PROYECTO DE NORMA  PNMP 0 21 
METROLÓGICA PERUANA  2015 
 
Dirección  de Metrología - INACAL  
Calle La s Camelias  815, San Isidro  (Lima 27) Lima, Perú  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EQUIPOS DE MEDI CIÓN  DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA 
(c.a.).  Inspección de aceptación. Requisitos particulares para 
medidores  estáticos de energía activa (clases 0,2 S, 0,5 S, 1 y 2)  
 
ELECTRICITY METERING EQUIPMENT (a.c.). Acceptance inspection. Particular requirements for 
static met ers for active energy (classes 0,2 S, 0,5 S, 1 and 2)  
 
REF.IEC 62058 -31:2008Electricity metering equipment (a.c.) − Acceptance inspection − Part 31: 
Particular requirements for static meters for active energy (classes  0,2 S, 0,5 S, 1 and 2)  
 
 
2015-XX-XX 
1ª Edición  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este documento se encuentra en etapa de estudio, sujeto a posible                   Precio basado en XX páginas  
cambio. No debe ser usado como Norma Metrológica Peruana.   
I.C.S.: 17.220.20  
Descriptores: Equipos de medi ción, energía eléctrica, medidor estático .  
 ÍNDICE  
 
 Página  
 
ÍNDICE     ii 
 
PREFACIO    iv 
 
1. Objeto y campo de aplicación  1 
2. Normas para consulta   1 
3. Términos, definiciones, símbolos y abreviaturas     2 
4. Condiciones de ensayo  2 
4.1. Lugar de inspección  2 
4.2. Condiciones de referencia  2 
4.3. Incertidumbre de la medi ción del error en porcentaje  3 
4.4. Cubierta y sellado  4 
5. Procedimiento de inspección  5 
5.1. Ensayos a realizar y métodos de inspección  5 
5.2. Ensayos preliminares y acondicionamiento previo  6 
5.3. Ensayo nº 1: Ensayo de tensión en c.a.  6 
5.4. Ensayo nº 2: Ensayo en condición de vacío  7 
5.5. Ensayo nº 3: Puesta en funcionamiento  7 
5.6. Ensayos nº 4 … 9: Ensayos de exactitud  7 
5.7. Ensayo nº 10: Verificación del registro  8 
5.8. Medi dores para servicios especiales  8 
5.9. Otros ensa yos 9 
6. Criterios para aceptación o no aceptación del lote, eliminación de lotes  
no aceptables  9 
7. Registro y evaluación de ensayo  10 
Bibliografía   12 
 
Tabla 1 – Equilibrio de tensión y corriente para medidores  polifásicos  2 
Tabla 2 – Condiciones de referencia  3 
Tabla 3 – Porcentaje de límites de error corregidos por la incertidumbre  4 
ii  
 Tabla 4 – Ensayos de aceptación y métodos de inspección  5 
Tabla 5 – Ensayo de tensión en c.a.  7 
Tabla 6 – Valor de la corriente para el ensayo de puesta en funcio namiento  7 
Tabla 7 – Puntos de ensayo de exactitud  y límite de error en porcentaje  8 
Tabla 8 – Hoja de inspección  11 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
---oooOooo --- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
iii  
 PREFACIO  
 
 
A. Reseña histórica  
 
 
A.1.  La Dirección  de Metrología de l INACAL  ha tomado como antecedente  
la norma internacional IEC  62058 -31:2008 “Equipos de medida de la energía eléctrica 
(c.a.) – Inspección de Aceptación – Parte 31: Requisitos particulares para contadores 
estáti cos de energía activa (clases  0,2 S,  0,5 S, 1 y 2)”, versión en inglés , obteniendo el 
Proyecto de  Norma Metrológica Peruana PNMP 0 21:2015 “EQUIPOS DE MEDI CIÓN  
DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA (c.a.). Inspección de aceptación. Requisitos 
particulares para medidores estáticos de energía activa (clases 0,2 S, 0,5 S, 1 y 2)” .  
  
 
 
A.2.     Este Proyecto de  Norma Metrológica Peruana es una adopción de la 
norma IEC  62058 -31:2008. El presente Proyecto de Norma Metrológica Peruana 
presenta cambios editoriales referidos principalmente a terminología empleada propia 
del idioma español y ha sido estructurada de acuerdo a las Guías Peruanas GP 001:1995 
y                   GP 002:1995 . 
 
 
 
 
 
 
 
 
---oooOooo --- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
iv  
PROYECTO DE NORMA   PNMP 021 
METROLÓGICA PERUANA   1-12 
 
 
 
 EQUIPOS DE MEDI CIÓN  DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA (c.a. ). 
Inspección de aceptación. Requisitos particulares para medidores  
estáticos de energía activa (clases 0,2 S, 0,5 S, 1 y 2)  
 
 
 
1. Objeto y campo de aplicación  
Este Proyecto de Norma Metrológica Peruana especifica requisitos particulares para la 
inspección de aceptación de medidores  estáticos de energía activa de conexión directa o 
a través de transformador de nueva fabricación  (clases 0,2 S , 0,5 S , 1y 2) entrega dos en 
lotes de cantidades superiores a 50. El método de aceptación para lotes más pequeños 
debería acordarse entre el fabricante y cliente.  
El proceso aquí descrito está destinado fundamentalmente para inspección de aceptación 
entre el fabricante y el com prador . 
Nota:  También se puede utilizar para otros propósitos, por ejemplo para apoyar una 
verificación inicial . 
Esta norma es de aplicación a medidores de clase de exactitud 0,2 S, 0,5 S, 1 y 2.  
2. Normas para consulta  
Las normas que a continuación se indican son indispensables para la aplicación de este 
proyecto de norma. Para las referencias con fecha, sólo se aplica la edición citada. Para 
las referencias sin fecha se aplica la última edición de la norma (incluyendo cualquier 
modificación de ésta).  
- NMP 015:2012 Equipos de medida de la energía eléctrica (c.a.). Requisitos 
particulares.  Medidores  estáticos de energía activa (clases 1 y 2) . (EQV. IEC 
62053 -21:2003) . 
- IEC 62053 -22:2003 Equipos de medida de la energía eléctrica (c.a.). Requisitos 
particular es. Parte 22: Contadores estáticos de energía activa (clases 0,2  S y 0,5  
S). 
- IEC 62058 -11:2008 Equipos de medida de la energía eléctrica (c.a.). Inspección  
PROYECTO DE NORMA   PNMP 021 
METROLÓGICA PERUANA   2-12 
 
 
 
 de aceptación. Parte 11: Métodos de inspección de aceptación  generales . 
- Guía para la Expresión de la  Incertidumbre  en la Medición, segunda edición, 
julio 2001 , Indecopi  (EQV. ISO/IEC  Guide  98-3:1995 ). 
3. Términos, definiciones, símbolos y abreviaturas  
Para los fines de este Proyecto de Norma Metrológica Peruana, se aplican los términos, 
definiciones, símbolos y abreviaturas incluidos en la Norma IEC 62058 -11. 
4. Condiciones de ensayo  
4.1 Lugar d e inspección  
Es de aplicación el apartado 5.15 de la Norma IEC 620 58-11. 
 
 
4.2 Condiciones de referencia  
Los ensayos se deben llevar a cabo bajos las condiciones siguientes : 
Tabla 1 – Equilibrio de tensión y corriente para medidores  polifásicos  
 
Condición  Clase del medidor  
0,2 S  0,5 S  1 2 
Cada tensión entre fase y neutro y entre dos fases cualquiera no 
deben diferir de la tensión correspondiente media en más de  ±1%  
Todas las corrientes en los conductores no deben diferir de la 
corriente media en más de  ±1%  ±2%  
El desfase de cada una de estas corrientes con la tensión fas e 
neutro correspondiente no debe diferir entre ellos, 
independientemente del ángulo de fase, en más de  2° 
 
 
  
PROYECTO DE NORMA   PNMP 021 
METROLÓGICA PERUANA   3-12 
 
 
 
 Tabla 2 – Condiciones de referencia  
 
Magnitud de influencia  Valor de referencia  Tolerancias permitidas para  
medi dores de clase  
0,2 S  0,5 S  1 2 
Temperatura ambiente  Temperatura de referencia o, 
en su ausencia, 23 ºCa ±2 °C  
Tensión  Tensión de referencia  ±1,0%  
Frecuencia  Frecuencia de referencia  ±0,3%  ±0,3%  ±0,3%  ±0,5% 
Secuencia de fases  L1-L2-L3 - 
Desequilibrio de tensión  Todas las fases conectadas  - 
Forma de onda  Tensiones y corrientes  
sinusoidales  Factor de distorsión menor de  
2,0%  2,0%  2,0%  3,0% 
Inducción magnética continua de 
origen externo  Igual a cero  - 
Inducción magnética de origen 
externo a la frecuencia de 
referencia  Inducción magnética igual a  
cero Valor de inducción que causa una 
variación o error no mayor que : ±0,3% b 
±0,1%  ±0,1%  ±0,2%  ±0,3%  
pero debería ser en cualquier caso menor 
que 0,05 mTb 
Campos electromagnéticos de 
radiofrecuencia, 30 kHz a 2 GHz  Igual  a cero  < 1 V/m 
Funcionamiento de accesorios  Sin funcionamiento de  
accesorios  - 
Perturbaciones conducidas, 
inducidas por campos de radio 
frecuencia,  
150 kHz a 80 MHz  Igual a cero  < 1 V  
a   Si los ensayos se realizan a una temperatura distinta de la temperatura de referencia, incluyendo las tolerancias admisibles,  los 
resultados se deben corregir por aplicación del coeficiente de temperatura apropiado del medi dor. 
b     El ensayo consta de :  
1) para un medidor monofásico, determinando los errores, primero con el medidor  normalmente conectado a la red de 
alimentación y después invirtiendo las conexiones a los circuitos de corrientes así como también a los circuitos de 
tensión. La mitad de la diferencia entre los dos errores es el valor de la variación del error. Debido a la fase desconocida 
del campo exterior, el ensayo se debería realizar a 0,1 Ib resp. 0,05 In a un factor de potencia unidad y 0,2 Ib resp. 0,1 In a 
un factor de potencia de 0,5;  
2) para un medidor  trifásico, realizando tres medidas a 0,1 Ib resp. 0,05 In a un factor de potencia unidad, tras cada una de 
las cuales la conexión a los circuitos de corriente y a los circuitos de tensión se cambia sobre 120º mientras la secuencia 
de fase no se altera. La mayor diferencia entre cada uno de los errores así determinad os y sus valores promedio es el 
valor de la variación del error.  
 
4.3 Incertidumbre de medición  del error en porcentaje  
El proceso de medi ción debe ser tal que la incertidumbre de la medi ción del porcentaje 
de error no debería exceder de 1/5 del límite del porcentaje de error para el punto de 
ensayo dado a las condiciones de referencia.  
Para determinar la incertidumbre de la medi ción, véase la Guía para la Expresión de la 
Incertidumbre en la M edición, segunda edición, julio 2001,  Indecopi .  
PROYECTO DE NORMA   PNMP 021 
METROLÓGICA PERUANA   4-12 
 
 
 
 Si la incertidumbre supera este límite, entonces no se puede utilizar la inspección por  
variables. Sólo será posible la inspección por atributos y los límites del error en 
porcentaje se deben corregir utiliza ndo la siguiente fórmula:  
ecorr (I, cosφ) = 6/5 • e (I, cosφ) – U 
 
donde:  
  
- e(I, cos φ) es el límite del error en porcentaje para el punto de ensayo dado a las 
condiciones de referencia;  
- U es la medi ción de incertidumbre  
 
EJEMPLO  Si, para un punto de ensayo dado, el límite del error en porcentaje a las condiciones de 
referencia es  
 
e(I, cosφ) = ±2%, y  
 
U = 0,5%; entonces  
 
ecorr (I, cosφ) = ±(6/5 • 2,0 – 0,5) = ±1,9%.  
 
Es de aplicación este límite corregido en vez del límite original.  
La tabla 3 proporciona los límites del error en porcentaje con la incertidumbre de la 
medi ción, utilizando la fórmula anterior.  
Tabla 3 – Porcentaje de límites de error corregidos por la incertidumbre  
 
Porcentaje 
límite de 
error %  Incertidumbre de la medi ción del error de porcentaje, %  
0,6 0,5 0,45 0,4 0,35 0,3 0,25 0,2 0,15 0,1 
±3,0 ±3,0 ±3,0 ±3,0 ±3,0 ±3,0 ±3,0 ±3,0 ±3,0 ±3,0 ±3,0 
±2,5 ±2,4 ±2,5 ±2,5 ±2,5 ±2,5 ±2,5 ±2,5 ±2,5 ±2,5 ±2,5 
±2,0 ±1,8 ±1,9 ±1,95  ±2,0 ±2,0 ±2,0 ±2,0 ±2,0 ±2,0 ±2,0 
±1,5 ±1,2 ±1,3 ±1,35  ±1,4 ±1,45  ±1,5 ±1,5 ±1,5 ±1,5 ±1,5 
±1,0 ±0,6 ±0,7 ±0,75  ±0,8 ±0,85  ±0,9 ±0,95  ±1,0 ±1,0 ±1,0 
±0,6 ±0,12 ±0,22 ±0,27 ±0,32 ±0,37 ±0,42 ±0,47 ±0,52 ±0,57 ±0,6 
±0,5 0 ±0,1 ±0,15 ±0,2 ±0,25 ±0,3 ±0,35 ±0,4 ±0,45 ±0,5 
±0,4 0 0 ±0,03 ±0,08 ±0,13 ±0,18 ±0,23 ±0,28 ±0,33 ±0,38 
±0,3 0 0 0 0 ±0,01 ±0,06 ±0,11 ±0,16 ±0,21 ±0,26 
±0,2 0 0 0 0 0 0 0 ±0,04 ±0,09 ±0,14 
NOTA En cualquier caso, la incertidumbre no debería superar la mitad del límite del error en porcentaje.  
 
4.4 Cubierta y sellado  
Los medidores  se deben inspeccionar y ensayar con sus cubiertas instaladas y el sello  
PROYECTO DE NORMA   PNMP 021 
METROLÓGICA PERUANA   5-12 
 
 
 
 del fabricante sin romper  
NOTA Si se requiere ensayar los aspectos mecánicos, se deberían acordar las 
condiciones entre el fabricante y el comprador.  
5. Procedimiento de inspecc ión 
5.1 Ensayos a realizar y métodos de inspección   
La tabla 4 especifica las características a inspeccionar, la clasificación de las no – 
conformidades, y el/los método(s) de ensayo a aplicar, con referencia a los planes de 
muestreo proporcionados por la Norm a IEC 62058 -11. 
Tabla 4 – Ensayos de aceptación y métodos de inspección  
 
Nº ensayo  Ensayo  Clasificación de  
las no  
conformidades  Métodos de inspección  
Disponibles a Plan de muestreo  
Norma IEC 62058 -11 
1 Ensayo de tensión  
en c.a.  Crítico  Inspección por atributos lote a lote, 
muestreo simple, Ac = 0  
o Tabla 6  
Inspección por atributos de lote  
aislado, procedimiento A, Ac = 0  Tabla 18  
2 En vacío  No crítico  Inspección por atributos lote a lote, 
muestreo simple, AQL = 1, 0  
o Tabla 2  
Inspección por atributos lote a lote, 
muestreo doble, AQL =1, 0  
o Tabla 7  
Inspección por atributos de lote 
aislado, muestreo simple o doble, 
Procedimiento A, LQ = 5,0 o  Tabla 17  
Inspección por atributos de lote 
aislado, muestreo simple o doble, 
Procedimiento B, LQ = 5,0  Tabla 20  
3 Puesta en  
funcionamiento  No crítico  Como para el ensayo nº 2  
4 … 9  Exactitu d No crítico  Como para el ensayo nº 2, además  
Inspección por variables lote a lote, 
método "s", AQL = 1,0  o Tabla 24  
Inspección por variables lote a lote, 
método "σ", AQL = 1,0  Tabla 26  
10 Constante  del 
medi dor Crítico  Como para el ensayo nº 1  
- Otros ensayos  Véase el apartado 5.9  - 
aSe puede utilizar siempre un 100% de inspección, véase el capítulo 6 de la Norma IEC 62058 -11.  
PROYECTO DE NORMA   PNMP 021 
METROLÓGICA PERUANA   6-12 
 
 
 
 Si los planes de muestreo para los diferentes ensayos proporcionan distintos tamaños de 
muestra, entonces el número de muestras debe ser igual al mayor de los tamaños de 
muestra. La muestra menor se debe escoger de entre las muestras mayores 
aleatoriamente . 
5.2 Ensayos preliminares y acondicionamiento previo  
Los medi dores seleccionados para inspección se deben examinar visualmente para 
verificar que pertenecen al mismo tipo, que sus marcados especificados son correctos y 
que ninguno de ellos muestra señales de daños. Los medi dores deben estar en 
conformidad con el tip o aprobado y deben tener las mismas características de tensión y 
corriente.  
Antes de los ensayos, se deben energizar los medi dores a la tensión de referencia y 
cargarse con la corriente especificada a continuación, a factor de potencia  unidad, para 
alcanza r la estabilidad térmica.  
El valor de la corriente debe ser de 0,1 Ib para medi dores conectados directamente o        
0,1 In para medidores  operados por transformador, respectivamente.  
Los ensayos se deben realizar en el orden siguiente.  
 
5.3 Ensayo nº 1: Ensa yo de tensión en c.a.  
El ensayo de tensión en c.a. se debe llevar a cabo de acuerdo con la tabla 5.  
La tensión de ensayo debe ser básicamente sinusoidal, teniendo una frecuencia entre        
45 Hz  y 65 Hz, y siendo aplicada durante 2 s. La fuente de alimentación debe ser capaz 
de suministrar al menos 500 VA. El tiempo de subida y de caída de la tensión de ensayo 
debe ser ≤ 2 s. Los circuitos auxiliares con tensión de referencia menor o igual a 40 V  se 
deben conectar a tierra.  
Durante este ensayo, no se debe producir ningún contorneamiento, descarga disruptiva o 
perforación.   
PROYECTO DE NORMA   PNMP 021 
METROLÓGICA PERUANA   7-12 
 
 
 
 Tabla 5 – Ensayo de tensión en c.a.  
 
Tensión de ensayo en valor eficaz para 
medidores  de clase de aislamiento  Puntos de aplicac ión de la tensión de ensayo  
I II 
1,6 kV  3,2 kV  Entre, por una parte, todos los circuitos de tensión y corriente 
así como los circuitos auxiliares cuyas tensiones de referencia 
están por encima de 40 V, conectados conjuntamente, y, por 
otra parte tierra  
 
Si el fabricante proporciona evidencias de que el ensayo se ha realizado ya sobre cada 
uno de los elementos antes de la inspección de aceptación, este ensayo, entonces, no 
tiene que realizarse.  
5.4 Ensayo nº 2: Ensayo en condición de vacío  
El ensayo en condi ciones de vacío se debe llevar a cabo de acuerdo con el apartado 
8.3.2 de  la Norma Metrológica Peruana NMP 015:2012  (EQV. IEC 62053 -21) y la 
Norma  IEC 62053 -22 respectivamente.  
5.5  Ensayo nº 3: Puesta en funcionamiento  
Cuando se energiza el medidor a la tensión de referencia, (y en el caso de los medi dores 
polifásicos, con carga equilibrada) y se conecta según se muestra en el diagrama de 
conexiones, se debe empezar y continuar registrando a la corriente proporcionada en la 
tabla 6.  
Tabla 6 – Valor d e la corriente para el ensayo de puesta en funcionamiento  
 
Medi dores para  Clase del medi dor Factor de 
potencia  0,2 S  0,5 S  1 2 
Conexión directa  -  0,004 Ib 0,005 Ib 1 
Conexión a través de transformadores de 
corriente  0,001 In 0,001 In 0,002 In 0,003 In 1 
 
5.6 Ensayos nº 4 … 9: Ensayos de exactitud  
Los ensayos de exactitud  para los casos monofásico y polifásico se deben llevar a cabo 
a los puntos especificados en la tabla 7, en el orden mostrado en la tabla, sin esperar a 
que se alcance el equilibrio térmico entre las medi cione s.  
PROYECTO DE NORMA   PNMP 021 
METROLÓGICA PERUANA   8-12 
 
 
 
 Tabla 7 – Puntos de ensayo de exactitud  y límite de error en porcentaje  
 
Ensayo  
nº Valor de corriente para  Factor  
de 
potencia  Aplicable para  
tipo de  
medidor  Carga (en  
caso de  
medi dores  
polifásicos)  Límites de error en  
porcentaje para  
medidores de clase  
Medidore s 
conectados  
directamente  Medidores  
operados a través  
de transformador  0,2 S  0,5 S  1 2 
4 0,05 I b 0,01 In 
resp.  
0,02 In a 1 Monofásico y  
polifásico  Equilibrada  ±0,4 ±1,0 ±1,5 ±2,5 
5 I b In 1 Monofásico y  
polifásico  Equilibrada  ±0,2 ±0,5 ±1,0 ±2,0 
6 I b In 0,5 Monofásico y  
polifásico  Equilibrada  ±0,3 ±0,6 ±1,0 ±2,0 
7 I b In 1 Polifásico  Monofásica b ±0,3 ±0,6 ±2,0 ±3,0 
8 I b In 1 Polifásico  Monofásica c ±0,3 ±0,6 ±2,0 ±3,0 
9 I máx. I máx. 1 Monofásico y  
polifásico  Equilibrada  ±2,0 ±0,5 ±1,0 ±2,0 
a  0,01 Inpara medidores de clases 0,2 S y 0,5 S y 0,02 In para medidores de clases 1 y 2.  
b  Los medidores deberían ser alimentados con las tres fases de tensión simétricas. La corriente debería seraplicada  a alguna de las fases.  
c  El medidor debería ser alimentado con las tres fases de tensión simétricas. La corriente debería ser aplicada auna fase diferent e de la fase  del  
ensayo 7.  
 
5.7 Ensayo nº 10: Verificación del registro  
Este ensayo se debe realizar midiendo una cantidad de energía suficiente para verificar 
que la exactitud  de incrementar la lectura del registro es mejor que ±1,0%.  
El ensayo se debe realizar para cada medi dor sobre al menos un registro de tarifa.  
5.8 Medidores  para servicios especiales  
Si el medidor se diseña para medir flujo de energía bidireccional, entonces los ensayos 3 
… 9 se deben realizar también en la otra dirección de energía. No obstante, en el caso 
de que el ensayo de model o resulte mostrar resultado s similares para ambas direcciones 
de energía, entonces se considera suficiente repetir los ensayos 3 y 4.  
Si el medidor se diseña para tensiones de referencia múltiples, entonces los ensayos            
2 … 9 se deben realizar tanto a la tensión de referen cia más baja como a la más alta.   
PROYECTO DE NORMA   PNMP 021 
METROLÓGICA PERUANA   9-12 
 
 
 
 Si un medidor polifásico está previsto para soportar modos de servicio múltiples, 
entonces los ensayos 3 y 4 se deben realizar para cada servicio:  
- si el medidor está previsto para servicio a tres hilos trifásico, entonces los 
ensayos se deben realizar aplicando tensión simétrica trifásica y corriente 
trifásica equilibrada;  
- si el medidor  está previsto para servicio a dos hilos monofásico, entonces los 
ensayos se deben realizar en cada fase que se utilizará en campo, con la t ensión 
y la corriente monofásicas según lo marcado en el medi dor; 
NOTA 1 Si se puede utilizar cualquiera de las fases, entonces los ensayos se deberían 
realizar en cada fase.  
- si el medidor  está previsto para un servicio a dos elementos, entonces los 
ensayos de puesta en funcionamiento se deben realizar en cada una de las dos 
fases que se utilizará en campo, según lo marcado en el medi dor. 
NOTA 2 Si se puede utilizar cualquiera de las dos fas es, entonces los ensayos se 
deberían realizar en todas las combinaciones posibles.  
5.9 Otros ensayos  
El fabricante y el cliente pueden acordar realizar ensayos de cualquier funcionalidad 
adicional y aspectos mecánicos.  
Los métodos de inspección (ensayo del 100 %, inspección por atributos o inspección por 
variables) y las condiciones de aceptación se deben acordar entre el fabricante y el 
cliente.  
6. Criterios para aceptación o no aceptación del lote, eliminación de 
lotes no aceptables  
Véase la Norma IEC 62058 -11, a partado 5.18 y los capítulos correspondientes para cada 
esquema de inspección.   
PROYECTO DE NORMA   PNMP 021 
METROLÓGICA PERUANA   10-12 
 
 
 
 7. Registro y evaluación de ensayo  
Los resultados de ensayo de la muestra se deben registrar y evaluar en la hoja de 
inspección proporcionada en la tabla 8 siguiente.  
NOTA Se pueden añadir los ensayos acordados entre el fabricante y el comprador  
Para tamaños de muestra mayores, pueden ser necesarias bastantes hojas de inspección. 
Los resultados se deben evaluar en la última hoja. En este caso, en la línea “Resultado” 
se escribe  “Continúa en la siguiente hoja de inspección”. La celda “número de lote” se 
puede utilizar para numerar las hojas de inspección que incluyen los resultados de 
ensayo de un lote.  
Para planes de muestreo dobles, pueden ser necesarios dos conjuntos de hojas de 
inspección.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 8 – Hoja de inspección  
 
1ª/2ª muestra  Inspección por atributos  Inspección por atributos o variables   
PROYECTO DE NORMA   PNMP 021 
METROLÓGICA PERUANA   11-12 
 
 
 
 Medidor  Últimas cifras 
del número de 
serie  Número de ensayo  
1 10  2 3  4 5 6 7 8 9   
1                
2                
3                
4                
5                
6                
7                
8                
9                
10                
11                
12                
13                
14                
…                
Número de no  
conformidades                
Número de medidores  
no conformes a    
Número de aceptaciones  0 0             
Número de rechazos  1 1             
Inspector  Medi ción de la incertidumbre          
Límites de error en porcentaje ±          
Media de la muestra xi         
Fecha  Desviación estándar si         
fso fσ         
Número de lote  MSSD (desviación estándar máxima 
de la muestra) o MPSD (desviación 
estándar máxima del proceso)          
 𝑝̂Ui         
 𝑝̂Li         
 𝑝̂i         
          
Resultado: Aceptación  
/ rechazo / 2ª muestra    ∑𝑃𝑖̂𝑛
𝑖=1= p*= 
aVéase la Norma IEC 62058 -11, 7.4.4.1.  
 
 
 
BIBLIOGRAFÍA  
 
 
NMP 014:2012 , EQUIPOS DE MEDIDA DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA (c.a.). 
Requisitos generales, ensayos y condiciones de ensayo. Equipos de medida  (EQV.  
PROYECTO DE NORMA   PNMP 021 
METROLÓGICA PERUANA   12-12 
 
 
 
 IEC62052 -11:2003) .