PROTOCOLO DE ENSAYOS DE PRODUCTO ELÉCTRICO PE N°4/13_2016  
Página 1 de 12 
 PROYECTO  
 
PROTOCOLO DE ANÁLISIS Y/O ENSAYOS DE SEGURIDAD DE PRODUCTO 
ELÉCTRICO  
 
 
PE Nº 4/13 : 06.06.2016 
 
 
CATEGORIA  : Instrumentos de Medida  
 
 
PRODUCTO  : Medidor es de energía eléctrica 
activa de corriente alterna clases 1 y 
2 (Concentradores de medición).  
 
 
NORMAS DE REFERENCIAS  : IEC 62053 -21:2003 -01 Equipos de 
medida de la energía eléctrica (c.a.)  
Requisitos particulares – Parte 21 
Contadores estáticos de energía 
activa (clases 1 y 2).  
 
  IEC 62052 -11:2003 -02 Equipos de 
medida de la energía eléctrica (c.a .) 
Requisitos generales, ensayos y 
condiciones de  ensayo  – Parte 11 
Equipos de medida.  
    
FUENTE LEGAL  : Ley Nº 18.410:1985  
  DS Nº 298, de 2005, del Ministerio de 
Economía, Fomento y 
Reconstrucción.  
  RE N°32, de fecha 04.02.1988, del 
Ministerio de Econ omía, Fomento y 
Reconstrucción.  
  RE N°109, de fecha 22.06.1988, del 
Ministerio de Economía, Fomento y 
Reconstrucción.  
  RE N°218, de fecha 22.10.1989, del 
Ministerio de Economía, Fomento y 
Reconstrucción.  
 
   
APROBADO POR  : RE Nº                   de fech a      
 
 
 
CAPITULO I  
 
ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIÓN  
El presente protocolo establece el procedimiento de certificación para Medidores de 
energía eléctrica activa de corriente alterna clases 1 y 2  (Concentradores de medición) , de 
acuerdo al alcance y campo d e aplicación de las normas IEC 62053 -21:2003 e IEC 
62052 -11:2003.  
  
 
 
PROTOCOLO DE ENSAYOS DE PRODUCTO ELÉCTRICO PE N°4/13_2016  
Página 2 de 12 
 CAPITULO II  
 
 
ANÁLISIS Y/O ENSAYOS  
 
TABLA  A   
 
Nº Denominación  Norma  Subcláusula  Clasificación 
de los 
defectos  Notas   
1 Requisitos mecánicos 
generales  IEC 62052 -11 5.1 Mayor   
2 Caja IEC 62052 -11 5.2 Mayor  Destructivo 
(2) 
3 Ventana  IEC 62052 -11 5.3 Mayor   
4 Terminales – Bloque(s) – 
Terminal de tierra de 
protección  IEC 62052 -11 5.4 Mayor   
5 Tapa de terminales  IEC 62052 -11 5.5 Mayor   
6 Distancias en el aire y 
líneas de fuga  IEC 62052 -11 5.6 Mayor   
7 Medidor (concentrador) con 
envolvente aislante de clase 
de protección II  IEC 62052 -11 5.7 Mayor   
8 Resistencia al calor y al 
fuego  IEC 62052 -11 5.8 Mayor  Destructivo 
(2) 
9 Protección contra 
penetración de polvo y agua  IEC 62052 -11 5.9 Mayo r Destructivo 
(2) 
10 Visualización de los valores 
medidos  IEC 62052 -11 5.10 Mayor   
11 Dispositivo de salida  IEC 62052 -11 5.11 Mayor   
12 Marcado de los medidores 
(concentradores)  IEC 62052 -11 5.12 Mayor  (1) 
13 Rango de temperatura  IEC 62052 -11 6.1 Mayor   
14 Humedad relativa  IEC 62052 -11 6.2 Mayor   
15 Ensayo de influencias 
climáticas  IEC 62052 -11 6.3 Mayor   
16 Influencia de la tensión de 
alimentación  IEC 62052 -11 7.1 Crítico   
17 Calentamiento  IEC 62052 -11 7.2 Crítico  Destructivo  
18 Aislamiento  IEC 62052 -11 7.3 Crítico   
19 Inmunidad a faltas a tierra  IEC 62052 -11 7.4 Crítico   
20 Potencia absorbida  IEC 62053 -21 7.1 Mayor   
21 Influencia de las 
sobrecorrientes de corta 
duración  IEC 62053 -21 7.2 Mayor   
22 Influencia del calentamiento 
propio  IEC 62053 -21 7.3 Crítico   
23 Ensayo con tensión alterna  IEC 62053 -21 7.4 Crítico   
24 Límites de los errores 
debidos a la variación de la 
corriente  IEC 62053 -21 8.1 Mayor   
25 Límites de los errores 
debidos a las magnitudes 
de influencia  IEC 62053 -21 8.2 Mayor   
26 Ensayos de arranque y 
marcha en vacío  IEC 62053 -21 8.3 Mayor   
27 Constante de cada unidad 
de medición del 
concentrador  IEC 62053 -21 8.4 Mayor    
 
 
PROTOCOLO DE ENSAYOS DE PRODUCTO ELÉCTRICO PE N°4/13_2016  
Página 3 de 12 
 28 Condiciones de ensayo de 
exactitud  IEC 62053 -21 8.5 Mayor   
29 Interpretación de los 
resultados  IEC 62053 -21 8.6 Mayor   
 
Notas:   
1) El Marcado considera el marcado normativo y el marcado nacional, dispuesto en el 
Capítulo IV del presente Protocolo.  
2) Para estos ensayos sólo será sometida una unidad para comprobar su conformidad.  
3) La secuencia de los ensayos será la  indicada en el anexo F de la norma IEC 62052 -
11:2003  
4) Los componentes se deben registrar. El formato se encuentra en Anexo A.  
 
 
CAPITULO III  
 
SISTEMAS DE CERTIFICACIÓN  
 
Cualquiera sea el sistema de Certificación utilizado, y adicionalmente a lo definido en  el 
punto 4.15, del Artículo 4º, del DS Nº 298/2005 , se deberá considerar como familia, 
aquellos grupos de medidores que cumplan con los requisitos indicados en el punto 3.1.8 
de la norma IEC 62052 – 11, para un a mism a fábrica  y país de fabricación.  
 
El nú mero de modelos a ensayar será:  
a. Hasta 5 modelos = 1 modelo más representativo  
b. Hasta 10 modelos = 2 modelos diferentes más representativos  
c. Hasta 20 modelos = 3 modelos diferentes más representativos  
d. Hasta 30 modelos = 4 modelos diferentes más representativ os 
e. Y así sucesivamente.  
 
1 ENSAYO DE TIPO SEGUIDO DEL CONTROL REGULAR DE LOS PRODUCTOS  
 
1.1 Aprobación de Tipo  
Para la aprobación de tipo, se deberán efectuar todos los Análisis y/o Ensayos 
establecidos en la TABLA A, del Capítulo II del presente Protocolo.  
 
1.1.1  Número de unidades  
Se deberá extraer una muestra de cinco (5) unidades por cada modelo a ensayar, 
las que serán utilizadas para la realización de los ensayos no destructivos (de 
seguridad y metrológicos).  
Se deberá contar con tres (3) unidades adicionales pa ra la realización de ensayos 
destructivos.  
 
1.1.2  Aprobación o rechazo  
 El Tipo no podrá tener defectos  en los ensayos de seguridad . 
 Para la aprobación del tipo, se exige que de los cinco (5) medidores sometidos a 
ensayos metrológicos, si más de una muestra fal la, el tipo se rechaza. Si sólo una 
muestra presenta fallas, se repite la prueba sobre otras tres (3) unidades 
adicionales, las que para su aprobación deberán cumplir con todos los ensayos.  
 
 
 
  
 
 
PROTOCOLO DE ENSAYOS DE PRODUCTO ELÉCTRICO PE N°4/13_2016  
Página 4 de 12 
 1.2 Control Regular de los Productos  
 
1.2.1  Aprobación de Fabricación (e n Chile o en el extranjero)  
1.2.1.1  Para la aprobación de fabricación se deberán efectuar los Análisis y/o Ensayos 
establecidos en l as cláusulas 5.12, 7.2, 7.3 de la norma IEC 62052 -11 y las 
cláusulas 7.3, 7.4, 8.1, 8.3 de la norma IEC 62053 -21, de la TABL A A, del Capítulo 
II, del presente Protocolo. Sin perjuicio, y más allá de la inspección visual y 
documental que deben realizar los Organismos de Certificación, deberán requerir 
al momento de plantearse las solicitudes de seguimiento las respectivas 
declar aciones por parte del importador o fabricante hacia la Superintendencia de 
Electricidad y Combustibles, indicando que la producción o partida siguen siendo 
conformes con el tipo aprobado, de acuerdo a lo establecido en el anexo B  (Este 
documento será custo diado por el Organismo de Certificación) . No obstante los 
Organismos de Certificación mantienen sus responsabilidades como 
administradores del sistema de certificación.  
Notas:  
 
1) Se debe verificar que los componentes siguen siendo los mismos utilizados en l a fabricación del tipo, 
de existir algún cambio de componentes se deben realizar los ensayos correspondientes para 
verificar que el producto sigue estando conforme a la norma correspondiente, de lo contrario los 
productos deben ser rechazados.  
 
2) De no ser p resentado el d ocumento descrito en el  anexo B , el Organismo de Certificación no podrá 
aceptar la solicitud de certificación.   
 
1.2.1.2  Tamaño de la muestra y nivel de aceptación.  
 El tamaño de la muestra y el nivel de aceptación del producto estarán dad os por la 
Tabla B.  
 
TABLA B  
 
Tamaño de la 
producción  
(unidades)  Tamaño de la 
muestra  
(unidades)  Nivel de aceptación  Periodicidad de 
la inspección  Acepta  Rechaza  
2 a 25  2 0 1 Mensual  
26 a 150  3 0 1 Mensual  
151 a 1200  5 0 1 Mensual  
1201 a 35000  8 0 1 Mensual  
35001 o más  13 0 1 Mensual  
  
 Notas:  
 
1)  La selección de la muestra deberá ser efectuada de acuerdo a la norma NCh 43.Of61.  
2) Periodicidad de la inspección:  Si no hay  producción durante algún período, se continuará con las 
inspecciones me nsuales a partir de la  primera producción siguiente, a dicho periodo.  
 
1.2.2  Aprobación de partidas de importación en Chile  
1.2.2.1 Para la aprobación de importación se deberán efectuar los Análisis y/o Ensayos 
indicados en el punto 1.2.1.1 del Capítulo I II, del presente Protocolo.  
 
1.2.2.2  Tamaño de la muestra y nivel de aceptación  
El tamaño de la muestra y el nivel de aceptación de cada partida del producto 
estarán dados por la Tabla C.  
TABLA C  
Tamaño de la 
partida de 
importación  
(unidades)  Tamaño de la 
muestra  
(unidades)  Nivel de aceptación  
Acepta  Rechaza   
 
 
PROTOCOLO DE ENSAYOS DE PRODUCTO ELÉCTRICO PE N°4/13_2016  
Página 5 de 12 
 2 a 15  2 0 1 
16 a 50  3 0 1 
51 a 150  5 0 1 
151a 500  8 0 1 
501 a 3200  13 0 1 
3201 a 35000  20 0 1 
35001 o más  32 0 1 
  Nota:  
  La selección de la muestra deberá ser efectuada de acuerdo a la  norma NCh 43.Of61.   
1.2.3  Rechazo de la muestra tomada en fábrica o de la partida de importación  
De ser rechazada la muestra obtenida de la partida de fabricación o de importación, 
por ende la partida representada  por dicha muestra, y si el fabricante o importador 
requirieran volver a certificar dicho lote, el fabricante o importador deberá aplicar lo 
establecido en el punto 7.6 de la Norma Chilena Oficial NCh 44.Of2007, sus 
modificaciones o la disposición que la reemplace y el Organismo de Certificación 
dará instrucciones para que se extraiga en una segunda inspección una muestra 
igual al doble de la extraída en la primera inspección, de acuerdo a los niveles de 
aceptación señalados en el punto 1.2.1.2 o 1.2.2.2, según corresponda, del Capítulo 
III del pr esente Protocolo.  
En el Certificado de Aprobación o seguimiento, en el Ítem Otros Antecedentes, se 
indicará que el producto fue aprobado en SEGUNDA INSPECCIÓN, señalando las 
causas del rechazo inicial.   
En caso de mantenerse el rechazo, el Organismo de C ertificación procederá a 
rechazar la partida de fabricación o importación, y deberá enviar una copia del 
informe de rechazo a la Superintendencia, en un plazo no superior a cinco días 
hábiles, a contar de la fecha de emisión del informe.  
 Si el rechazo fue  ocasionado por un incumplimiento normativo relacionado con el 
punto 2 (Marcado e instrucciones), sólo se verificará en la partida de fabricación o 
importación presentada para reinspección este punto, y en el Informe final incluirá 
los resultados del prime r Informe con la excepción de los resultados del punto 2.  
 
2. ENSAYO DE TIPO Y EVALUACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD DE FÁBRICA 
Y SU ACEPTACIÓN SEGUIDOS DE VIGILANCIA QUE TOMA EN 
CONSIDERACIÓN LA AUDITORÍA DEL CONTROL DE CALIDAD DE LA 
FÁBRICA Y EL ENSAYO DE MUEST RAS DE FÁBRICA Y DEL MERCADO  
 
2.1 Aprobación de tipo  
Para la aprobación de tipo, se deberán efectuar todos los Análisis y/o Ensayos 
establecidos en la TABLA A, del  Capítulo II del presente Protocolo.  
 
2.1.1  Número de unidades  
Se deberá extraer una muestr a de cinco (5) unidades por cada modelo a ensayar, 
las que serán utilizadas para la realización de los ensayos no destructivos (de 
seguridad y metrológicos).  
Se deberá contar con tres (3) unidades adicionales para la realización de ensayos 
destructivos.  
 
2.1.2  Aprobación o rechazo  
 El Tipo no podrá tener defectos  en los ensayos de seguridad . 
 Para la aprobación del tipo, se exige que de los cinco (5) medidores sometidos a 
ensayos metrológicos, si más de una muestra falla, el tipo se rechaza. Si sólo una 
muestra presenta fallas, se repite la prueba sobre otras tres (3) unidades 
adicionales, las que para su aprobación deberán cumplir con todos los ensayos.  
 
  
 
 
PROTOCOLO DE ENSAYOS DE PRODUCTO ELÉCTRICO PE N°4/13_2016  
Página 6 de 12 
 2.2 Verificación de muestras tomadas en Fábrica, en Chile o en el extranjero  
 
2.2.1  Aprobación de Fabr icación  
Para la aprobación de fabricación se deberán efectuar los Análisis y/o Ensayos 
establecidos en el punto 1.2.1.1 del Capítulo III, del presente Protocolo.  
 
2.2.2  Tamaño de la muestra y nivel de aceptación  
 El tamaño de la muestra y el nivel de acep tación del producto estarán dados por la 
Tabla D.  
 
TABLA D  
Tamaño de la partida 
de Producción 
(unidades)  Tamaño de la 
muestra  
(unidades)  Nivel de aceptación  Periodicidad de la 
inspección  
Acepta  Rechaza  
2 a 1200  2 0 1 semestral  
1201 a 35000  3 0 1 semestral  
35001 y superiores  5 0 1 semestral  
 Notas:   
 
1)  La selección de la muestra deberá ser efectuada de acuerdo a la norma NCh 43.Of61.  
2) Periodicidad de la inspección : Semestral, o en su defecto la primera producción siguiente.  
3) Al momento de ext racción de la muestra, los Organismos de Certificación deberán requerir las 
respectivas declaraciones por parte del fabricante hacia la Superintendencia de Electricidad y 
Combustibles, indicando que la producción  sigue siendo conformes con el tipo aprobad o, de acuerd o 
a lo establecido en el anexo B  (Este documento será custodiado por el Organismo de Certificación). 
No obstante los Organismos de Certificación mantienen sus responsabilidades como administradores 
del sistema de certificación.  
4) De no ser pre sentado el documento descrito en el  anexo B, el Organismo de Certificación no 
procederá con la extracción de la muestra, suspendiéndose la utilización de este sistema de 
certificación.     
 
  
2.2.3  Rechazo de la muestra tomada en fábrica  
De ser rechazada  la muestra obtenida de la  partida de fabricación, por ende la 
partida representada por dicha muestra, y si el fabricante requiriere volver a 
certificar dicha partida, el fabricante deberá aplicar lo establecido en el punto 7.6 de 
la Norma Chilena Oficial NCh 44.Of2007, sus modificaciones o la disposición que la 
reemplace y el Organismo de Certificación dará instrucciones para que se extraiga 
en una segunda inspección una muestra igual al doble de la extraída en la primera 
inspección, de acuerdo a los nivel es de aceptación señalados en el punto 2.2.2, del 
Capítulo III del presente Protocolo.  
En el Informe de seguimiento, en el Ítem Otros Antecedentes, se indicará que el 
producto fue aprobado en SEGUNDA INSPECCIÓN, señalando las causas del 
rechazo inicial.   
En caso de mantenerse el rechazo, el Organismo de Certificación procederá a 
rechazar la partida de fabricación, y deberá enviar una copia del informe de rechazo 
a la Superintendencia, en un plazo no superior a cinco días hábiles, a contar de la 
fecha de e misión del informe.  
 Si el rechazo fue ocasionado por un incumplimiento normativo relacionado con el 
punto 2 (Marcado e instrucciones), sólo se verificará en la partida de fabricación 
presentada para reinspección este punto, y en el Informe final incluirá los resultados 
del primer Informe con la excepción de los resultados del punto 2.  
  
 
 
PROTOCOLO DE ENSAYOS DE PRODUCTO ELÉCTRICO PE N°4/13_2016  
Página 7 de 12 
 2.3 Verificación de muestras tomadas en Comercio  
Se deberá verificar en el comercio, a lo menos, una muestra del producto certificado 
cada seis meses, efectuándole a lo menos l os Análisis y/o Ensayos establecidos en 
el punto 1.2.1.1 del Capítulo III, del presente Protocolo.  
 
2.4 Inspección del Control de Calidad  
Se efectuará a lo menos una auditoría anual al fabricante, según lo establecido para 
el Sistema 2  en el artículo 5 del De creto Nº 298, de 2005, del Ministerio de 
Economía, Fomento y Reconstrucción.  El resultado de la auditoría deberá ser 
informado por escrito a la Superintendencia, en un plazo no superior a treinta días 
desde la fecha de su realización.  
 
 
3 ENSAYO POR LOTES . 
 
 
3.1 Aprobación de Lotes.  
 
Para la aprobación de cada lote se deberán efectuar a cada unidad de la muestra 
extraída, todos los Análisis y/o Ensayos establecidos en la TABLA A, del Capítulo II, 
del presente Protocolo.   
 
3.1.1  Clasificación de los defectos . 
La clasificación de los defectos se deberá efectuar de acuerdo a la Tabla A, indicada 
en el Capítulo II, del presente Protocolo.  
 
3.1.2  Planes de muestreo.  
Los planes de muestreo especificados a continuación, se basan en la Norma 
Chilena Oficial NCh 44.O f2007, de acuerdo a lo siguiente:  
 
3.1.2.1  Para defectos críticos.  
 
Nivel de Inspección     : II 
Tamaño de la Muestra    : Tabla 2 -A 
Nivel de Aceptación     : Acepta con cero (0)  
        Rechaza con uno (1)  
 
3.1.2.2  Para defectos mayores.  
 
Nivel de Inspección     : I 
Tamaño de la Muestra    : Tabla 2 -A 
Nivel de Aceptación     : AQL = 2.5  
 
3.1.2.3  Para defectos menores  
 
Nivel de Inspección     : I 
Tamaño de la Muestra    : Tabla 2 -A 
Nivel de Aceptación     : AQL = 4  
 
3.1.3  Selección de la muestra.  
Se debe efectuar de  acuerdo a la Norma Chilena Oficial NCh 43.Of61.  
 
  
 
 
PROTOCOLO DE ENSAYOS DE PRODUCTO ELÉCTRICO PE N°4/13_2016  
Página 8 de 12 
 3.1.4  Rechazo del lote.  
De ser rechazada la muestra obtenida del lote, por ende el lote representado por 
dicha muestra, y si el importador requiriera volver a certificar dicho lote, deberá 
aplicar lo estab lecido en el punto 7.6 de la Norma Chilena NCh 44.Of2007, sus 
modificaciones o la disposición que la reemplace y el Organismo de Certificación 
dará instrucciones para que se extraiga en una segunda inspección una muestra 
igual al doble de la extraída en la  primera inspección, de acuerdo a los niveles de 
aceptación señalados en el punto 3.1.2, del Capítulo III, del presente Protocolo.  
En el Certificado de Aprobación, en el Ítem Otros Antecedentes, se indicará que el 
producto  fue aprobado en SEGUNDA INSPECCI ÓN, señalando las causas del 
rechazo inicial.  
En caso de mantenerse el rechazo, el organismo de certificación procederá a 
rechazar el lote, y deberá enviar una copia del informe de rechazo a la 
Superintendencia, en un plazo no superior a cinco días hábiles , a contar de la fecha 
de emisión del informe.  
 Si el rechazo fue ocasionado por un incumplimiento normativo relacionado con el 
punto 2 (Marcado e instrucciones), sólo se verificará en el Lote presentado para 
reinspección este punto, y en el Informe final incluirá los resultados del primer 
Informe con la excepción de los resultados del punto 2.  
 
 
4. ENSAYO DE TIPO, SEGUIDO DE AUDITORIAS DEL SISTEMA DE CALIDAD DEL 
FABRICANTE  
 
Este sistema sólo podrá ser utilizado por aquellos fabricantes que cumplan los 
requisitos establecidos para el sistema 5 en  el artículo 5º del Decreto Nº 298, de 
2005, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.   
4.1 Aprobación de tipo  
 Para la aprobación de tipo, se deberán efectuar todos los Análisis y/o Ensayos 
establecidos  en la TABLA A, del Capítulo II del presente Protocolo.  
4.1.1  Número de unidades  
Los ensayos de tipo se efectuarán sobre una unidad proporcionada por el 
solicitante.  
4.1.2 Aprobación o rechazo.  
 El Tipo no podrá tener defectos.  
 
4.2 Inspección del Control  de Calidad  
Se efectuarán a lo menos dos auditorías anuales al fabricante, según lo establecido 
para el Sistema 5 en el artículo 5º del Decreto Nº 298, de 2005, del Ministerio de 
Economía, Fomento y Reconstrucción.  
El resultado de las auditorías deberá se r informado por escrito a la 
Superintendencia, en un plazo no superior a treinta días desde la fecha de su 
realización.  
 
 
5. CERTIFICACIÓN ESPECIAL  
 
Para aplicar este sistema de certificación, los Organismos de Certificación deberán  
cumplir con lo señalado  en él A rtículo 22° del Decreto Supremo N° 298, de 2005 y 
asegurarse que dicho reconocimiento, sea otorgado por la Superintendencia de 
Electricidad y Combustibles mediante resolución exenta y que el certificado se 
encuentre vigente.  
  
 
 
PROTOCOLO DE ENSAYOS DE PRODUCTO ELÉCTRICO PE N°4/13_2016  
Página 9 de 12 
 5.1 Extracción de la muest ra  
 
Los Organismos de Certificación deberán extraer una muestra de cada lote o 
partida, la cual será sometida a los análisis y/o ensayos establecidos en el punto 
1.2.1.1 del Capítulo III, del presente Protocolo.  
 
 
5.2 Tamaño de la muestra y nivel de acept ación.  
 
El tamaño de la muestra y el nivel de aceptación del producto estarán dados por la Tabla 
E. 
 
 
 
TABLA E  
 
TAMAÑO  TIPO DE CERTIFICACIÓN DE ORIGEN  
LOTE  MARCA DE 
CONFORMIDAD   CERTIFICADO DE 
APROBACIÓN O 
SELLO DE 
CALIDAD  CERTIFICADO DE 
TIPO  N 
n A R n A R n A R 
2            25  2 0 1 2 0 1 2 0 1 
26           50  2 0 1 2 0 1 3 0 1 
51          150  2 0 1 2 0 1 5 0 1 
151          500  2 0 1 2 0 1 8 0 1 
501        3200  2 0 1 2 0 1 13 0 1 
3201        35000  2 0 1 3 0 1 20 0 1 
35001 o más  3 0 1 5 0 1 32 0 1 
 
n =    tamaño de muestra  
A  =    acepta  
R  =    rechaza  
 
Nota:  La selección de la muestra deberá ser efectuada de acuerdo a la Norma Chilena Oficial NCh 
43.Of61.  
 
 
5.3  Rechazo de la muestra  
De ser rechazada la muestra obtenida del lote, por ende e l lote representado por 
dicha muestra, y si el importador requiriera volver a certificar dicho lote, deberá 
aplicar lo establecido en el punto 7.6 de la Norma Chilena NCh 44.Of2007, sus 
modificaciones o la disposición que la reemplace y el Organismo de Cer tificación 
dará instrucciones para que se extraiga en una segunda inspección una muestra 
igual al doble de la extraída en la primera inspección, de acuerdo a los niveles de 
aceptación señalados en el punto 5.2, del Capítulo III, del presente Protocolo.  
En el Certificado de Aprobación, en el Ítem Otros Antecedentes, se indicará que el 
producto fue aprobado en SEGUNDA INSPECCIÓN, señalando las causas del 
rechazo inicial.   
En caso de mantenerse el rechazo, el organismo de certificación procederá a 
rechazar el  lote, y deberá enviar una copia del informe de rechazo a la 
Superintendencia, en un plazo no superior a cinco días hábiles, a contar de la fecha 
de emisión del informe.  
  Si el rechazo fue ocasionado por un incumplimiento normativo relacionado con el 
punto 2 (Marcado e instrucciones), sólo se verificará en el Lote presentado para 
reinspección este punto, y en el Informe final incluirá los resultados del primer 
Informe con la excepción de los resultados del punto 2.  
 
 
  
 
 
PROTOCOLO DE ENSAYOS DE PRODUCTO ELÉCTRICO PE N°4/13_2016  
Página 10 de 12 
 CAPITULO IV  
 
MARCADO  
 
1. Cualquiera sea e l sistema de Certificación aplicado para la obtención del 
Certificado de Aprobación para este producto, el Organismo de Certificación debe 
cumplir con lo siguiente:  
 
1.1 Verificar que el producto cuente con lo siguiente:  
  
a) Año y mes de fabricación del pro ducto  
b) Número de serie de fabricación del producto, cuando corresponda.  
c) Advertencia de seguridad, cuando corresponda.  
d) País de fabricación.  
e) Número de Certificado de  aprobación, cuando proceda . 
f) Marcado de Certificación, de acuerdo a R.E. 2142, de fecha 31.10 .2012  
 
2. Ante el no cumplimiento de las instrucciones anteriores, el Organismo de 
Certificación deberá rechazar el producto.  
 
 
 
 
 
JMG/ SBP/sbp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
PROTOCOLO DE ENSAYOS DE PRODUCTO ELÉCTRICO PE N°4/13_2016  
Página 11 de 12 
 Anexo A  
 
 
Tabla A.1 Campos para el registro de componentes  
 
Identificador  Comp onente  Marca  Modelo  Características  
Técnicas  Marca de 
Certificación  
      
      
 
 
Descripción de los Campos:  
 
Identificador  Nombre alfa -numérico que identifica en forma única el componente en 
cada producto, por ejemplo L6001, RW236.  
Componente  Tipo de  componente, por ejemplo, Resistencia, Inductor, Fusible, etc.  
Marca  Marca del componente.  
Modelo  Modelo del componente.  
Características  
Técnicas  Principales características del componente, por ejemplo. Tº, Voltaje, etc.    
Marca de 
Certificación  Tipo de certificación que posee, por ejemplo CE.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
PROTOCOLO DE ENSAYOS DE PRODUCTO ELÉCTRICO PE N°4/13_2016  
Página 12 de 12 
 Anexo B  
 
 
DECLARACIÓN   DE CONFORMIDAD RESPECTO DEL TIPO APROBADO  
 
 
Sr. / Sra.  
(Nombre del Superintendente / Superintendenta)  
Superintendente  / Superintendenta de Ele ctricidad y Combustibles.  
Presente  
 
DATOS DEL SOLICITANTE  
 
RAZÓN SOCIAL DEL SOLICITANTE   :  
RUT       : 
DIRECCIÓN       :  
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL   : 
RUT       : 
 
DESCRIPCION DE LOS PRODUCTOS  
 
PRODUCTO       :  
MARCA       : 
MODELO       : 
Nº DE CERTIFICADO D E APROBACIÓN   :  
Nº DE DECLARACIÓN DE INGRESO   :  
TAMAÑO DE PRODUCCIÓN O PARTIDA   :  
 
 
 
Declaro  que los productos que componen la producción o partida presentada para 
certificación mediante la solicitud Nº…………… ……..  Siguen siendo conformes con el tipo 
aprob ado y que de no ser verdadera la información declarada, me someto a las 
correspondientes sanciones determinadas por la Superintendencia de Electricidad y 
Combustibles y a que se haga efectiva toda responsabilidad civil y penal establecida en la 
legislación  chilena.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------  
Nombre y Firma del Represéntate Legal del solicitante