2.2.7.5 para los medidores no marcados con "H" o "V".  
Requisito 3: Si el eje de flujo es vertical, se proporcionará la dirección del flujo (de abajo hacia arriba o de 
arriba hacia abajo).  
Requisito 4: Si el eje de flujo es horizontal y el medidor tiene u n dispositivo indicador que está integrado 
con el cuerpo del medidor, se indica la ubicación del dispositivo indicador (en el lado o en la parte superior del 
medidor).  
4.5.5 Prueba de la temperatura del agua (ISO 4064 -2:2014, 7.5) y la prueba de la tempera tura del 
agua de sobrecarga (ISO 4064 -2:2014, 7.6)  
     Al inicio  Al término   
No. de solicitud:     Temperatura ambiente:    °C 
Modelo:     Humedad relativa ambiental:    % 
Fecha:         
Observador:     Presión atmosférica ambiental:    MPa 
        
    Hora:    
        
        
 
Método de prueba:  Gravimétrico / volumétrico  
Medidas de volumen / báscula usada -m3 o kg:   
Conductividad del agua (solamente medidores de inducción 
electromagnética) -S / cm:   
Longitud del tubo recto aguas arriba del medidor (o c olector) -mm:  
Longitud del tubo recto aguas abajo del medidor (o colector) -mm:  
Diámetro nominal DN de la tubería aguas arriba y aguas abajo del 
medidor (o colector) -mm:  
Describir la instalación del estabilizador de flujo si se utiliza:   
 
Número de se rie del medidor:   Orientación (V, H, otro):   
 
Dirección del flujo  
(ver Requisito 1):   Ubicación del dispositivo indicador  (ver 
Requisito 2):   
 
Condiciones de 
aplicación  Caudal 
nominal  Caudal 
real Presión 
de 
suministro  
inicial  Temperatura  
del agua de 
entrada 
inicial  Lectura 
inicial  Lectura 
final Volumen 
indicado  Volumen 
real Error 
del 
medidor  EMPa  
  Q( )   Vi(i) Vi(f) Vi Va Em  
 m3/h m3/h MPa(bar)  °C m3 m3 m3 m3 % % 
10 °Cb Q2          
30 °Cc Q2          
TMP  Q2          
Referenciad Q2          Miércoles 20 de junio de 2018  DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)      
Come ntarios:  
a Para un medidor de agua integral, éste es el EMP como se define en la ISO 4064 -1:2014, 4.2.2 o 4.2.3, según la clase de 
exactitud del medidor. Si el EBP es un subconjunto separable, el EMP debe ser definido por el fabricante (ISO 4064 -
2:2014,9. 4). 
b Aplicable a las clases de temperatura T30 a T180.  
c Aplicable a clases de temperatura T30 / 70 y T30 / 180.  
d Aplicable a medidores con un TMA >50 ° C. Después de exponer el medidor a un flujo de agua a una temperatura de TMA 10 
° C ± 2.5 ° C por un período de 1 h después que la medición ha alcanzado estabilidad de la temperatura; y después de la 
recuperación, la funcionalidad de los medidores con respecto al volumen de totalización no debe verse afectada; 
funcionalidad adicional, según lo indicado po r el fabricante, no se verán afectados; el error (de indicación) del medidor no 
debe exceder el EMP aplicable.   
Requisitos  
Requisito 1: Si el eje de flujo es vertical, se debe proporcionar la dirección del flujo (de abajo hacia arriba o 
de arriba hacia ab ajo). 
Requisito 2: Si el eje de flujo es horizontal y el medidor tiene un dispositivo indicador que está integrado 
con el cuerpo del medidor, se indica la ubicación del dispositivo indicador (en el lado o en la parte superior del 
medidor).  
4.5.6 Prueba de presión de agua (ISO 4064 -2:2014, 7.7)  
     Al inicio  Al término   
No. de solicitud:     Temperatura ambiente:    °C 
Modelo:     Humedad relativa ambiental:    % 
Fecha:         
Observador:     Presión atmosférica ambiental:    MPa 
        
        
    Hora:     
        
 
Método de prueba:  Gravimétrico / volumétrico  
Medidas de volumen / báscula usada -m3 o kg:   
Conductividad del agua (solamente medidores de inducción 
electromagnética) -S / cm:   
Longitud del tubo recto aguas arriba del medidor (o colector) -mm:  
Longitud del tubo recto aguas abajo del medidor (o colector) -mm:  
Diámetro nominal DN de la tubería aguas arriba y aguas abajo del 
medidor (o colector) -mm:  
Describir la instalación del estabilizador de flujo si se utiliza:   
 
Número de serie del 
medi dor:  Orientación (V, H, otro):   
    
 
Dirección del flujo  (ver 
Requisito 1):   Ubicación del dispositivo indicador  (ver 
Requisito 2):   
    
 
Condiciones 
de Caudal Caudal Presión de 
suministro Temperatura del 
agua de entr ada Lectura Lectura Volumen Volumen Error del EMPa        (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Miércoles 20 de junio de 2018  
aplicación  nominal  real inicial  inicial  inicial  final indicado  real medidor  
  Q( )   Vi(i) Vi(f) Vi Va Em  
 m3/h m3/h MPa(bar)  °C m3 m3 m3 m3 % % 
0.03 MP a Q2          
(0.3 bar)            
PMP  Q2          
Comentarios:  
a Para un medi dor de agua integral, éste es el EMP como se define en la ISO 4064 -1:2014, 4.2.1 o 4.2.2, según la clase de 
exactitud del medidor. Si el EBP es un subconjunto separable, el EMP debe ser definido por el fabricante (ISO 4064 -2:2014, 9.4).  
 
Requisitos  
Requis ito 1: Si el eje de flujo es vertical, se debe proporcionar la dirección del flujo (de abajo hacia arriba o 
de arriba hacia abajo).  
Requisito 2: Si el eje de flujo es horizontal y el medidor tiene un dispositivo indicador que está integrado 
con el cuerpo d el medidor, se indica la ubicación del dispositivo indicador (en el lado o en la parte superior del 
medidor).  
4.5.7 Prueba de flujo inverso (ISO 4064 -2:2014, 7.8)  
4.5.7.1  General  
     Al inicio  Al término   
No. de solicitud:     Temperatura ambiente:    °C 
Modelo:     Humedad relativa ambiental:    % 
Fecha:         
Observador:     Presión atmosférica ambiental:    MPa 
        
        
    Hora:     
        
 
Método de prueba:  Gravimétrico / 
volumétrico  
Medidas de volumen / báscula usada -m3 o kg:   
Conductivi dad del agua (solamente medidores de inducción electromagnética) -
S / cm:   
Longitud del tubo recto aguas arriba del medidor (o colector) -mm:  
Longitud del tubo recto aguas abajo del medidor (o colector) -mm:  
Diámetro nominal DN de la tubería aguas arriba  y aguas abajo del medidor  (o 
colector) -mm:  
Describir la instalación del estabilizador de flujo si se utiliza:   
 
4.5.7.2 Medidores diseñados para medir el flujo inverso accidental (ISO 4064 -2:2014, 7.8.3.1)  
Número de serie del medidor:   Orientación (V, H, otro):   
    
 
Dirección del flujo  
(ver Requisito 1):   Ubicación del dispositivo indicador  (ver 
Requisito 2):   
    
 Miércoles 20 de junio de 2018  DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)      
Condiciones de 
aplicación  Caudal 
nominal  Caudal 
real Presión 
de 
suministro 
inicial  Temperatura 
del agua de 
entrada 
inicial  Lectura 
inicial Lectura 
final Volumen 
indicado  Volumen 
real Error del 
medidor  EMPa  
     Vi(i) Vi(f) Vi Va Em  
 m3/h m3/h MPa (bar)  °C m3 m3 m3 m3 % % 
Flujo inverso  Q1          
Flujo inverso  Q2          
Flujo inverso  Q3          
Comentarios:  
a Para un medidor de agua integral, éste es el EMP como se define en la ISO 4064 -1:2014, 4.2.2 o 4.2.3, según la clase de 
exactitud del medidor. Si el EBP es un subconjunto separable, el EMP debe ser definido por el fabricante (ISO 4064 -2:2014,9.4).   
4.5.7.3 Medidores no d iseñados para medir el flujo inverso accidental (ISO 4064 -2:2014, 7.8.3.2)  
Número de serie del medidor:   Orientación (V, H, otro):   
    
 
Dirección del flujo 
(ver Requisito 1):   Ubicación del dispositivo indicador  (ver 
Requisito 2):   
    
 
Condiciones 
de aplicación  Caudal 
nominal  Caudal 
real Presión de 
suministro 
inicial  Temperatura 
del agua de 
entrada inicial  Lectura 
inicial  Lectura 
final Volumen 
indicado  Volumen 
real Error del 
medidor  EMPa  
  Q( )   Vi(i) Vi(f) Vi Va Em  
 m3/h m3/h MPa(bar)  °C m3 m3 m3 m3 % % 
flujo inverso  0.9 Q3           
flujo de 
avance  Q1          
flujo de 
avance  Q2          
flujo de 
avance  Q3          
Comentarios:  
a Para un medidor de agua integral, éste es el EMP como se define en la ISO 4064 -1:2014, 4.2.2 o 4.2.3, según la c lase de 
exactitud del medidor. Si el EBP es un subconjunto separable, el EMP debe ser definido por el fabricante (ISO 4064 -2:2014,9.4).  
 
4.5.7.4 Medidores que evitan el flujo inverso (ISO 4064 -2:2014, 7.8.3.3)  
Número de serie del medidor:   Orientación (V,  H, otro):   
    
 
Dirección del flujo  
(ver Requisito 1):   Ubicación del dispositivo indicador  (ver 
Requisito 2):   
    
 
Condiciones 
de aplicación  Caudal 
nominal  Caudal 
real Presión de 
suministro 
inicial  Temperatura 
del agua de 
entrada inicial  Lectura 
inicial  Lectura 
final Volumen 
indicado  Volumen 
real Error del 
medidor  EMPa        (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Miércoles 20 de junio de 2018  
     Vi(i) Vi(f) Vi Va Em  
 m3/h m3/h Mpa(bar)  °C m3 m3 m3 m3 % % 
PMP en flujo 
inverso  0 —   — — — — — — 
flujo de 
avance  Q1          
flujo de 
avance  Q2          
flujo de 
avance  Q3          
Comentarios:  
a Para un medidor de agua integral, éste es el EMP como se define en la ISO 4064 -1:2014, 4.2.2 o 4.2.3, según la clase de 
exactitud del medidor. Si el EBP es un subconjunto separable, el EMP es definido por el fabricante (ISO 40 64-2:2014,9.4).  
 
Requisitos  
Requisito 1: Si el eje de flujo es vertical, se debe proporcionar la dirección del flujo (de abajo hacia arriba o 
de arriba hacia abajo).  
Requisito 2: Si el eje de flujo es horizontal y el medidor tiene un dispositivo indicador  que está integrado 
con el cuerpo del medidor, se indica la ubicación del dispositivo indicador (en el lado o en la parte superior del 
medidor).  
4.5.8 Prueba de pérdida de presión (ISO 4064 -2:2014, 7.9)  
     Al inicio  Al 
término   
No. de solicitud:     Temp eratura ambiente:    °C 
Modelo:     Humedad relativa ambiental:    % 
        
Fecha:     Presión atmosférica ambiental:    MPa 
        
Observador:         
    Hora:     
        
 
Número de serie del 
medidor:   Orientación (V, H, otro):   
    
 
Dirección del flujo  
(ver Requisito 1):   Ubicación del dispositivo indicador  (ver 
Requisito 2):   
    
Medición 1  
Caudal  L1 L2 L3 L4 Presión de 
suministro inicial  Temp. del 
agua  Sección de 
medición  Pérdida de 
presión  
Q( )        p1 
m3/h mm mm mm mm MPa (bar)  ° C mm MPa (bar)  
         
 
Medición 2  Miércoles 20 de junio de 2018  DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)      
Caudal  L1 L2 L3 L4 Presión de 
suministro 
inicial  Temp. del 
agua  Sección de 
medición  Pérdidas de 
presión  
Q( )        p2 
m3/h mm mm mm mm MPa (bar)  ° C mm MPa (bar)  
         
 
Requisitos  
Requisito 1: Si el eje de flujo es  vertical, se debe proporcionar la dirección del flujo (de abajo hacia arriba o 
de arriba hacia abajo).  
Requisito 2: Si el eje de flujo es horizontal y el medidor tiene un dispositivo indicador que está integrado 
con el cuerpo del medidor, se indica la ubi cación del dispositivo indicador (en el lado o en la parte superior del 
medidor).  
4.5.9 Pruebas de perturbación del flujo (ISO 4064 -2:2014, 7.10, Apéndice C [Normativo])  
     Al inicio  Al término   
No. de solicitud:     Temperatura ambiente:    °C 
Modelo:     Humedad relativa ambiental:    % 
Fecha:         
Observador:     Presión atmosférica 
ambiental:    MPa 
        
        
    Hora:     
        
 
Método de prueba:  Gravimétrico / volumétrico  
Medidas de volumen / báscula usada -m3 o kg:   
Conductividad del a gua (solamente medidores de inducción 
electromagnética) -S / cm:   
Diámetro nominal DN de la tubería aguas arriba y aguas abajo del 
medidor (o colector) -mm:  
Describir la instalación del estabilizador de flujo si se utiliza:   
 
Arreglo de la instalación (v éase la ISO 4064 -2:2014, Apéndice C [Normativo]) -para cada prueba aplicada, 
inserte las dimensiones de la tubería actual utilizada (como lo indica el fabricante de los medidores):  
No. de 
prueba  Modelo perturbador de 
flujo (ubicación)  Enderezador de flujo 
instalado  Dimensiones de montaje (ver clave a la 
Figura 1)  
mm 
L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 
1 1 (aguas arriba)  no —   — — — — 
1A 1 (aguas arriba)  sí —   —  —  
2 1 (aguas abajo)  no  — —  — — — 
2A 1 (aguas abajo)  sí  — —  —   
3 2 (aguas arriba)  no —   — — — — 
3A 2 (aguas arriba)  sí —   —  —  
4 2 (aguas abajo)  no  — —  — — — 
4A 2 (aguas abajo)  sí  — —  —         (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Miércoles 20 de junio de 2018  
5 3 (aguas arriba)  no —   — — — — 
5A 3 (aguas arriba)  sí —   —  —  
6 3 (aguas abajo)  no  — —  — — — 
6A 3 (aguas abajo)  sí  — —  —   
Comentarios : 
 
Dirección del flujo: adelante / atrás  
Número de serie del medidor:   Orientación (V, H, otro):   
    
 
Dirección del flujo  
(ver Requisito 1):   Ubicación del dispositivo indicador  (ver 
Requisito 2):   
     
No. de 
prueba  Caudal 
real Presión 
pw Temperat ura 
del agua  Lectura 
inicial  Lectura 
final Volumen 
indicado  Volumen 
real Error del 
medidor  EMPa 
 Q( )  Tw Vi(i) Vi(f) Vi Va Em  
 m3/h MPa 
(bar)  °C m3 m3 m3 m3 % % 
1          
1A          
2          
2A          
3          
3A          
4          
4A          
5          
5A          
6          
6A          
Comentarios:  
a Para un medidor de agua integral, éste es el EMP como se define en la ISO 4064 -1:2014, 4.2.2 o 
4.2.3, según la clase de exactitud del medidor. Si el EBP es un subconjunto separable , el EMP debe ser 
definido por el fabricante (ISO 4064 -2:2014,9.4).  
 
Para los medidores cuando el fabricante haya especificado longitudes de instalación de al menos 15 x DN 
aguas arriba y 5 x DN aguas abajo del medidor, no se permiten estabilizadores exte rnos.  
Cuando el fabricante especifica una longitud mínima de tubo recto ( L2), de 5 x DN aguas abajo del 
medidor, sólo las pruebas número 1, 3 y 5 son obligatorios.  
Requisitos  
Requisito 1:  Si el eje de flujo es vertical, se debe proporcionar la dirección de l flujo (de abajo hacia arriba o 
de arriba hacia abajo).  
Requisito 2:  Si el eje de flujo es horizontal y el medidor tiene un dispositivo indicador que está integrado 
con el cuerpo del medidor, se indica la ubicación del dispositivo indicador (en el lado o en la parte superior del 
medidor).  Miércoles 20 de junio de 2018  DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)      
 
Clave     
L1 longitud de la tubería de entrada recta, sin perturbador de flujo o 
estabilizador de flujo  1 Medidor de agua  
L2 longitud de la tubería de salida recta, sin perturbador de flujo o 
estabilizador de flujo  2 tubo recto  
L3 longitud entre la salida de flujo del perturbador aguas arriba y la entrada 
del medidor (o colector)  3 estabilizador de 
flujo 
L4 longitud entre la salida de medidor (o colector) y la entrada de flujo del 
perturbador aguas abajo  4 perturbador  de 
flujo 
L5 longitud entre la salida de flujo del estabilizador aguas arriba y la entrada 
del medidor (o colector)    
L6 longitud entre la salida de medidor (o colector) y la entrada de flujo del 
estabilizador aguas abajo    
L7 longitud del estabilizador  de flujo    
a Flujo    
Figura 1 -Clave de posiciones relativas  
4.5.10 Pruebas de durabilidad (ISO 4064 -2:2014, 7.11)  
4.5.10.1 Prueba de flujo discontinuo (ISO 4064 -2:2014, 7.11.2)  
Esta prueba se aplica sólo a medidores con valores de Q3 < 16 m3/h. 
No. de solicitud:   
Método de prueba:  Gravimétrico / volumétrico  
Medidas de volumen / báscula usada -m3 o kg:   
Conductividad del agua (solamente medidores de inducción 
electromagnética) -S / cm:   
Longitud del tubo recto aguas arriba del medidor (o colector) -mm:  
Longitud del tubo recto aguas abajo del medidor (o colector) -mm:        (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Miércoles 20 de junio de 2018  
Diámetro nominal DN de la tubería aguas arriba y aguas abajo del 
medidor (o colector) -mm:  
Describir la instalación del estabilizador de flujo si se utiliza:   
Lecturas tomadas durante l a prueba  
Número de serie del medidor:    
NOTA 3:  Las lecturas se registraron cada 24 h o una vez por cada período más corto, si así se divide.  
Condiciones ambientales al inicio  
Temperatura ambiental  Humedad relativa 
ambiental  Presión atmosférica 
ambiental  Tiempo  
°C % MPa (bar)   
    
 
Fecha  Tiempo  Observador  Presión aguas 
arriba  
MPa (bar)  Presión aguas 
abajo  
MPa (bar)  Temperatura 
aguas arriba.  Caudal 
real Lectura de 
medidor  Tiempos de ciclo de flujo - s Volumen total 
descargado  No. Total  
de ciclos de 
flujo 
              
     °C m3/h m3 elevación  encendido  caída  apagado  m3  
              
              
              
              
              
              
              
 Totales al final de la prueba =    
 Total Teórico a =    
a Volumen teórico míni mo aprobada durante la prueba es 0.5 x Q
3 x 100 000 x 32 / 3600 Expresado en m 3. Número mínimo de ciclos de prueba durante la prueba = 100 000.  
Condiciones ambientales al término  
Temperatura ambiental  Humedad relativa 
ambiental  Presión atmosférica 
ambient al Tiempo  
°C % MPa (bar)   
    
 
Comentarios:     
    
Observador:   Fecha:   
Los errores (de indicación) se midieron después de la prueba de flujo discontinuo  
Número de serie del medidor:   
 
Caudal 
real Presión 
de 
trabajo  Temperatura 
de trabajo  Lectura 
inicial Lectura 
final Volumen 
indicado  Volumen 
real Error del 
medidor  EMPa  Error de la 
variación de la 
curvab EMP  
(del error 
de la 
variación Miércoles 20 de junio de 2018  DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)      
de la 
curva)c 
Q( ) Pw Tw Vi(i) Vi(f) Vi Va Em  Ēm(B) - Ēm(A)   
m3/h MPa 
(bar)  °C m3 m3 m3 m3 % % % % 
           
         — — 
D         — — 
 Ēm2    
 Ēm3    
 Ēm(B)    
a Para los valores EMP consultar la ISO 4064 -1:2014, 4.2 y 7.4.5. Para los criterios de aceptación, consulte ISO 4064 -2:2014  
b Ēm(A) es el error intrínseco medio (de indicación) -consultar informe de la  prueba 5.3; Ēm (B) es el error medio (de indicación) 
medida después de esta prueba flujo discontinuo  
c Para los valores EMP y criterios de aceptación referirse a la ISO 4064 -2:2014, 7.11.2.4.  
d Realizar una tercera prueba si Q = Q1, Q2 o Q3 o si la primer a o segunda prueba está fuera del EMP (ISO 4064 -2:2014, 7.4.5)   
4.5.10.2 Prueba de flujo continuo (ISO 4064 -2:2014, 7.11.2)  
No. de solicitud:   
Método de prueba:  Gravimétrico / volumétrico  
Medidas de volumen / báscula usada -m3 o kg:   
Conductividad del a gua (solamente medidores de inducción 
electromagnética) -S / cm:   
Longitud del tubo recto aguas arriba del medidor (o colector) -mm:  
Longitud del tubo recto aguas abajo del medidor (o colector) -mm:  
Diámetro nominal DN de la tubería aguas arriba y aguas abajo del 
medidor (o colector) -mm:  
Describir la instalación del estabilizador de flujo si se utiliza:   
Lecturas tomadas durante la prueba  
Número de serie del medidor:    
NOTA 4:  Las lecturas se registraron cada 24 h o una vez por cada período más corto,  si así se divide.  
Condiciones ambientales al inicio  
Temperatura ambiental  Humedad relativa 
ambiental  Presión atmosférica 
ambiental  Tiempo  
°C % MPa (bar)   
    
 
Fecha  Tiempo  Observador  Presión aguas 
arriba  Presión aguas 
abajo  Temperat
ura 
aguas 
arriba.  Caudal 
real Lectura de 
medidor  Volumen 
total 
descargado  Horas de 
corrida  
   MPa (bar)  MPa (bar)  °C m3/h m3 m3 h 
          
          
          
          
          
          
          
                (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Miércoles 20 de junio de 2018  
 Totales al final de la prueba =    
 Volumen mínimo desc argado a =    
Comentarios:  
a Para los medidores con Q3 < 16 m3/h, total de horas de corrida = 100 h a Q4 (volumen mínimo descargado al final de la 
prueba es [ Q4] x 100, expresado en m3, donde [ Q4] es el número igual al valor de Q4, expresado en m3/h) 
 Para los medidores con Q3 > 16 m3/h, total de horas de corrida= 800 h a Q3 (volumen mínimo dado de alta al final de la 
prueba es [ Q3] x 800, expresado en m3, donde [ Q3] es el número igual al valor de Q3, expresado en m3/h) y 200 h a Q4 (volumen mínimo 
descarg ada al final de la prueba es [ Q4] x 200, expresado en m3) donde [ Q4] es el número igual al valor de Q4, expresado en m3/h). 
 
Condiciones ambientales al término  
Temperatura ambiental  Humedad relativa 
ambiental  Presión atmosférica 
ambiental  Tiempo  
°C % MPa (bar)   
    
 
Observador:   Fecha:    
Los errores (de indicación) se midieron después de la prueba de flujo continuo  
Número de serie del medidor:   
 
Caudal 
real Presión 
de 
trabajo  Temperatura  
de trabajo  Lectura 
inicial  Lectura 
final Volumen 
indicado  Volum en 
real Error del 
medidor  EMPa  Error de la 
variación 
de la 
curvab EMP  
(del error 
de la 
variación 
de la 
curva)c 
Q( ) Pw Tw Vi(i) Vi(f) Vi Va Em  Ēm(B) - 
Ēm(A)   
m3/h MPa 
(bar)  °C m3 m3 m3 m3 % % % % 
           
         — — 
D         — — 
 Ēm2    
 Ēm3    
 Ēm(B)    
Comentarios:  
a Para los valores EMP consultar la ISO 4064 -1:2014, 4.2. Para criterios de aceptación referirse a la ISO 4064 -2:2014,  7.4.5  
b Ēm(A) es la media del error intrínseco (de indicación). Ver informe de la prueba 5.3.  Ēm(B)es la media del error (de indicación) 
medido después de esta prueba de flujo continuo (= ya sea Ēm2 o Ēm3). 
c Para los valores EMP y criterios de aceptación  referirse a ISO 4064 -2:2014, 7.11.3.4.  
d Realizar una tercera prueba si Q = Q1, Q2 o Q3 o si la primera o segunda prueba está fuera del EMP (ISO 4064 -2:2014, 7.4.5)  
 
4.5.10.3 Prueba de flujo discontinuo (ISO 4064 -2:2014, 7.11.2)  
(Aplicable sólo a medidor es de combinación)  
No. de solicitud:   
Método de prueba:  Gravimétrico / volumétrico  
Medidas de volumen / báscula usada -m3 o kg:   
Conductividad del agua (solamente medidores de inducción electromagnética) -
S / cm:   Miércoles 20 de junio de 2018  DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)      
Longitud del tubo recto aguas arriba del  medidor (o colector) -mm:  
Longitud del tubo recto aguas abajo del medidor (o colector) -mm:  
Diámetro nominal DN de la tubería aguas arriba y aguas abajo del medidor  (o 
colector) -mm:  
Describir la instalación del estabilizador de flujo si se utiliza:   
Cambio de caudal especificado Qx2  
Caudal de prueba seleccionado (mínimo es el doble de la Caudal de cambio 
Qx2)  
Lecturas tomadas durante la prueba  
Número de serie del medidor:   
NOTA 5:  Las lecturas se registraron cada 24 h o una vez por cada período m ás corto, si así se divide.  
Condiciones ambientales al inicio  
Temperatura ambiental  Humedad relativa 
ambiental  Presión atmosférica 
ambiental  Tiempo  
°C % MPa (bar)   
     Fecha  
Tiempo  
Observador  Presión 
aguas 
arriba 
MPa (bar)  Presión 
aguas 
abajo 
MPa (bar)  Temperatura 
aguas arriba.  Caudal 
real Lectura de 
medidor  Tiempos de ciclo de flujo - s Volumen total 
descargado  No. 
Total 
de 
ciclos 
de flujo  
           
     °C m3/h m3 elevación  encendido  caída  apagado  m3  
              
              
              
              
 Totales al final de la prueba =    
 Total Teórico a =    
a Volumen teórico mínimo aprobado por medidores durante la prueba es 0.5 × Q
1 × 50000 × 32 / 3600 expresado en m3. Número mínimo de ciclos de prueba durante la prueba = 
50000.  
 
Cond iciones ambientales al término  
Temperatura ambiental  Humedad relativa 
ambiental  Presión atmosférica 
ambiental  Tiempo  
°C % MPa (bar)   
    
Comentarios:  
Observador:    Fecha:   
 
Los errores (de indicación) se midieron después de la prueba de flujo discontin uo 
Número de serie del medidor:   
 
Caudal real  Presión de 
trabajo  Temperatura 
de trabajo  Lectura 
inicial  Lectura final  Volumen 
indicado  Volumen 
real Error del 
medidor  EMPa  Error de la variación 
de la curvab EMP  
(del error de 
la variación de 
la curva)c       (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Miércoles 20 de junio de 2018  
Q( ) Pw Tw Vi(i) Vi(f) Vi Va Em  Ēm(B)  - Ēm(A)   
m3/h MPa (bar)  °C m3 m3 m3 m3 % % % % 
           
         — — 
d         — — 
 Ēm2    
 Ēm3    
 Ēm(B)    
Comentarios:  
 
 
a Para los valores EMP consultar la ISO 4064 -1:2014, 4.2. Para criterios de aceptación referirse a la ISO 4064 -2:2014, 7.4.5  
b Ēm(A) es la media del error intrínseco (de indicación). Ver reporte de prueba 5.3.  Ēm(B)es la media del error (de indicación) medido después de esta prueba de flujo continuo  (= 
ya sea Ēm2 o Ēm3). 
c Para los valores EMP y criterios de aceptación  referirse a la ISO 4064 -2:2014, 7.11.3.4.  
d Realizar una tercera prueba si Q = Q
1, Q
2 o Q
3 o si la primera o segunda prueba está fuera del EMP (ISO 4064 -2:2014, 7.4.5)   
4.5.11 Prueba de campo magnético estático (ISO 4064 -2:2014, 7.12, 8.16)  
     Al inici o Al término   
No. de solicitud:     Temperatura ambiente:    °C 
Modelo:     Humedad relativa ambiental:    % 
        
Fecha:     Presión atmosférica ambiental:    MPa 
        
Observador:         
    Hora:     
        
 
Método de prueba:  Gravimétrico / volum étrico  
Medidas de volumen / báscula usada -m3 o kg:   
Conductividad del agua (solamente medidores de inducción 
electromagnética) -S / cm:   
Longitud del tubo recto aguas arriba del medidor (o colector) -mm:  
Longitud del tubo recto aguas abajo del medidor ( o colector) -mm:  
Diámetro nominal DN de la tubería aguas arriba y aguas abajo del 
medidor (o colector) -mm:  
Describir la instalación del estabilizador de flujo si se utiliza:   
 
Número de serie del medidor:    
Orientación  (V, 
H, otro):   
 
Dirección del fl ujo 
(ver Requisito 1):   Ubicación del dispositivo indicador  
(ver Requisito 2):   Miércoles 20 de junio de 2018  DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)      
    
 
Condiciones de 
aplicación  Caudal 
nominal  Caudal 
real Presión de 
suministro 
inicial  Temperatura 
del agua de 
entrada inicial  Lectura 
inicial  Lectura 
final Volumen 
indicado  Volumen 
real Error 
del 
medidor  EMPa  
     Vi(i) Vi(f) Vi Va Em  
 m3/h m3/h Mpa(bar)  °C m3 m3 m3 m3 % % 
Lugar 1  Q3          
Ubicación 2 
(opcional)  Q3          
Ubicación 3 
(opcional)  Q3          
Comentarios: Anotar la localización del imán  
a Para un m edidor de agua integral, éste es el EMP como se define en la ISO 4064 -1:2014, 4.2.2 o 4.2.3, según la clase de 
exactitud del medidor. Si el EBP es un subconjunto separable, el EMP debe ser definido por el fabricante (ISO 4064 -2:2014,9.4).  
 
Requisitos  
Requ isito 1 Si el eje de flujo es vertical, se proporcionará la dirección del flujo (de abajo hacia arriba o de 
arriba hacia abajo).  
Requisito 2 Si el eje de flujo es horizontal y el medidor tiene un dispositivo indicador que está integrado 
con el cuerpo del m edidor, se debe indicar la ubicación del dispositivo indicador (en el lado o en la parte 
superior del medidor).  
4.5.12 Pruebas de los Dispositivos complementarios de un medidor de agua (ISO 4064 -2:2014, 7.13)  
     Al inicio  Al término   
No. de solicitud:     Temperatura ambiente:    °C 
Modelo:     Humedad relativa ambiental:    % 
        
Fecha:     Presión atmosférica ambiental:    MPa 
        
Observador:         
    Hora:     
        
 
Método de prueba:  Gravimétrico / volumétrico  
Medidas de volumen / báscu la usada -m3 o kg:   
Conductividad del agua (solamente medidores de inducción 
electromagnética) -S / cm:   
Longitud del tubo recto aguas arriba del medidor (o colector) -mm:  
Longitud del tubo recto aguas abajo del medidor (o colector) -mm:  
Diámetro nominal  DN de la tubería aguas arriba y aguas abajo del 
medidor (o colector) -mm:  
Describir la instalación del estabilizador de flujo si se utiliza:   
       (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Miércoles 20 de junio de 2018  
Número de serie del medidor:   Orientación (V, H, otro):   
    
 
Dirección del flujo  (ver 
Requisito 3):   Ubica ción del dispositivo indicador  (ver 
Requisito 4):   
    
 
Caudal real  Presión de 
suministro 
inicial  Temp. 
del agua  Lectura 
inicial  Lectura final  Volumen 
indicado  Volumen 
real Error del 
medidor  EMPa 
Q( )  Tw Vi(i) Vi(f) Vi Va Em  
m3/h MPa (bar)  °C m3 m3 m3 m3 % % 
         
         
b         
 Ēm2   
 Ēm3   
  Desviación 
estándar  EMP/3a  
  % % 
 sc d   
a Para un medidor de agua integral, éste es el EMP como se define en la ISO 4064 -1:2014, 4.2.2 o 4.2.3, según 
la clase de exactitud del medidor. Si el EBP es un subconjunto separable, el EMP de be ser definido por el 
fabricante (ISO 4064 -2:2014,9.4). Para criterios de aceptación referirse a la ISO 4064 -2:2014, 7.4.5  
b Realizar una tercera prueba si Q = Q1, Q2 o Q3 o si la primera o segunda prueba está fuera del EMP  (ISO 
4064 -2:2014, 7.4.5)  
c Calcular la desviación estándar si Q = Q1, Q2 o Q3 (ISO 4064 -2:2014, 7.4.5)  
d La desviación estándar de tres medidas del error (de indicación) tomadas al mismo caudal nominal  
 
Número de serie del medidor:   Orientación (V, H, otro):   
    
 
Dirección del fluj o  
(ver Requisito 3):   Ubicación del dispositivo indicador  
(ver Requisito 4):   
    
 
Caudal real  Presión de 
suministro 
inicial  Temp. del 
agua  Lectura inicial  Lectura final  Volumen 
indicado  Volumen 
real Error del 
medidor  EMPa 
Q( )  Tw Vi(i) Vi(f) Vi Va Em  
m3/h MPa (bar)  °C m3 m3 m3 m3 % % 
         
         
b         
 Ēm2   
 Ēm3   Miércoles 20 de junio de 2018  DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)      
  Desviación 
estándar  EMP/3a  
  % % 
 sc d   
a Para un medidor de agua integral, éste es el EMP como se define en la ISO 4064 -1:2014, 4.2.2 o 4.2.3, según la clase de 
exactitud del medidor. Si el EBP es un subconjunto separable, el EMP de be ser definido por el fabricante (ISO 4064 -
2:2014,9.4). Para criterios de aceptación referirse a la ISO 4064 -2:2014, 7.4.5  
b Realizar una tercera prueba si Q = Q1, Q2 o Q3 o si la primera o segunda prueba está fuera del EMP (ISO 4064 -2:2014, 7.4.5)  
c Calcular la desviación estándar si Q = Q1, Q2 o Q3 (ISO 4064 -2:2014, 7.4.5)  
d La desviación estándar de tres medidas del error (de indicación) tomadas al mismo caudal nominal  
 
Número de serie del medidor:   Orientación (V, H, otro):   
    
 
Dirección del fluj o 
(ver Requisito 3):   Ubicación del dispositivo indicador  (ver 
Requisito 4):   
     
Caudal real  Presión de 
suministro 
inicial  Temp. del 
agua  Lectura inicial  Lectura final  Volumen 
indicado  Volumen 
real Error del 
medidor  EMPa 
Q( )  Tw Vi(i) Vi(f) Vi Va Em  
m3/h MPa (bar)  °C m3 m3 m3 m3 % % 
         
         
b         
 Ēm2   
 Ēm3   
  Desviación 
estándar  EMP/3a  
  % % 
 sc d   
a Para un medidor de agua integral, éste es el EMP como se define en la ISO 4064 -1:2014, 4.2.2 o 4.2.3, según la clase de 
exactitud del medidor. Si el EBP es un subconjunto separable, el EMP de be ser definido por el fabricante  (ISO 4064 -
2:2014,9.4). Para criterios de aceptación referirse a la ISO 4064 -2:2014, 7.4.5  
b Realizar una tercera prueba si Q = Q1, Q2 o Q3 o si la primera o segunda prueba está fuera del EMP (ISO 4064 -2:2014, 7.4.5)  
c Calcular la desviación estándar si Q = Q1, Q2 o Q3 (ISO 4064 -2:2014, 7.4.5)  
d La desviación estándar de tres medidas del error (de indicación) tomadas al mismo caudal nominal  
 
Requisitos  
Requisito 1:  Se deben anexar las tablas para cada caudal de acuerdo con la ISO 4064 -2:2014, 7.4.4.  
Requisito 2:  Tablas para cada orientación, que debe ser como se especifica en la parte de la ISO 4064 -
2:2014, se proporcionarán 7.4.2.2.7.5 para los medidores no marcados con "H" o "V".  
Requisito 3:  Si el eje de flujo es vertical , se debe proporcionar la dirección del flujo (de abajo hacia arriba o 
de arriba hacia abajo).        (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Miércoles 20 de junio de 2018  
Requisito 4:  Si el eje de flujo es horizontal y el medidor tiene un dispositivo indicador que está integrado 
con el cuerpo del medidor, se debe indicar la ubicac ión del dispositivo indicador (en el lado o en la parte 
superior del medidor).  
Comentarios:  
4.6 Pruebas de evaluación de emisión del certificado de aprobación del modelo o prototipo (para 
medidores de agua electrónicos y medidores de agua mecánicos con com ponentes electrónicos)  
4.6.1 Calor seco (sin condensación) (ISO 4064 -2:2014, 8.2)  
     Al inicio  Al término   
No. de solicitud:     Temperatura ambiente:    °C 
Modelo:     Humedad relativa ambiental:    % 
        
Fecha:     Presión atmosférica ambiental:    MPa 
        
Observador:         
    Hora:     
        
 
Método de prueba:  Gravimétrico / volumétrico  
Medidas de volumen / báscula usada -m3 o kg:   
Conductividad del agua (solamente medidores de inducción 
electromagnética) -S / cm:   
Longitud del tubo rect o aguas arriba del medidor (o colector) -mm:  
Longitud del tubo recto aguas abajo del medidor (o colector) -mm:  
Diámetro nominal DN de la tubería aguas arriba y aguas abajo al 
medidor (o colector) -mm:  
Describir la instalación del estabilizador de flujo si se utiliza:   
 
Número de serie del medidor:   Orientación (V, H, otro):   
    
 
Dirección del flujo 
(ver Requisito 1):   Ubicación del dispositivo indicador  (ver Requisito 
2):  
    
 
Condiciones de 
aplicación  Caudal real 
o simulado  Presión 
de 
trabajoa Temperatura de 
trabajoa Lectura 
inicial  Lectura 
final Volumen 
indicado  Volumen 
real Error del 
medidor  EMPb 
  Pw Tw Vi(i) Vi(j) Vi Va Em  
 m3/h MPa (bar)  °C m3 m3 m3 m3 % % 
20°C           
55°C           
20°C           
Comentarios:   
a La temperatura y la p resión se deben registrar mediante un dispositivo de registro de datos (data -logging) para garantizar la 
conformidad con la norma IEC correspondiente.  
b Para un medidor de agua integral, éste es el EMP como se define en la ISO 4064 -1:2014, 4.2.2 o 4.2.3, s egún la clase de Miércoles 20 de junio de 2018  DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)      
exactitud del medidor. Si el equipo sometido a prueba es una parte separable de un medidor de agua, el EMP lo debe definir 
el fabricante (ISO 4064 -2:2014, 9.4).  
 
Requisitos  
Requisito 1:  Si el eje de flujo es vertical, se debe proporcionar  la dirección del flujo (de abajo hacia arriba o 
de arriba hacia abajo).  
Requisito 2:  Si el eje de flujo es horizontal y el medidor tiene un dispositivo indicador que está integrado 
con el cuerpo del medidor, se debe indicar la ubicación del dispositivo in dicador (en el lado o en la parte 
superior del medidor).  
4.6.2 Frío (ISO 4064 -2:2014, 8.3)  
     Al inicio  Al término   
No. de solicitud:     Temperatura ambiente:    °C 
Modelo:     Humedad relativa ambiental:    % 
        
Fecha:     Presión atmosférica ambie ntal:   MPa 
        
Observador:         
    Hora:     
         
Método de prueba:  Gravimétrico / volumétrico  
Medidas de volumen / báscula usada -m3 o kg:   
Conductividad del agua (solamente medidores de inducción 
electromagnética) -S / cm:   
Longitud del tubo recto aguas arriba del medidor (o colector) -mm:  
Longitud del tubo recto aguas abajo del medidor (o colector) -mm:  
Diámetro nominal DN de la tubería aguas arriba y aguas abajo al 
medidor (o colector) -mm:  
Describir la instalación del estabilizador de flujo si se utiliza:   
 
Clase ambiental:   
 
Número de serie del medidor:   Orientación (V, H, otro):   
    
 
Dirección del flujo 
(ver Requisito 1):   Ubicación del dispositivo indicador  (ver 
Requisito 2):   
    
 
Condiciones de 
aplicación  Caudal real 
o simulado  Presión 
de 
trabajoa Temperatura de 
trabajoa Lectura 
inicial  Lectura 
final Volumen 
indicado  Volumen 
real Error del 
medidor  EMPb 
  Pw Tw Vi(i) Vi(j) Vi Va Em  
 m3/h MPa (bar)  °C m3 m3 m3 m3 % % 
20°C           
+5°C or -25 °C           
20°C           
Comentarios:   
a La temperatura y la presión se deben registrar mediante un dispositivo de registro de datos (data -logging) para garantizar la       (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Miércoles 20 de junio de 2018  
conformidad con la norma IEC correspondiente.  
b Para un medidor de agua integral, éste es el EMP como se define  en la ISO 4064 -1:2014, 4.2.2 o 4.2.3, según la clase de 
exactitud del medidor. Si el equipo sometido a prueba es una parte separable de un medidor de agua, el EMP lo debe definir 
el fabricante (ISO 4064 -2:2014, 9.4).  
 
Requisitos  
Requisito 1:  Si el eje de  flujo es vertical, se debe proporcionar la dirección del flujo (de abajo hacia arriba o 
de arriba hacia abajo).  
Requisito 2:  Si el eje de flujo es horizontal y el medidor tiene un dispositivo indicador que está integrado 
con el cuerpo del medidor, se debe  indicar la ubicación del dispositivo indicador (en el lado o en la parte 
superior del medidor).  
4.6.3 Calor húmedo, cíclico (condensación) (ISO 4064 -2:2014, 8.4)  
     Al inicio  Al término   
No. de solicitud:     Temperatura ambiente:    °C 
Modelo:     Humed ad relativa ambiental:    % 
        
Fecha:     Presión atmosférica ambiental:    MPa 
        
Observador:         
    Hora:     
         
Método de prueba:  Gravimétrico / volumétrico  
Medidas de volumen / báscula usada -m3 o kg:   
Conductividad del agua (so lamente medidores de inducción 
electromagnética) -S / cm:   
Longitud del tubo recto aguas arriba del medidor (o colector) -mm:  
Longitud del tubo recto aguas abajo del medidor (o colector) -mm:  
Diámetro nominal DN de la tubería aguas arriba y aguas abajo a l medidor (o 
colector) -mm:  
Describir la instalación del estabilizador de flujo si se utiliza:   
 
Clase ambiental:   
 
Número de serie del medidor:   Orientación (V, H, otro):   
    
 
Dirección del flujo  
(ver Requisito 1):   Ubicación del dispositivo indica dor  (ver 
Requisito 2):   
    
 
Condiciones de 
aplicación  Caudal real o 
simulado  Presión de 
trabajo  Temperatura 
de trabajo 3  Lectura 
inicial  Lectura 
final Volumen 
indicado  Volumen 
real Error del 
medidor  EMPb Defecto  Falla 
significativa  El equipo sometido a  
prueba funciona 
incorrectamente  
 Q( ) Pw Tw Vi(i) Vi(j) Vi Va Em  Em2)-Em1)   
 m3/h MPa °C m3 m3 m3 m3 % % % %  Miércoles 20 de junio de 2018  DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)      
(bar) 
Condiciones de 
referencia  
1) Antes del ciclo   
         — — — — 
Condición previa del medidor.  
Aplicar ciclos de calor húmedo (duraci ón 24 h), dos ciclos de entre 25 ° C y 40 ° C (clase medioambiental B) o 55 ° C (clases ambientales O y M).  
2) Después del 
ciclo            Sí no 
Comentarios:  
a La temperatura y la presión se deben registrar mediante un dispositivo de registro de datos (data -logging) para garantizar la conformidad con la norma IEC correspondiente.  
b Para un medidor de agua integral, éste es el EMP como se define en ISO 4064 -1:2014, 4.2.2 o 4.2.3, según la clase de exactitud del medidor. Si el equipo sometido a prueba es una parte 
separable de un medidor de agua, el EMP lo debe definir el fabricante (ISO 4064 -2:2014, 9.4).  
 
Requisitos  
Requisito 1 Si el eje de flujo es vertical, se debe proporcionar la dirección del flujo (de abajo hacia arriba o 
de arriba hacia abajo).  
Requisito 2 Si el eje de flujo es horizontal y el medidor tiene un dispositivo indicador que está integrado 
con el cuerpo del medidor, se debe indicar la ubicación del dispositivo indicador (en el lado o en la parte 
superior del medidor).  
4.6.4 Variación del  suministro de energía (ISO 4064 -2:2014, 8.5)  
4.6.4.1 General  
     Al inicio  Al término   
No. de solicitud:     Temperatura ambiente:    °C 
Modelo:     Humedad relativa ambiental:    % 
Fecha:         
    Presión atmosférica ambiental:    MPa 
Observador:         
        
    Hora:     
        
 
Método de prueba:  
Gravimétrico/ volumétrico  
Medidas de volumen / báscula usada -m3 o kg:  
Conductividad del agua (solamente medidores de inducción electromagnética)  - S / cm:  
Longitud del tubo recto aguas arriba del medid or (o colector)  - mm: 
Longitud del tubo recto aguas abajo del medidor (o colector)  - mm: 
Diámetro nominal DN de la tubería aguas arriba y aguas abajo al medidor (o colector) -mm: 
Describir la instalación del estabilizador de flujo si se utiliza:  
4.6.4.2 Med idores alimentados por corriente alterna directa (monofásico) o corriente 
alterna/corriente directa convertidores, Adaptador de red (ISO 4064 -2:2014, 8.5.2)  
Número de serie del medidor:   Orientación (V, H, otro):         (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Miércoles 20 de junio de 2018  
    
 
Dirección del flujo 
(ver Requisito 1):  Ubicación del dispositivo 
indicador (ver Requisito 2):   
    
 
Condiciones de 
aplicación (una 
sola tensión)  Ui Caudal real 
o simulado  Presión de 
trabajo  Temperatura 
de trabajo  Lectura 
inicial  Lectura 
final Volumen 
indicado  Volumen 
real Error 
del 
medid or EMPa  
   Pw Tw Vi(i) Vi(j) Vi Va Em  
 v m3/h MPa (bar)  °C m3 m3 m3 m3 % % 
Unom + 10 %            
ƒnom + 2 %            
Unom - 
15 %            
ƒnom-2 %           
Comentarios:  
a Para un medidor de agua integral, éste es el EMP como se define en la ISO  4064 -1:2014, 4.2.2 o 4.2.3, según la clase de 
exactitud del medidor. Si el equipo sometido a prueba es una parte separable de un medidor de agua, el EMP lo debe definir el  fabricante 
(ISO 4064 -2:2014, 9.4).  
 
Requisitos  
Requisito 1:  Si el eje de flujo es vertical, se debe proporcionar la dirección del flujo (de abajo hacia arriba o 
de arriba hacia abajo).  
Requisito 2: Si el eje de flujo es horizontal y el medidor tiene un dispositivo indicador que está integrado 
con el cuerpo del medidor, se debe indicar l a ubicación del dispositivo indicador (en el lado o en la parte 
superior del medidor).  
4.6.4.3 Medidores alimentados por baterías primarias o por tensión externa de Corriente Continua 
(ISO 4064 -2:2014, 8.5.3)  
Número de serie del medidor:   Orientación (V, H , otro):   
    
Dirección del flujo  (ver 
Requisito 1):   Ubicación del dispositivo indicador  (ver 
Requisito 2):   
    
 
Condiciones de 
aplicación (una 
sola tensión)  Ui Caudal 
real o 
simulado  Presión 
de trabajo  Temperatura 
de trabajo  Lectura 
inicial  Lectur a 
final Volumen 
indicado  Volumen 
real Error del 
medidor  EMPa  
   Pw Tw Vi(i) Vi(j) Vi Va Em  
 v m3/h MPa (bar)  °C m3 m3 m3 m3 % % 
Unom + 10 %            
ƒnom + 2 %            
Unom - 
15 %            
ƒnom-2 %           Miércoles 20 de junio de 2018  DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)      
Comentarios:  
a Para un medidor de a gua integral, éste es el EMP como se define en la ISO 4064 -1:2014, 4.2.2 o 4.2.3, según la clase de 
exactitud del medidor. Si el equipo sometido a prueba es una parte separable de un medidor de agua, el EMP lo debe definir el  fabricante 
(ISO 4064 -2:2014, 9 .4). 
 
Requisitos  
Requisito 1:  Si el eje de flujo es vertical, se debe proporcionar la dirección del flujo (de abajo hacia arriba o 
de arriba hacia abajo).  
Requisito 2:  Si el eje de flujo es horizontal y el medidor tiene un dispositivo indicador que está i ntegrado 
con el cuerpo del medidor, se debe indicar la ubicación del dispositivo indicador (en el lado o en la parte 
superior del medidor).  
4.6.5 Vibración (aleatorio) (ISO 4064 -2:2014, 8.6)  
     Al inicio  Al término   
No. de solicitud:     Temperatura ambi ente:    °C 
Modelo:     Humedad relativa ambiental:    % 
        
Fecha:     Presión atmosférica ambiental:    MPa 
        
Observador:         
    Hora:     
        
 
Método de prueba:  Gravimétrico / volumétrico  
Medidas de volumen / báscula usada -m3 o kg:   
Conductividad del agua (solamente medidores de inducción 
electromagnética) -S / cm:   
Longitud del tubo recto aguas arriba del medidor (o colector) -mm:  
Longitud del tubo recto aguas abajo del medidor (o colector) -mm:  
Diámetro nominal DN de la tubería aguas arriba y aguas abajo al 
medidor (o colector) -mm:  
Describir la instalación del estabilizador de flujo si se utiliza:   
 
Clase ambiental:   
 
Número de serie del medidor:   Orientación (V, H, otro):   
 
Dirección del flujo  
(ver Requisito 1):   Ubicación  del dispositivo indicador  (ver 
Requisito 2):   
    
 
Condiciones de 
aplicación  Caudal real o 
simulado  Presión de 
trabajo  Temperatura 
de trabajo  Lectura 
inicial  Lectura 
final Volumen 
indicado  Volumen 
real Error del 
medidor  EMPb Defecto  Falla 
significativa  El equipo 
sometido a 
prueba funciona       (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Miércoles 20 de junio de 2018  
incorrectamente  
 Q( ) Pw Tw Vi(i) Vi(j) Vi Va Em  Em2)-Em1)   
 m3/h MPa 
(bar)  °C m3 m3 m3 m3 % % % %  
Condiciones de 
referencia  
1) Antes de 
vibraciones   
         — — — — 
Aplicar las vibraciones aleatorias a la EB P, sobre el rango de frecuencia de 10 Hz a 150 Hz, en tres ejes perpendiculares entre sí, durante un período de al menos 2 mi n por eje. Nivel total 
RMS: 7 m.s -2. Nivel ASD en 10 Hz a 20 Hz = 1 m2.s -3 y a 20 Hz a 150 Hz = -3 dB/octava.  
2) Después de 
la vib ración             Sí no 
Comentarios:  
a Para un medidor de agua integral, éste es el EMP como se define en la ISO 4064 -1:2014, 4.2.2 o 4.2.3, según la clase de exactitud del medidor. Si el equipo sometido a prueba 
es una parte separable de un medidor de a gua, el EMP lo debe definir el fabricante (ISO 4064 -2:2014, 9.4).  
 
Requisitos  
Requisito 1: Si el eje de flujo es vertical, se debe proporcionar la dirección del flujo (de abajo hacia arriba o 
de arriba hacia abajo).  
Requisito 2:  Si el eje de flujo es hori zontal y el medidor tiene un dispositivo indicador que está integrado 
con el cuerpo del medidor, se debe indicar la ubicación del dispositivo indicador (en el lado o en la parte 
superior del medidor).  
4.6.6  Choque mecánico (ISO 4064 -2:2014, 8.7)  
     Al inicio Al término   
No. de solicitud:     Temperatura ambiente:    °C 
Modelo:     Humedad relativa ambiental:    % 
        
Fecha:     Presión atmosférica ambiental:    MPa 
        
Observador:         
    Hora:     
        
 
Método de prueba:  Gravimétrico / vo lumétrico  
Medidas de volumen / báscula usada -m3 o kg:   
Conductividad del agua (solamente medidores de inducción 
electromagnética) -S / cm:   
Longitud del tubo recto aguas arriba del medidor (o colector) -mm:  
Longitud del tubo recto aguas abajo del medido r (o colector) -mm:  
Diámetro nominal DN de la tubería aguas arriba y aguas abajo al 
medidor (o colector) -mm:  
Describir la instalación del estabilizador de flujo si se utiliza:   
 Miércoles 20 de junio de 2018  DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)      
Clase ambiental:   
 
Número de serie del medidor:   Orientación (V, H, otro) :  
 
Dirección del flujo  (ver 
Requisito 1):   Ubicación del dispositivo indicador  (ver 
Requisito 2):   
 
Condiciones de 
aplicación  Caudal real 
o simulado  Presión de 
trabajo  Temperatura 
de trabajo  Lectura 
inicial  Lectura 
final Volumen 
indicado  Volumen 
real Error del 
medidor  EMPb Defecto  Falla 
significativa  El equipo sometido a 
prueba funciona 
incorrectamente  
 Q( ) Pw Tw Vi(i) Vi(j) Vi Va Em  Em2)-Em1)   
 m3/h MPa 
(bar) °C m3 m3 m3 m3 % % % %  
Condiciones de 
referencia   
1) Antes de la 
descarga           — — — — 
Coloque el EBP en una superficie plana rígida en su posición normal de uso e inclinado hacia un borde inferior hasta que el b orde opuesto de la EBP es de 50 mm por encima de la superficie rígida. El ángulo 
formado por la parte inferior de la EBP y l a superficie de prueba no podrá exceder 30°. Deje que el EBP caiga libremente sobre la superficie rígida. Repetir la prueba p ara cada borde inferior del EBP.  
2) Después de 
choque             Sí no 
Comentarios:  
a Para un medidor de agua integral, éste es el EMP como se define en la ISO 4064 -1:2014, 4.2.2 o 4.2.3, según la clase de exactitud del medidor. Si el equipo sometido a prueba es una parte 
separable de un medidor de agua, el EMP lo debe definir el fabricante (ISO 4064 -2:2014, 9.4).  
 
Requisitos  
Requ isito 1: Si el eje de flujo es vertical, se debe proporcionar la dirección del flujo (de abajo hacia arriba o 
de arriba hacia abajo).  
Requisito 2: Si el eje de flujo es horizontal y el medidor tiene un dispositivo indicador que está integrado 
con el cuerpo  del medidor, se debe indicar la ubicación del dispositivo indicador (en el lado o en la parte 
superior del medidor).  
4.6.7 Descenso de la tensión de la red de corriente alterna, interrupciones cortas y variaciones de 
tensión (ISO 4064 -2:2014, 8.8)  
     Al inicio  Al término   
No. de solicitud:     Temperatura ambiente:    °C 
Modelo:     Humedad relativa ambiental:    % 
        
Fecha:     Presión atmosférica ambiental:    MPa 
        
Observador:         
    Hora:     
        
 
Método de prueba:  Gravimétrico /  volumétrico  
Medidas de volumen / báscula usada -m3 o kg:   
Conductividad del agua (solamente medidores de inducción 
electromagnética) -S / cm:   
Longitud del tubo recto aguas arriba del medidor (o colector) -mm:  
Longitud del tubo recto aguas abajo del med idor (o colector) -mm:        (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Miércoles 20 de junio de 2018  
Diámetro nominal DN de la tubería aguas arriba y aguas abajo al 
medidor (o colector) -mm:  
Describir la instalación del estabilizador de flujo si se utiliza:   
Medidores alimentados por corriente alterna directa (monofásico) Adaptad or de red  
Número de serie del medidor:   Orientación (V, H, otro):   
 
Dirección del flujo 
(ver Requisito 1):   Ubicación del dispositivo indicador  (ver 
Requisito 2):   
 
Condiciones de 
aplicación  Caudal real 
o simulado  Presión de 
trabajo  Temperatura 
de trab ajo Lectura 
inicial  Lectura 
final Volumen 
indicado  Volumen 
real Error del 
medidor  EMPb Defecto  Falla 
significativa  El equipo sometido 
a prueba funciona 
incorrectamente  
 Q( ) Pw Tw Vi(i) Vi(j) Vi Va Em  Em2)-Em1)   
 m3/h MPa 
(bar)  °C m3 m3 m3 m3 % % % %  
Condiciones de 
referencia  
1) Antes de la 
descarga  No hay reducciones de tensión.  
         — — — — 
2) Durante la 
reducción de 
tensión  Interrupciones de tensión y reducciones de acuerdo a la Norma Internacional ISO 4064 -2:2014, 8.8.  
           sí no 
Comentarios:  
a Para un medidor de agua integral, éste es el EMP como se define en la ISO 4064 -1:2014, 4.2.2 o 4.2.3, según la clase de exactitud del medidor. Si el equipo sometido a prueba 
es una parte separable de un medidor de agua, el EMP lo debe defini r el fabricante (ISO 4064 -2:2014, 9.4).  
b La falla significativa es igual a la mitad del EMP en la zona caudal superior   
Requisitos  
Requisito 1: Si el eje de flujo es vertical, se debe proporcionar la dirección del flujo (de abajo hacia arriba o 
de arriba  hacia abajo).  
Requisito 2: Si el eje de flujo es horizontal y el medidor tiene un dispositivo indicador que está integrado 
con el cuerpo del medidor, se debe indicar la ubicación del dispositivo indicador (en el lado o en la parte 
superior del medidor).  
4.6.8 Ráfagas en líneas de señales (ISO 4064 -2:2014, 8.9)  
     Al inicio  Al término   
No. de solicitud:     Temperatura ambiente:    °C 
Modelo:     Humedad relativa ambiental:    % 
Fecha:         
Observador:     Presión atmosférica ambiental:    MPa 
Observador :        
        
    Hora:     
        
 
Método de prueba:  Gravimétrico / volumétrico  
Medidas de volumen / báscula usada -m3 o kg:   
Conductividad del agua (solamente medidores de inducción 
electromagnética) -S / cm:  
Longitud del tubo recto aguas arriba  del medidor (o colector) -mm:  
Longitud del tubo recto aguas abajo del medidor (o colector) -mm:  Miércoles 20 de junio de 2018  DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)      
Diámetro nominal DN de la tubería aguas arriba y aguas abajo al medidor  (o 
colector) -mm:  
Describir la instalación del estabilizador de flujo si se utiliza:   
 
Medidores con partes electrónica s y provistos de puertos de E / S y de comunicación (incluyendo 
sus cables externos)  
Número de serie del medidor:   Orientación (V, H, otro):   
 
Dirección del flujo 
(ver Requisito 1):   Ubicación del dispositivo indicador   (ver 
Requisito 2):   
 
Condiciones de 
aplicación  Caudal real 
o simulado  Presión de 
trabajo  Temperatura 
de trabajo  Lectura 
inicial  Lectura 
final Volumen 
indicado  Volumen 
real Error del 
medidor  EMPb Defecto  Falla 
significativa  El equipo sometido 
a prueba fu nciona 
incorrectamente  
 Q( ) Pw Tw Vi(i) Vi(j) Vi Va Em  Em2)-Em1)   
 m3/h MPa 
(bar)  °C m3 m3 m3 m3 % % % %  
Condiciones de 
referencia  
1) Antes del 
arranque   
         
— — — — 
Cada pico debe tener una amplitud (positiva o negativa) de 0.5 kV para inst rumentos de clase E1 ambiental, o 1 kV para instrumentos de clase E2 ambiental (véase la Norma Internacional ISO 
4064 -2:2014, 8.1.3 ), en fase al azar, con un tiempo de subida de 5 ns y una duración de amplitud media de 50 ns.  
2) Después del 
arranque             sí no 
Comentarios:  
a Para un medidor de agua integral, éste es el EMP como se define en la ISO 4064 -1:2014, 4.2.2 o 4.2.3, según la clase de exactitud del medidor. Si el equipo sometido a prueba 
es una parte separable de un medidor de agua, el EMP  lo debe definir el fabricante (ISO 4064 -2:2014, 9.4).  
b La falla significativa es igual a la mitad del EMP en la zona caudal superior  
Requisitos  
Requisito 1:  Si el eje de flujo es vertical, se debe proporcionar la dirección del flujo (de abajo hacia arri ba o 
de arriba hacia abajo).  
Requisito 2:  Si el eje de flujo es horizontal y el medidor tiene un dispositivo indicador que está integrado 
con el cuerpo del medidor, se debe indicar la ubicación del dispositivo indicador (en el lado o en la parte 
superior d el medidor).  
4.6.9 Ráfagas (transitorias) en la red de corriente alterna y corriente continua (ISO 4064 -2:2014, 
8.10)  
     Al inicio  Al término   
No. de solicitud:     Temperatura ambiente:    °C 
Modelo:     Humedad relativa ambiental:    % 
Fecha:         
Observador:     Presión atmosférica ambiental:    MPa 
        
        
    Hora:           (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Miércoles 20 de junio de 2018  
        
 
Método de prueba:  Gravimétrico / volumétrico  
Medidas de volumen / báscula usada -m3 o kg:   
Conductividad del agua (solamente medidores de inducción 
electromagnéti ca)-S / cm:   
Longitud del tubo recto aguas arriba del medidor (o colector) -mm:  
Longitud del tubo recto aguas abajo del medidor (o colector) -mm:  
Diámetro nominal DN de la tubería aguas arriba y aguas abajo al 
medidor (o colector) -mm:  
Describir la ins talación del estabilizador de flujo si se utiliza:   
 
Medidores alimentados por corriente alterna directa (monofásico) Adaptador de red  
Número de serie del medidor:   Orientación (V, H, otro):   
 
Dirección del flujo  (ver 
Requisito 1):   Ubicación del dispo sitivo indicador  (ver 
Requisito 2):   
 
Condiciones de 
aplicación  Caudal real 
o simulado  Presión de 
trabajo  Temperatura 
de trabajo  Lectura 
inicial  Lectura 
final Volumen 
indicado  Volumen 
real Error del 
medidor  EMPb Defecto  Falla 
significativa  El equipo some tido 
a prueba funciona 
incorrectamente  
 Q( ) Pw Tw Vi(i) Vi(j) Vi Va Em  Em2)-
Em1)   
 m3/h MPa 
(bar)  °C m3 m3 m3 m3 % % % %  
Condiciones de 
referencia   
1) Antes del arranque  Sin ruido significativo en la red eléctrica  
         — — — — 
2) Después del  
arranque  Ráfagas al azar por etapas (entorno electromagnético, E1 -1 000 V pico entorno electromagnético amplitud, E2 -2 000 V pico de amplitud) aplicadas de forma asíncrona 
en modo asimétrico (modo común).  
           sí no 
Comentarios:  
a Para un medido r de agua integral, éste es el EMP como se define en la ISO 4064 -1:2014, 4.2.2 o 4.2.3, según la clase de exactitud del medidor. Si el equipo sometido a prueba 
es una parte separable de un medidor de agua, el EMP lo debe definir el fabricante (ISO 4064 -2:2014, 9.4).  
b La falla significativa es igual a la mitad del EMP en la zona caudal superior  
 
Requisitos  
Requisito 1: Si el eje de flujo es vertical, se debe proporcionar la dirección del flujo (de abajo hacia arriba o 
de arriba hacia abajo).  
Requisito 2: S i el eje de flujo es horizontal y el medidor tiene un dispositivo indicador que está integrado 
con el cuerpo del medidor, se debe indicar la ubicación del dispositivo indicador (en el lado o en la parte 
superior del medidor).  
4.6.10  Descarga electrostática  (ISO 4064 -2:2014, 8.11)  
     Al inicio  Al término   
No. de solicitud:     Temperatura ambiente:    °C Miércoles 20 de junio de 2018  DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)      
Modelo:     Humedad relativa ambiental:    % 
        
Fecha:     Presión atmosférica ambiental:    MPa 
Observador:         
        
    Hora:     
        
 
Método de prueba:  Gravimétrico / volumétrico  
Medidas de volumen / báscula usada -m3 o kg:   
Conductividad del agua (solamente medidores de inducción 
electromagnética) -S / cm:   
Longitud del tubo recto aguas arriba del medidor (o colector) -mm:  
Longitud de l tubo recto aguas abajo del medidor (o colector) -mm:  
Diámetro nominal DN de la tubería aguas arriba y aguas abajo al 
medidor (o colector) -mm:  
Describir la instalación del estabilizador de flujo si se utiliza:   
 
Número de serie del medidor:   Orientac ión (V, H, otro):   
 
Dirección del flujo  (ver 
Requisito 1):   Ubicación del dispositivo indicador  (ver 
Requisito 2):   
 
Prueba  
congelamiento  Caudal 
real o 
simulado  Presión de 
trabajo  Temperatura 
de trabajo  Lectura 
inicial  Lectura 
final Volumen 
indicado  Volumen 
real Error del 
medidor  EMPa Defecto  Falla 
significativab El equipo 
sometido a 
prueba 
funciona 
correctamente  
 Q() Pw Tw Vi(i) Vi(j) Vi Va Em  Em2) -
Em1)   
 m3/h MPa (bar)  °C m3 m3 m3 m3 % % % %  
Condiciones de referencia 
(sin descargas)   
         — — — — 
2)Punto de 
descargac Modod
            sí no 
 C A            sí no 
 C A            sí no 
 C A            sí no 
 C A            sí no 
Comentarios:  
a Para un medidor de agua integral, éste es el EMP como se define en la ISO 4064 -1:2014, 4.2.2 o 4.2.3, según la clase de exactitud del medidor. Si el equipo sometido a prueba 
es una parte separable de un medidor de agua, el EMP lo debe definir el fabricante (ISO 4064 -2:2014, 9.4).  
b La falla significativa es igual a la mitad del EMP en la zona caud al superior  
c Indique con dibujos si es necesario.        (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Miércoles 20 de junio de 2018  
d C-descarga de contacto (6 kV); A -- descarga de aire (8 kV).  
Requisitos  
Requisito 1:  Si el eje de flujo es vertical, se debe proporcionar la dirección del flujo (de abajo hacia arriba o 
de arriba hacia a bajo).  
Requisito 2:  Si el eje de flujo es horizontal y el medidor tiene un dispositivo indicador que está integrado 
con el cuerpo del medidor, se debe indicar la ubicación del dispositivo indicador (en el lado o en la parte 
superior del medidor).  
4.6.11  Campo electromagnético radiado (ISO 4064 -2:2014, 8.12)  
     Al inicio  Al término   
No. de solicitud:     Temperatura ambiente:    °C 
Modelo:     Humedad relativa ambiental:    % 
Fecha:         
Observador:     Presión atmosférica ambiental:    MPa 
Observador:         
        
    Hora:     
        
 
Método de prueba:  Gravimétrico / volumétrico  
Medidas de volumen / báscula usada -m3 o kg:   
Conductividad del agua (solamente medidores de inducción 
electromagnética) -S / cm:   
Longitud del tubo recto aguas arriba de l medidor (o colector) -mm:  
Longitud del tubo recto aguas abajo del medidor (o colector) -mm:  
Diámetro nominal DN de la tubería aguas arriba y aguas abajo al 
medidor (o colector) -mm:  
Describir la instalación del estabilizador de flujo si se utiliza:   
 
Número de serie del medidor:   Orientación (V, H, otro):   
 
Dirección del flujo 
(ver Requisito 1):   Ubicación del dispositivo indicador  (ver 
Requisito 2):   
 
Condiciones de 
prueba  Polarización 
de la antena 
vertical / 
horizontal  Caudal 
real o 
simulado  Presión de 
trabajo  Temperatura 
de trabajo  Lectura 
inicial  Lectura 
final Volumen 
indicado  Volumen 
real Error 
del 
medidor  EMPa Defecto  Falla 
significativab El equipo 
sometido a 
prueba 
funciona 
correctamente  
   Pw Tw Vi(i) Vi(f) Vi Va Em  Em2) -
Em1)    
  m3/h MPa (bar) °C m3 m3 m3 m3 % % % %  
1) Condiciones 
de referencia (sin 
perturbación)  v H          — — — — 
2) Perturbación                 
26-40 MHz  v H            sí no Miércoles 20 de junio de 2018  DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)      
40-60 MHz  v H            sí no 
60-80 MHz  v H            sí no 
80-100 MHz  v H            sí no 
100-120 MHz  v H            sí no 
120-144 MHz  v H            sí no 
144-150 MHz  v H            sí no 
150-160 MHz  v H            sí no 
160-180 MHz  v H            sí no 
180-200 MHz  v H            sí no 
200-250 MHz  v H            sí no 
250-350 MHz  v H            sí no 
350-400 MHz  v H            sí no 
400-435 MHz  v H            sí no 
435-500 MHz  v H            sí no 
500-600 MHz  v H            sí no 
600-700 MHz  v H            sí no 
700-800 MHz  v H            sí no 
800-934 MHz  v H            sí no 
934-1 000 MHz  v H            sí no 
a Para un medidor de agua integral, éste es el EMP como se define en la ISO 4064 -1:2014, 4.2.2 o 4.2.3, según la clase de exactitud del medidor. Si el equipo sometido a prueba 
es una parte separable de un medidor de  agua, el EMP lo debe definir el fabricante (ISO 4064 -2:2014, 9.4).  
b La falla significativa es igual a la mitad del EMP en la zona caudal superior  
 
Condiciones de 
prueba  Polarización de 
la antena 
vertical / 
horizontal  Caudal real 
o simulado  Presión 
de trabajo  Temperatura 
de trabajo  Lectura 
inicial  Lectura 
final Volumen 
indicado  Volumen 
real Error del 
medidor  EMPa  Defecto  Falla 
significativa b  El equipo 
sometido a 
prueba funciona 
correctamente  
   Pw Tw Vi(i) Vi(f) Vi Va Em  Em2)-Em1)   
  m3/h MPa (bar)  °C m3 m3 m3 m3 % % % %  
1 000 -1 400 MHz  v H            sí no 
1 400 -2 000 MHz  v H            sí no 
Comentarios:  
a Para un medidor de agua integral, éste es el EMP como se define en la ISO 4064 -1:2014, 4.2.2 o 4.2.3, según la clase de exactitud del medido r. Si el equipo sometido a prueba 
es una parte separable de un medidor de agua, el EMP lo debe definir el fabricante (ISO 4064 -2:2014, 9.4).  
b La falla significativa es igual a la mitad del EMP en la zona caudal superior  
 
Requisitos  
Requisito 1: Si el eje  de flujo es vertical, se debe proporcionar la dirección del flujo (de abajo hacia arriba o 
de arriba hacia abajo).  
Requisito 2: Si el eje de flujo es horizontal y el medidor tiene un dispositivo indicador que está integrado 
con el cuerpo del medidor, se d ebe indicar la ubicación del dispositivo indicador (en el lado o en la parte 
superior del medidor).  
4.6.12  Campo electromagnético Conducido (ISO 4064 -2:2014, 8.13)        (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Miércoles 20 de junio de 2018  
     Al inicio  Al término   
No. de solicitud:     Temperatura ambiente:    °C 
Modelo:     Hume dad relativa ambiental:    % 
Fecha:         
Observador:     Presión atmosférica ambiental:    MPa 
        
        
    Hora:     
        
 
Método de prueba:  Gravimétrico / volumétrico  
Medidas de volumen / báscula usada -m3 o kg:   
Conductividad del agua (s olamente medidores de inducción 
electromagnética) -S / cm:   
Longitud del tubo recto aguas arriba del medidor (o colector) -mm:  
Longitud del tubo recto aguas abajo del medidor (o colector) -mm:  
Diámetro nominal DN de la tubería aguas arriba y aguas abajo al 
medidor (o colector) -mm:  
Describir la instalación del estabilizador de flujo si se utiliza:   
 
Número de serie del medidor:   Orientación (V, H, otro):   
 
Dirección del flujo 
(ver Requisito 1):   Ubicación del dispositivo 
indicador (ver Requisito 2):   
 
Condiciones de 
prueba  Caudal 
real o 
simulado  Presión 
de trabajo  Temperatura de 
trabajo  Lectura 
inicial  Lectura 
final Volumen 
indicado  Volumen 
real Error del 
medidor  EMPa Defecto  Falla 
significativa b  El equipo 
sometido a prueba 
funciona 
correctamente  
 Q() Pw Tw Vi(i) Vi(f) Vi Va Em  Em2)-Em1)   
 m3/h MPa (bar)  °C m3 m3 m3 m3 % % % %  
1) Condiciones 
de referencia 
(sin 
perturbación)           
— — — — 
2) Perturbación               
0.15-0.30 MHz             sí no 
0.30-0.57 MHz             sí no 
0.57-1.1 MHz             sí no 
1.1-2.2 MHz             sí no 
2.2-3.9 MHz             sí no 
3.9-7.5 MHz             sí no 
7.5-14 MHz             sí no Miércoles 20 de junio de 2018  DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)      
14-30 MHz             sí no 
30-50 MHz             sí no 
50-80 MHz             sí no 
Comentarios:  
a Para un medidor de  agua integral, éste es el EMP como se define en ISO 4064 -1:2014, 4.2.2 o 4.2.3, según la clase de exactitud del medidor. Si el equipo sometido a prueba es 
una parte separable de un medidor de agua, el EMP lo debe definir el fabricante (ISO 4064 -2:2014, 9. 4). 
b La falla significativa es igual a la mitad del EMP en la zona caudal superior  
 
Requisitos  
Requisito 1: Si el eje de flujo es vertical, se debe proporcionar la dirección del flujo (de abajo hacia arriba o 
de arriba hacia abajo).  
Requisito 2: Si el ej e de flujo es horizontal y el medidor tiene un dispositivo indicador que está integrado 
con el cuerpo del medidor, se debe indicar la ubicación del dispositivo indicador (en el lado o en la parte 
superior del medidor).  
4.6.13  Sobretensiones en señales, dat os y líneas de control (ISO 4064 -2:2014, 8.14) (aplicable sólo 
para la clase ambiental E2)  
     Al inicio  Al 
término   
No. de solicitud:     Temperatura ambiente:    °C 
Modelo:     Humedad relativa ambiental:    % 
Fecha:         
Observador:     Presión atmosf érica ambiental:    MPa 
        
        
    Hora:     
        
 
Método de prueba:  Gravimétrico / volumétrico  
Medidas de volumen / báscula usada -m3 o kg:   
Conductividad del agua (solamente medidores de inducción 
electromagnética) -S / cm:   
Longitud del tubo recto aguas arriba del medidor (o colector) -mm:  
Longitud del tubo recto aguas abajo del medidor (o colector) -mm:  
Diámetro nominal DN de la tubería aguas arriba y aguas abajo al 
medidor (o colector) -mm:  
Describir la instalación del estabilizador de flujo si se utiliza:   
 
Número de serie del medidor:   Orientación (V, H, otro):   
 
Dirección del flujo 
(ver Requisito 1):   Ubicación del dispositivo indicador  
(ver Requisito 2):   
    
 
Condiciones de prueba  Caudal Presión Temperatur Lectura Lectura Volumen Volumen Error del EMPa Defecto  Falla El equipo       (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Miércoles 20 de junio de 2018  
real o 
simulado  de trabajo  a de trabajo  inicial  final indicado  real medidor  significativab sometido a 
prueba 
funciona 
correctamente  
 Q ( ) P w Tw Vi(i) Vi(j) Vi Va Em  Em2) -
Em1)   
 m3/h MPa (bar)  °C m3 m3 m3 m3 % % % %  
1) Condiciones de referencia 
(sin sobretensiones)   
             
2) Sobretensión  Modoc  
Positivo  L L            sí no 
 L L            sí no 
 L L            sí no 
Negativo  L L            sí no 
 L L            sí no 
 L L            sí no 
Positivo  L E            sí no 
 L E            sí no 
 L E            sí no 
Negativo  L E            sí no 
 L E            sí no 
 L E            sí no 
Comentarios:  
a Para un medidor de agua integral, éste es el EMP como se define en la ISO 4064 -1:2014, 4.2.2 o 4.2.3, según la clase de exactitud del medidor. Si el equipo sometido a 
prueba es una parte separable del medidor de agua, el EMP lo debe definir el fabricante (ISO 4064 -2:2014, 9.4).  
b La falla significativa es igual a la mitad del EMP en  la zona caudal superior  
c L-L-sobretensión de línea a línea; L -E-sobretensión línea a tierra.  
Requisitos  
Requisito 1:  Si el eje de flujo es vertical, se debe proporcionar la dirección del flujo (de abajo hacia arriba o 
de arriba hacia abajo).  
Requisito 2 : Si el eje de flujo es horizontal y el medidor tiene un dispositivo indicador que está integrado 
con el cuerpo del medidor, se debe indicar la ubicación del dispositivo indicador (en el lado o en la parte 
superior del medidor).  
4.6.14  Sobretensiones en lí neas eléctricas de red de corriente alterna y corriente directa  (ISO 4064 -
2:2014, 8.15) (aplicable sólo para la clase ambiental E2)  
     Al inicio  Al término   
No. de solicitud:     Temperatura ambiente:    °C 
Modelo:     Humedad relativa ambiental:    % 
Fecha:        
Observador:     Presión atmosférica ambiental:    MPa 
Observador:         
        
    Hora:     
        
 Miércoles 20 de junio de 2018  DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)      
Método de prueba:  Gravimétrico / volumétrico  
Medidas de volumen / báscula usada -m3 o kg:   
Conductividad del agua (solamente medidores de  inducción 
electromagnética) -S / cm:   
Longitud del tubo recto aguas arriba del medidor (o colector) -mm:  
Longitud del tubo recto aguas abajo del medidor (o colector) -mm:  
Diámetro nominal DN de la tubería aguas arriba y aguas abajo al 
medidor (o colecto r)-mm:  
Describir la instalación del estabilizador de flujo si se utiliza:   
 
Número de serie del medidor:   Orientación (V, H, otro):   
Dirección del flujo 
(ver Requisito 1):   Ubicación del dispositivo indicador  (ver 
Requisito 2):   
    
 
Condiciones de  prueba  Caudal real 
o simulado  Presión de 
trabajo  Temper
atura de 
trabajo  Lectura 
inicial  Lectura 
final Volumen 
indicado  Volumen 
real Error del 
medidor  EMPa Defecto  Falla 
significativab El equipo 
sometido a 
prueba 
funciona 
correctamente  
 Q ( ) P w Tw Vi(i) Vi(j) Vi Va Em  Em2) -Em1)   
 m3/h MPa (bar)  °C m3 m3 m3 m3 % % % %  
1) Condiciones de 
referencia (sin 
sobretensiones)   
         — — — — 
2) Energía 
de 
corriente 
directa  Modoc              
Positivo  L L            Sí no 
 L L            Sí no 
 L L            Sí no 
Negativo  L L            sí no 
 L L            Sí no 
 L L            Sí no 
Positivo  L E            Sí no 
 L E            Sí no 
 L E            Sí no 
Negativo  L E            Sí no 
 L E            Sí no 
 L E            Sí no 
Comentari os: 
a Para un medidor de agua integral, éste es el EMP como se define en la ISO 4064 -1:2014, 4.2.2 o 4.2.3, según la clase de exactitud del medidor. Si el equipo sometido a prueba 
es una parte separable del medidor de agua, el EMP lo debe definir el fabric ante (ISO 4064 -2:2014, 9.4).  
b La falla significativa es igual a la mitad del EMP en la zona caudal superior  
c L-L-sobretensión de línea a línea; L -E-sobretensión línea a tierra.  
 
Número de serie del medidor:   Orientación (V, H, otro):   
 
Dirección del fl ujo  Ubicación del dispositivo indicador (ver        (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Miércoles 20 de junio de 2018  
(ver Requisito 1):  Requisito 2):  
    
 
Condiciones de 
prueba  Caudal 
real o 
simulado  Presión 
de 
trabajo  Temperatura 
de trabajo  Lectura 
inicial  Lectura 
final Volumen 
indicado  Volumen 
real Error 
del 
medidor  EMPa Defecto  Falla 
significativa b  El equipo sometido 
a prueba funciona 
correctamente  
 Q() pw Tw Vi(i) Vi(j) Vi Va Em  Em2)-Em1)   
 m3/h MPa(bar)  °C m3 m3 m3 m3 % % % %  
1) Condiciones 
de referencia (sin 
sobretensiones)   
         — — — — 
a Para un medido r de agua integral, éste es el EMP como se define en la ISO 4064 -1:2014, 4.2.2 o 4.2.3, según la clase de exactitud del medidor. Si el equipo sometido a prueba 
es una parte separable del medidor de agua, el EMP lo debe definir el fabricante (ISO 4064 -2:201 4, 9.4).  
b La falla significativa es igual a la mitad del EMP en la zona caudal superior  
c L-L-sobretensión de línea a línea; L -E-sobretensión línea a tierra.  
 
Número de serie del medidor:   Orientación (V, H, otro):   
 
Dirección del flujo  (ver 
Requisito 1):  Ubicación del dispositivo indicador  
(ver Requisito 2):   
 
Condiciones de prueba  Caudal 
real o 
simulado  Presión de 
trabajo  Temperatura 
de trabajo  Lectura 
inicial  Lectura 
final Volumen 
indicado  Volumen 
real Error 
del 
medidor  EMPa Defecto  Falla 
significa tivab El equipo 
sometido a 
prueba 
funciona 
correctamente  
 Q ( ) P w Tw Vi(i) Vi(j) Vi Va Em  Em2) -Em1)   
 m3/h MPa (bar)  °C m3 m3 m3 m3 % % % %  
Suministro 
de tensión 
corriente 
alterna 0°  Modoc              
Positivo  L L            Sí no 
 L L            Sí no 
 L L            Sí no 
 
Negativo  L L            Sí no 
 L L            Sí no 
 L L            Sí no 
Positivo  L E            Sí no 
 L E            Sí no 
 L E            Sí no 
Negativo  L E            sí no 
 L E            Sí no 
 L E            Sí no 
Suministro 
de tensión 
corriente 
alterna 90°  Modoc  
Positivo  L L            Sí no 
 L L            Sí no 
 L L            Sí no 
Negativo  L L            Sí no Miércoles 20 de junio de 2018  DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)      
 L L            Sí no 
 L L            Sí no 
Positivo  L E            Sí no 
 L E            Sí no 
 L E            Sí no 
Negativo  L E            Sí no 
 L E            Sí no 
 L E            Sí no 
Comentarios:  
a Para un medidor de agua integral, éste es el EMP como se define en la ISO 4064 -1:2014, 4.2.2 o 4.2.3, según la clase de exactit ud del medidor. Si el equipo sometido a prueba 
es una parte separable del medidor de agua, el EMP lo debe definir el fabricante (ISO 4064 -2:2014, 9.4).  
b La falla significativa es igual a la mitad del EMP en la zona caudal superior  
c L-L-sobretensión de lí nea a línea; L -E-sobretensión línea a tierra.  
 
Número de serie del medidor:   Orientación (V, H, otro):   
 
Dirección del flujo 
(ver Requisito 1):   Ubicación del dispositivo indicador  (ver 
Requisito 2):   
    
 
Condiciones de prueba  Caudal real 
o simulado  Presión de 
trabajo  Temperatura 
de trabajo  Lectura 
inicial  Lectura 
final Volumen 
indicado  Volumen 
real Error del 
medidor  EMPa Defecto  Falla 
significativab El equipo 
sometido a 
prueba 
funciona 
correctamente  
 Q() Pw Tw Vi(i) Vi(j) Vi Va Em  Em2)-Em1)   
 m3/h MPa(bar)  °C m3 m3 m3 m3 % % % %  
1) Condiciones de 
referencia (sin 
sobretensiones)   
         — — — — 
Suministro 
de tensión 
corriente 
alterna 
180° Modoc              
 
Positivo  L L            sí no 
 L L            sí no 
 L L            sí no 
Negati vo L L            sí no 
 L L            sí no 
 L L            sí no 
Positivo  L E            sí no 
 L E            sí no 
 L E            sí no 
Negativo  L E            sí no 
 L E            sí no 
 L E            sí no       (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Miércoles 20 de junio de 2018  
Suministro 
de tensión 
corriente  
alterna 
270° Modo c   
Positivo  L L            sí no 
 L L            sí no 
 L L            sí no 
Negativo  L L            sí no 
 L L            sí no 
 L L            sí no 
Positivo  L E            sí no 
 L E            sí no 
 L E            sí no 
Negativo  L E            sí no 
 L E            sí no 
 L E            sí no 
Comentarios:  
a Para un medidor de agua integral, éste es el EMP como se define en la ISO 4064 -1:2014, 4.2.2 o 4.2.3, según la clase de exactitud del medidor. Si el equipo sometido a prueba 
es una parte separable del medidor de agua, el EMP lo debe definir el fabricante (ISO 4064 -2:2014, 9.4).  
b La falla significativa es igual a la mitad del EMP en la zona caudal superior  
c L-L-sobretensión de línea a línea; L -E-sobretensión línea a tierra.  
 
Requisitos  
Requisito 1: Si el eje de flujo es vertical, se debe proporcionar la dirección del flujo (de abajo hacia arriba o 
de arriba hacia abajo).  
Requisito 2: Si el eje de flujo es horizontal y el medidor tiene un dispositivo indicador que est á integrado 
con el cuerpo del medidor, se debe indicar la ubicación del dispositivo indicador (en el lado o en la parte 
superior del medidor).  
4.6.15  Ausencia de prueba de flujo (ISO 4064 -2:2014, 8.17)  
     Al inicio  Al término   
No. de solicitud:     Tempe ratura ambiente:    °C 
Modelo:     Humedad relativa 
ambiental:    % 
        
Fecha:     Presión atmosférica 
ambiental:    MPa 
        
Observador:         
    Hora:     
        
 
Método de prueba:  Gravimétrico / volumétrico  Miércoles 20 de junio de 2018  DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)      
Medidas de volumen / báscula usad a-m3 o kg:   
Conductividad del agua (solamente medidores de inducción 
electromagnética) -S / cm:   
Longitud del tubo recto aguas arriba del medidor (o colector) -mm:  
Longitud del tubo recto aguas abajo del medidor (o colector) -mm:  
Diámetro nominal DN de la tubería aguas arriba y aguas abajo al 
medidor (o colector) -mm:  
Describir la instalación del estabilizador de flujo si se utiliza:   
 
Número de serie del medidor:   Orientación (V, H, otro):   
Dirección del flujo 
(ver Requisito 1):   Ubicación del dispos itivo indicador  
(ver Requisito 2):   
 
    
Condiciones de 
aplicación  Presión 
de trabajo  Temperatura 
de trabajo  Lectura 
inicial  Lectura 
final 
después 
de 15 min  Volumen 
indicado  El equipo 
sometido a 
prueba funciona 
correctamente  
 Pw Tw Vi(i) Vi(j) Vi  
 MPa (bar)  °C m3 m3 m3  
Medidor lleno de 
agua, purgando 
todo el aire       
sí no 
Agua 
completamente 
descargada del 
medidor       
sí no 
Comentarios:  
 
La totalización del medidor de agua no debe cambiar en una magnitud mayor que el valor del intervalo de 
compr obación durante cada intervalo de prueba.  
Requisitos  
Requisito 1:  Si el eje de flujo es vertical, se debe proporcionar la dirección del flujo (de abajo hacia arriba o 
de arriba hacia abajo).  
Requisito 2:  Si el eje de flujo es horizontal y el medidor tiene un dispositivo indicador que está integrado 
con el cuerpo del medidor, se debe indicar la ubicación del dispositivo indicador (en el lado o en la parte 
superior del medidor).  
5 Informe de verificación inicial  
5.1 Aspectos generales  
El diseño de formato esp ecífico para la presentación de informes de las verificaciones iniciales y controles 
subsecuentes de los medidores de agua se deja en gran parte a las autoridades metrológicas y las distintas 
organizaciones que llevan a cabo pruebas de verificación. Sin em bargo, el informe (registros) debe contener la 
información mínima que se detalla en la ISO 4064 -1:2014, 7.3 e ISO 4064 -2:2014, 11.2.2.  
Además de esto, se deben aplicar los requisitos y/o restricciones especiales para la verificación inicial que 
se detallan  en el certificado de aprobación del modelo para el EBP. Se debe mantener un registro de los 
equipos y los instrumentos utilizados con detalles de calibración (véase el Apéndice B [Normativo]).  
La siguiente información básica también se recomienda incluirs e en el informe de verificación (registro), 
seguido de los resultados de las pruebas (se proporcionan tres ejemplos de cómo se puede aplicar el formato 
del informe a continuación):  
5.2 Información relativa al EBP verificados        (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Miércoles 20 de junio de 2018  
Número de emisión del certifica do de aprobación del modelo o prototipo de modelo del EBP  
Detalles del EBP:  
Número de modelo:  
Clase de exactitud:  
Designación del medidor/ es Q3: 
Relación Q3/Q1: 
Pérdida máxima de presión pmax:  
Caudal en pmax:  
Año de fabricación:  
El fabricante:  
Nombre de l representante autorizado:  
Dirección:  
Nombre del laboratorio de prueba:  
Nombre del representante autorizado:  
Dirección:  
5.3 Informe de prueba de verificación inicial (ISO 4064 -2:2014, Capítulo 10)  
EJEMPLO 1: Medidor de agua aprobado (completo o combinado)  (ISO 4064 -2:2014, 10.1)  
     Al inicio  Al término   
No. de solicitud:     Temperatura ambiente:    °C 
Modelo:     Humedad relativa ambiental:    % 
Fecha:         
Observador:     Presión atmosférica ambiental:    MPa 
        
        
    Hora:     
        
Pruebas de error (de indicación)  
Caso de pruebas EBP (ISO 4064 -2:2014, 8.1.8)   
Categoría para las pruebas (ISO 4064 -2:2014, <número de capítulo>)  a (véase Nota al pie de tabla)  
Método de prueba:  Gravimétrico / volumétrico  
Medidas de volumen / báscula usa da-m3 o kg:   
Conductividad del agua (solamente medidores de inducción 
electromagnética) -S / cm:   
Longitud del tubo recto aguas arriba del medidor (o colector) -mm:  
Longitud del tubo recto aguas abajo del medidor (o colector) -mm:  
Diámetro nominal DN de  la tubería aguas arriba y aguas abajo al 
medidor (o colector) -mm:  
Describir la instalación del estabilizador de flujo si se utiliza:   
a Introduzca el número de la capítulo de acuerdo con una de las categorías de configuración para 
someter a prueba el E BP que se indica en la ISO 4064 -2:2014, 8.1.8.2 a 8.1.8.5.  
 
Número de serie del medidor:   Orientación (V, H, otro):   
 
Dirección del flujo 
(ver Requisito 1):   Ubicación del dispositivo 
indicador (ver Requisito 2):   Miércoles 20 de junio de 2018  DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)      
    
 
Caudal 
nominal 3  Caudal 
real Presión 
de trabajo  Temperatura de 
trabajo  Lectura 
inicial  Lectura 
final Volumen 
indicado  Volumen 
real Error del 
medidor b EMPc 
 Q( )   Vi(i) Vi(f) Vi Va Ec  
m3/h m3/h MPa (bar)  °C m3 m3 m3 m3 % % 
Q1          
Q2          
Q3          
Comentarios:  
a Estos caudales se deben aplicar a menos que las alternativas se especifiquen en el certificado de emisión del certificado de 
aprobación del modelo o prototipo.  
b Los cálculos para el error (de indicación) se describen en la ISO 4064 -2:2014, Apéndice B.  
c El EMP como se define en la ISO 4064 -1:2014, 4.2.2 o 4.2.3, según la clase de exactitud del medidor.  
 
Requisitos  
Requisito 1: Si el eje de flujo es vertical, se debe proporcionar la dirección del flujo (de abajo hacia arriba o 
de arriba hacia abajo).  
Requisito 2 : Si el eje de flujo es horizontal y el medidor tiene un dispositivo indicador que está integrado 
con el cuerpo del medidor, se debe indicar la ubicación del dispositivo indicador (en el lado o en la parte 
superior del medidor).  
EJEMPLO 2: Calculadora Apro bada (incluyendo dispositivo indicador) (ISO 4064 -2:2014, 10.2)  
     Al inicio  Al término   
No. de solicitud:     Temperatura ambiente:    °C 
Modelo:     Humedad relativa ambiental:    % 
Fecha:         
Observador:     Presión atmosférica ambiental:    MPa 
        
        
    Hora:     
        
Pruebas de error (de indicación)  
Caso de pruebas EBP (ISO 4064 -2:2014, 8.1.8)   
Categoría para las pruebas (ISO 4064 -2:2014, <número de capítulo>)  a (véase Nota al pie de tabla)  
a Introduzca el número de la capítulo d e acuerdo con una de las categorías de configuración para 
someter a prueba el EBP que se indica en la ISO 4064 -2:2014, 8.1.8.2 a 8.1.8.5.  
Número de serie del medidor:   Orientación (V, H, otro):   
Dirección del flujo 
(ver Requisito 1):   Ubicación del dispo sitivo indicador  
(ver Requisito 2):   
    
 
Caudal 
nominala Caudal 
real Frecuencia de 
pulso aplcada  Lectura 
inicial  Lectura 
final Pulsos total 
inyectadosb Volumen 
indicado  Volumen 
real Error del 
medidor c EMPd 
 Q( )  Vi(i) Vi(f) Tp Vi Va Ec  
m3/h m3/h Hz m3 m3  m3 m3 % %       (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Miércoles 20 de junio de 2018  
Q1          
Q2          
Q3          
Comentarios:  
a Estos caudales se deben aplicar, a menos que las alternativas se especifiquen en el certificado de emisión del certificado de  
aprobación del modelo o prototipo.  
b Otros modelos de se ñal de salida pueden ser apropiados de acuerdo con el diseño del medidor de agua.  
c Los cálculos para el error (de indicación) se describen en la ISO 4064 -2:2014, Apéndice B Normativo.  
d Se indica el error máximo (de indicación) permisible para la calculad ora (incluyendo dispositivo indicador) en el certificado de 
emisión del certificado de aprobación del modelo o prototipo.  
 
Requisitos  
Requisito 1:  Si el eje de flujo es vertical, se debe proporcionar la dirección del flujo (de abajo hacia arriba o 
de arri ba hacia abajo).  
Requisito 2:  Si el eje de flujo es horizontal y el medidor tiene un dispositivo indicador que está integrado 
con el cuerpo del medidor, se debe indicar la ubicación del dispositivo indicador (en el lado o en la parte 
superior del medidor).  
EJEMPLO 3: Transductor de medición aprobado (incluyendo el flujo o sensor de volumen)  
(ISO 4064 -2:2014, 10.2)  
     Al inicio  Al término   
No. de solicitud:     Temperatura ambiente:    °C 
Modelo:     Humedad relativa ambiental:    % 
Fecha:         
Observado r:    Presión atmosférica ambiental:    MPa 
        
        
    Hora:     
        
Pruebas de error (de indicación)  
Caso de pruebas EBP (ISO 4064 -2:2014, 8.1.8)   
Categoría para las pruebas (ISO 4064 -2:2014, <número de capítulo>)  a (véase Nota al pie de tabla)  
Método de prueba:  Gravimétrico / volumétrico  
Medidas de volumen / báscula usada -m3 o kg:   
Conductividad del agua (solamente medidores de inducción 
electromagnética) -S / cm:   
Longitud del tubo recto aguas arriba del medidor (o colector) -mm:  
Longitud del tubo recto aguas abajo del medidor (o colector) -mm:  
Diámetro nominal DN de la tubería aguas arriba y aguas abajo al 
medidor (o colector) -mm:  
Describir la instalación del estabilizador de flujo si se utiliza:   
a Introduzca el número del capít ulo de acuerdo con una de las categorías de configuración para 
someter a prueba el EBP que se indica en la ISO 4064 -2:2014, 8.1.8.2 a 8.1.8.5.  
 
Número de serie del medidor:   Orientación (V, H, otro):   
 Miércoles 20 de junio de 2018  DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)      
Dirección del flujo 
(ver Requisito 1):   Ubicación de l dispositivo indicador (ver 
Requisito 2):   
    
 
Caudal 
nominala Caudal 
real Presión 
de 
trabajo  Temperatura de 
trabajo  Lectura 
inicial  Lectura 
final Pulsos 
de salida 
totalesb Volumen 
indicado  Volumen 
real Error del 
medidor c EMPd 
 Q( )   Vi(i) Vi(f) Tp Vi Va Ec  
m3/h m3/h MPa 
(bar)  °C m3 m3  m3 m3 % % 
Q1           
Q2           
Q3           
Comentarios:  
a Estos caudales deben aplicarse a menos que las alternativas se especifiquen en el certificado de aprobación del modelo o 
prototipo.  
b Otro tipo de  señales de salida pueden ser apropiados de acuerdo con el diseño del medidor.  
c Los cálculos para el error (de indicación) se describen en la ISO 4064 -2:2014, Apéndice B (Normativo).  
d Se indica el error máximo (de indicación) permisible para el transduct or de medición (incluyendo el flujo o sensor de volumen) 
en el certificado de emisión del certificado de aprobación del modelo o prototipo.  
 
Requisitos  
Requisito 1: Si el eje de flujo es vertical, se debe proporcionar la dirección del flujo (de abajo haci a arriba o 
de arriba hacia abajo).  
Requisito 2: Si el eje de flujo es horizontal y el medidor tiene un dispositivo indicador que está integrado 
con el cuerpo del medidor, se debe indicar la ubicación del dispositivo indicador (en el lado o en la parte 
supe rior del medidor).  
6. Vigilancia  
La vigilancia del presente Proyecto de Norma Oficial Mexicana estará a cargo de la Secretaría de 
Economía por conducto de la Dirección General de Normas (DGN) y de la Procuraduría Federal del 
Consumidor (PROFECO) conforme a  sus respectivas atribuciones.  
7. Concordancia con Normas Internacionales  
Este Proyecto de Norma Oficial Mexicana es idéntica (IDT)  con la Norma Internacional  “ISO 4064 -3:2014, 
Water meters for cold potable water and hot water -Part 3: Test report format i n  ISO 4064 -3, ed 4.0 (2014 -06)”. 
Apéndice A  
(Normativo)  
Lista de los documentos sobre la emisión del certificado de aprobación  del modelo o prototipo (ISO 
4064 -1:2014, 7.2.9)  
Documento de referencia  Fecha  Descripción breve  
   
   
   
   
   
   
   
         (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Miércoles 20 de junio de 2018  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
Apéndice B  
(Normativo)  
Lista de equipos de prueba utilizados en l as evaluaciones y pruebas  
Parámetro 
medido o 
aplicado  Instrumento 
o equipo  Fabricante  Número 
de 
modelo:  Número 
de serie;  Fecha de 
calibración  Se utiliza en la 
prueba Nº  
(ISO 4064 -
2:2014, inciso)  Último  Siguiente  
        
        
        
        
        
        
        
 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        Miércoles 20 de junio de 2018  DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)      
        
        
        
        
        
        
        
Comentarios:  
 
8. Bibliografía  
 Ley Federal sobre Metrología y Normalización, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de 
julio de 1992 y sus reformas.  
 Ley Federal de Protección al Consumidor, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de 
diciembre de 1992 y sus reformas.  
 Reglamento de la Ley Federal de Protección del Consumidor, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 3 de agosto de 2006 y sus reformas.  
 Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 14 de enero de 1999 y sus reformas.  
 NMX -Z-013-SCFI -2015, "Guía para la estructuración y redacción de normas", declaratoria de vigencia 
publicada e n el Diario Oficial de la Federación el 18 de noviembre de 2015 y su Aclaración publicada 
en el Diario Oficial de la Federación el 16 de junio de 2016.  
 Lista de instrumentos de medición cuya verificación inicial, periódica o extraordinaria es obligatoria, 
así como las normas aplicables para efectuarla. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 
de abril de 2018.  
TRANSITORIOS  
Primero:  La presente Norma Oficial Mexicana, una vez que sea publicada como Norma definitiva, en el 
Diario Oficial de la Fe deración, entrará en vigor a los 60 días naturales siguientes.  
Segundo:  Una vez que entren en vigor las Normas Oficiales Mexicanas NOM -012-SCFI -2017 en sus 
cinco partes como Normas definitivas, cancelarán a la “NOM -012-SCFI -1994, Medición de flujo de agua en 
conductos cerrados de sistemas hidráulicos -Medidores para agua potable fría -Especificaciones (esta Norma 
cancela a la NOM -012-SCFI -1993)”.  
Ciudad de México, a 28 de agosto de 2017 .- El Director General de Normas y Presidente del Comité 
Consultivo Nacion al de Normalizaci ón de la Secretaría de Economía, Alberto Ulises Esteban Marina .- 
Rúbrica.