Český metrologický institut  
Okružní 31, 638 00  Brno  
 
Manažerské shrnutí pro EK (není součástí tohoto právního předpisu)  
„Elektroměry “ mohou být  v ČR uváděny na trh a do provozu dle směrnice 2014/32/EU (MID) nebo pro 
oblasti mimo MID jako stanovená měřidla  podle zákona č.  505/1990 Sb. o metrologii, ve znění pozděj-
ších předpisů. Stanovená měřidla jsou podle tohoto zákona měřidla, jejichž typ je uveden v  druhovém 
seznamu stanovených měřidel (vyhl. č. 345/2002 Sb.) a jenž jsou zároveň určena ( výrobcem/dovozcem) 
k měření s  významem ochrany veřejného zájmu v  oblastech ochrany spotřebitele, závazkových vztahů, 
stanovení sankcí, poplatků, tarifů a daní, ochrany zdraví, ochrany životního prostředí,  bezpečnosti při 
práci nebo ochrany jiných veřejných  zájmů chráněných zvláštními právními předpisy . Jedná se tedy o 
obdobný účel použití, kterým jsou vymezeny stanovené výrobky – měřidla a váhy s  neautomatickou 
činností podle směrnic 2014/31/EU a 2014/32/EU. Na měřidla, která nejsou uváděny na  trh v  ČR pro 
výše uvedené účely použití, vymezené zákon em č. 505/1990 Sb. , o metrologii , se požadavky tohoto 
předpisu nevztahují.  
Předmětem tohoto notifikovaného předpisu je stanovení :  
1) metrologických a technických požadavků na stanovená  měřidla  a zkouš ek pro účely schválení 
typu, a to v  případě, že se jedná o měřidla, která nejsou na trh uváděna s  posouzením shody dle 
MID , a  
2) zkouš ek pro účely ověřování stanovených měřide l (po jejich uvedení na trh ), ať jsou uváděna 
na trh dle zákona č.  505/1990 Sb., o me trologii, nebo  dle MID s  posouzením shody . 
 (Konec manažerského shrnutí.)  
 
 Vyřizuje: Mgr. Tomáš Hendrych  
                                                                                              Telefon: 545 555 414  
 
 
V E Ř E J N Á   V  Y H L Á Š K A  
 
Český metrologický institut (dále jen „ČMI“), jako orgán věcně a místně příslušný ve věci stanovování 
metrologických a technických požadavků na stanovené měřidlo a stanovování zkoušek při schvalování 
typu a při ověřování stanoveného měřidla dle § 14 odst. 1 zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákona o metrologii“), a dle ustanovení § 172 a následujících zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „SprŘ“), zahájil z moci úřední dne 
15. 3. 201 7 správní řízení dle § 46 SprŘ, a na základě podkladů vydává tento:  
 
I. 
N Á V  R H   O P A T Ř E N Í   O B E C N É   P O V A H Y  
číslo: 0111 -OOP -C022-18 
              Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C022 -18 
2 kterým se stanovují metrologické a technické požadavky na stanovená měřidla, včetně  metod 
zkoušení p ři schvalování typu a při ověřování stanovených měřidel:  
„elektroměry“  
 
S ohledem na relevantní právní úpravu EU a národní právní úpravu ČR jsou elektroměry druhem měři-
del, jejichž uvádění na trh a do oběhu je z hlediska působnosti této pr ávní úpravy rozděluje na tři sku-
piny, a to:  
a) elektroměry pro měření činné  energie třídy A, B a C, které jsou určeny k  použití v  obchodních 
a bytových prostorách a v  lehkém průmyslu;  
b) elektroměry pro měření činné energie  určené pro jiné použití než v  obytných  a obchodních pro-
storách a  v lehkém průmyslu, a ty funkce elektroměrů podle tohoto odstavce a odstavce a), které 
mají tyto elektroměry mimo funkci měření činné energie, např. měření jalové energie  
c) indukční elektroměry pro měření činné energie třídy 2, ozna čované značkou EHS.  
V případě elektroměrů podle bodu a) je proces uvedení na trh a do oběhu  včetně metrologických poža-
davků na měřidla a metod jejich zkoušení pokryt působností nařízení vlády č. 464/2005 Sb.  a č. 
120/2016 , kterými se stanoví technické poža davky na měřidla1 (dále jen „nařízení vlády“) . Pro tyto elek-
troměry toto opatření obecné povahy stanovuje pouze metrologické a technické požadavky a metody 
zkoušení, které se uplatní při ověření těchto měřidel po uvedení na trh a do oběhu, tj . při následné m 
ověření  podle kapitoly 7 . Platí však, že tyto požadavky a metody jsou v  souladu s nařízením vlády a 
relevantními požadavky harmonizovaných norem.  
V případě elektroměrů a funkcí elektroměru podle bodu b) a c), které nejsou pokryty působností výše 
uvedeného nařízení vlády, stanovuje tento předpis jak metrologické a technické požadavky a metody 
zkoušení, které se uplatní při uvedení do oběhu, tj. při s chválení typu podle kapitoly 5 a při prvotním 
ověření podle kapitoly 6, tak metrologické a technické požadavky a metody zkoušení při následném 
ověření podle kapitoly 7, prováděném po uvedení do oběhu. Tyto činnosti nejsou předmětem evropské 
právní úpravy a  podléhají působnosti zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších před-
pisů.  
1   Základní pojmy  
Pro účely tohoto opatření obecné povahy platí termíny a definice podle VIM  a VIML2 a následující:  
1.1   
elektroměr na měření energie  
přístroj určený k  měření energie integrováním výkonu za daný čas  
1.1.1    
činný elektroměr, watthodinový elektroměr   
přístroj určený k  měření činné energie integrováním činného výkonu za daný čas  
1.1.2    
jalový elektroměr, varhodinový elektroměr   
                                                      
1  Těmito nařízeními vlády je do české legislativy implementována směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2004/22/ES z  31. března 2004 o měřidlech a  2014/32/EU z  26. února 2014 o posuzování shody měřidel a jejich 
dodávání na trh . 
2  TNI 01 0115 Mezinárodní metrologický slovník – Základní a všeobecné pojmy a přidružené termíny (VIM)  
a Mezinárodní slovník termínů v  legální metrologii (VIML) jsou součás tí sborníku technické harmonizace 
„Terminologie v  oblasti metrologie“ veřejně dostupného na www.unmz.cz.  Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C022 -18 
3 přístroj určený k  měření jalové  energie integrováním jalové ho výkonu za daný čas  
1.2    
elektromechanický elektroměr, indukční elektroměr  
elektroměr, ve kterém proudy v  pevných cívkách vzájemně působí s  proudy indukovanými ve vodivém 
pohyblivém rotor u (rotor ech), což způsobuje jeho (jejich) pohyb úměrný měřené energii  
1.3    
statický elektroměr  
elektroměr, v němž proud a napětí působí na pevné statické (elektronické) prvky tak, že vytváří výstupní 
signál úměrný měřené energii  
1.4    
přímo připojený elektroměr  
elektro měr určený k použití v  přímém připojení k  elektrické síti  
1.5    
elektroměr připojený přes transformátor  
elektroměr určený k použití v  připojení přes jeden nebo více vnějších přístrojových transformátorů 
k elektrické síti  
1.6    
vícesazbový elektroměr  
elektroměr vybavený několika registry, z  nichž každý pracuje ve specifikovaných intervalech odpoví-
dajících různým tarifům  
1.7   
třída elektroměru  
označení kvality elektroměrů, které splňují technické a metrologické požadavky stanovené pro danou 
třídu elekt roměrů  
1.7.1    
třídy přesnosti elektroměrů  0,5; 1; 2; 3; 0,2 S; 0,5 S a 1 S  
označení kvality elektroměrů, které splňují technické a metrologické požadavky stanovené relevantními 
technickými normami a jejichž typ byl schválen podle zákona o metrologii; číslo v označení třídy vyja-
dřuje třídu přesnosti elektroměru  
1.7.2    
třídy elektroměrů A, B a C  
označení kvality elektroměrů, které splňují technické a metrologické požadavky stanovené nařízením 
vlády č. 464/20 05 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na měřidla1 a byly uvedeny na trh a do 
provozu procesem posuzování shody  
1.8    
proud, I  
elektrický proud tekoucí elektroměrem  
1.8.1     
náběhový proud, Ist  
nejnižší deklarovaná hodnota proudu, při které elektroměr zaznamenává  elektrickou energii při jednot-
kovém účiníku (u třífázov ých elektroměrů při souměrné zátěži)  Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C022 -18 
4 1.8.2     
minimální proud , Imin  
nejnižší hodnota proudu, pro kterou tento předpis  specifikuje požadavky na přesnost; při Imin a od Imin až 
do Itr platí mírnější požadavky na přesnost  
1.8.3     
přechodový proud , Itr  
hodnota proudu, od níž až do Imax platí v plném rozsahu požadavky tohoto předpisu  na přesnost  
1.8.4     
maximální proud , Imax  
nejvyšší hodnota proudu, při které elektroměr ještě splňuje požadavky na přesnost dané tímto předpisem  
1.8.5     
základní proud, Ib  
hodnota proudu, ke které jsou vztaženy rozhodující vlastnosti přímo připojeného elektroměru  
 
 
1.8.6     
jmenovitý proud , In  
v případě elektroměru připojeného přes transformátor je to hodnota proudu, pro kterou byl elektroměr 
navržen   
1.8.7     
referenční proud , Iref 
pro přímo připojené  elektroměry to je desetinásobek přechodového proudu  
POZNÁMKA  1 Tato hodnota je stejná jako základní proud Ib.  
pro elektroměry připojené přes transformátor proudu to je dvacetinásobek  přechodového proudu  
POZNÁMKA  2 Tato hodnota je stejná jako jmenovitý proud In. 
1.9    
referenční napětí, Un  
hodnota napětí, ke které jsou vztaženy rozhodující vlastnosti elektroměru  
POZNÁMKA  Referenčním napětím může být více než jedna hodnota.  
1.10    
referenční kmitočet, fn  
hodnota kmitočtu, ke které jsou vztaženy rozhodující vlastnosti elektroměru  
1.11    
největší dovolená chyba  
meze relativní chyby v %  dané vzorcem : 
relativní chyba (v %)  =  energie zaznamenaná elektroměrem – skutečná energie  
 100 
skutečná energie  Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C022 -18 
5 2   Metrologické požadavky  
Metrologické požadavky na činné elektroměry určené pro použití v  obytných a obchodních  prostorách 
a v lehkém průmyslu  jsou založeny na požadavcích  nařízení vlády1, s využitím relevantních požadavků 
harmonizovaných norem.  
Metrologické požadavky na činné elektroměry určené pro jiné použití než v  obytných a obchodních 
prostorách a  v lehkém prů myslu  jsou buď stejné jako požadavky nařízení vlády, nebo kde tomu tak není, 
jsou převzaty  z evropských norem.  
Metrologické požadavky na jalové elektroměry jsou převzaty  z evropských norem.  
Metrologické požadavky na činné elektroměry označované značkou EHS  vycházejí z  požadavků uplat-
ňovaných při EHS schválení typu.  
Na elektroměry, jejichž typ byl schválen podle zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii,  ve znění pozdějších 
předpisů , se při ověřování uplatňují metrologické požadavky, které byly rozhodné pro jejic h uvedení do 
oběhu.  
2.1   Stanovené pracovní podmínky  
2.1.1    Rozsah napětí  
Elektroměry musí měřit energii v mezích největších dovolených chyb v  rozsahu napětí ±10  % jmenovi-
tého napětí.  
2.1.2   Rozsah kmitočtů  
Elektroměry musí měřit energii v  mezích největ ších dovolených chyb v  rozsahu kmitočtů ±2  % jmeno-
vitého kmitočtu.  
2.1.3   Rozsah proudů  
Elektroměry musí měřit energii v  mezích největších dovolených chyb v  rozsahu proudů od Imin do Imax 
při cos  φ = 0,5 induktivní až cos  φ = 0,8 kapacitní , resp . sin φ = 0,5 induktivní až sin φ = 0,8 kapacitní . 
2.1.4   Rozsah teplot y okolí  
Elektroměry musí měřit energii v  mezích největších dovolených chyb v  rozsahu teploty okolí specifi-
kovaném výrobcem.   
2.2   Největší dovolen é chyb y 
2.2.1    Největší dovolené chyby pro činné elektromechanické elektroměr y třídy přesnosti 0,5 při 
schvalování typu  
Největší dovolené chyby pro schvalování typu uvedené dále platí pouze pro činné elektromechanické 
elektroměry  třídy přesnosti 0,5  (tyto elektroměry  nejsou pokryty působností nařízení vlády , neboť nej-
sou určeny pro použití v  obytných a obchodních prostorách a v  lehkém průmyslu).   
Relativní chyby elektroměr ů nesmí při referenčních podmínkách překročit největší dovolené chyby uve-
dené v  tabulkách 1 a 2.  
Pokud je elektroměr navržen pro měření energie v  obou směrech, platí hodnoty uvedené v  tabulkách  1 
a 2 pro oba směry energie.  
Tabulka 1  – Největší dovolené chyby pro jednofázové a třífázové elektroměry třídy přesnosti 0,5  
se symetrickým zatížením  
Hodnota proudu  Účiník  Meze relativní chyby v %  Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C022 -18 
6 pro přímo připojené  
elektroměry  pro elektroměry  
připojené přes měřicí 
transformátory  
0,05Ib  I < 0,1Ib 0,02In  I < 0,05 In 1 1,0 
0,1Ib  I  Imax 0,05In  I  Imax 1 0,5 
0,1Ib  I < 0,2 Ib 0,05In  I < 0,1 In 0,5 induktivní  
0,8 kapacitní  1,3 
1,3 
0,2Ib  I  Imax 0,1In  I  Imax 0,5 induktivní  
0,8 kapacitní  0,8 
0,8 
 
 
 
 
 
 
 
Tabulka 2  – Největší dovolené chyby pro třífázové elektroměry třídy přesnosti 0,5 při zatížení 
jediné fáze, ale se symetrickým třífázovým napětím přivedeným na napěťové obvody  
Hodnota proudu  
Účiník  Meze relativní chyby v 
%  pro přímo připojené  
elektroměry  pro elektroměry  
připojené přes měřicí 
transformátory  
0,2Ib  I < Ib 0,1In  I  In 1 1,5 
0,5 Ib 0,2 In 0,5 induktivní  1,5 
Ib In 0,5 induktivní  1,5 
Ib  I  Imax In  I  Imax 1 – 
2.2.2    Největší dovolené chyby pro činné statické elektroměry třídy přesnosti 0,2  S a 0,5  S při 
schvalování typu  
Největší dovolené chyby pro schvalování typu uvedené dále platí pouze pro činné statické elektroměr y 
třídy přesnosti 0,2  S a 0,5  S (tyto elektroměry nejsou pokryty působností nařízení vlády , neboť nejsou 
určeny pro použití v  obytných a obchodních prostorách a v  lehkém průmyslu).  
Relativní chyby elektroměr ů nesmí při referenčních podmínkách překročit největší dovolené chyby uve-
dené v  tabulkách 3 a 4. 
Pokud je elektroměr navržen pro měření energie v  obou směrech, platí hodnoty uvedené v  tabulkách  3 
a 4 pro oba směry energie.  
Tabulka 3  – Největší dovolené chyby pro jednofázové a třífázové činné elektroměry  
třídy přesnosti 0,2  S a 0,5  S se symetrickým zatížením  Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C022 -18 
7 Hodnota proudu  Účiník  Meze relativní chyby v %  
u elektroměrů třídy přesnosti  
0,2 S 0,5 S 
0,01In  I < 0,05In 1 0,4 1,0 
0,05In  I  Imax 1 0,2 0,5 
0,02In  I < 0,1 In 0,5 induktivní  
0,8 kapacitní  0,5 
0,5 1,0 
1,0 
0,1In  I  Imax 0,5 induktivní  
0,8 kapacitní  0,3 
0,3 0,6 
0,6 
Tabulka 4  – Největší dovolené chyby pro třífázové činné elektroměry třídy přesnosti  
0,2 S a 0,5 S při zatížení jediné fáze, ale se symetrickým třífázovým napětím přivedeným  
na napěťové obvody  
Hodnota proudu  Účiník  Meze relativní chyby v %  
u elektroměrů třídy přesnosti  
0,2 S 0,5 S 
0,05In  I  Imax 1 0,3 0,6 
0,1In  I  Imax 0,5 induktivní  0,4 1,0 
 
2.2.3   Největší dovolené chyby pro statické elektroměry při měření jalové energie  
Největší dovolené chyby při měření jalové energie platí pouze pro  zkoušky přesnosti prováděné při 
schvalování typu statických elektroměr ů určených k  měření tohoto druhu energie, které není pokryto 
působností nařízení vlády . 
Relativní chyby elektroměru nesmí při referenčních podmínkách překročit největší dovolené chyby uve-
dené v  tabulkách 5 a 6. 
Tabulka 5 – Největší dovolené chyby pro jednofázové a třífázové jalové elektroměry  
se symetrickým zatížením  
Hodnota proudu  sin φ 
(induktivní 
nebo  
kapacitní)  Meze relativní chyby v %  
pro elektroměry třídy přesnosti  
pro přímo připo-
jené elektroměry  pro elektroměry připojené 
přes měřicí transformátory  0,5 S  1 a 1S 2 3 
0,05Ib  I < 0,1Ib 0,02In  I < 0,05 In 1 1,0 1,5 2,5 4,0 
0,1Ib  I  Imax 0,05In  I  Imax 1 0,5 1,0 2,0 3,0 
0,1Ib  I < 0,2 Ib 0,05In  I < 0,1 In 0,5 1,0 1,5 2,5 4,0 
0,2Ib  I  Imax 0,1In  I  Imax 0,5 0,5 1,0 2,0 3,0 
Tabulka 6 – Největší dovolené chyby pro třífázové elektroměry při zatížení jediné fáze, ale se sy-
metrickým třífázovým napětím přivedeným na napěťové obvody  
Hodnota proudu  sin φ Meze relativní chyby v %  
pro elektroměry třídy přesnosti  Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C022 -18 
8 pro přímo připojené 
elektroměry  pro elektroměry připojené 
přes měřicí transformátory  (induktivní 
nebo  
kapacitní)  0,5 S  1 a 1S 2 3 
0,1Ib  I  Imax 0,05In  I  Imax 1 0,7 1,5 3,0 4,0 
0,2Ib  I  Imax 0,1In  I  Imax 0,5 1,0 2,0 3,0 4,0 
2.2.4   Největší dovolené chyby při ověřování  
Elektroměry nesmí při ověřování při referenčních podmínkách překročit meze  chyby uvedené pro jed-
notlivé druhy elektroměrů a použité proudy v  tabulkách 25 až 31. 
2.3   Chod naprázdno  
Elektroměr nesmí zaznamenávat žádnou energii, pokud jím neteče proud.  
2.4   Náběh elektroměru  
2.4.1   Náběh činných elektroměrů  
Elektroměr musí začít měřit činnou energii a  pokračovat v  jejím zaznamenávání při referenčním  napětí 
Un, účiníku  = 1 a stanoveném proudu podle příslušné tabulky 7 a 8.   
 
 
 
 
Tabulka 7  – Náběhové proudy pro třídy přesnosti 0,2  S; 0,5 S; 0,5; 1 a 2  
Elektroměr  Třída přesnosti  
0,2 S 0,5 S 0,5 1 a 1S 2 
Elektromechanický pro přímé připojení  – – 0,003Ib 0,004Ib 0,005Ib 
Elektromechanický pro připojení přes transformátor  – – 0,002 In 0,002 In 0,003In 
Statický pro přímé připojení  – 0,001 Ib  – 0,004Ib 0,005Ib 
Statický pro připojení přes transformátor  0,001 In 0,001 In – 0,002 In 0,003In 
Tabulka 8  – Náběhové proudy pro třídy A, B a C  
Elektroměr  Třída  
A B C 
Elektromechanický pro přímé připojení  0,05Itr 0,04Itr – 
Elektromechanický pro připojení přes transformátor  0,06Itr 0,04Itr – 
Statický pro přímé připojení  0,05Itr 0,04Itr 0,04Itr 
Statický pro připojení přes transformátor  0,06Itr 0,04Itr 0,02Itr 
2.4.2    Náběh jalových elektroměrů  Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C022 -18 
9 Elektroměr musí začít měřit jalovou energii a  pokračovat v  jejím zaznamenávání při jmenovitém  napětí 
Un, účiníku  = 1 a stanoveném proudu podle tabulky 9.  
Tabulka 9 – Náběhové proudy pro třídy přesnosti 0,5  S; 1; 1 S; 2 a 3  
Elektroměry pro  Třída přesnosti  
0,5 S  1 a 1S 2 3 
Přímé zapojení  0,002Ib 0,004Ib 0,005 Ib 0,010Ib 
Zapojení přes proudový transformátor  0,001In 0,002In 0,003 In 0,005 In 
3   Technické požadavky  
Techn ické požadavky na činné elektroměry určené pro použití v  obytných a obchodních prostorách 
a v lehkém průmyslu  jsou založeny na požadavcích  nařízení vlády1, s využitím relevantních požadavků 
harmonizovaných norem.  
Techn ické požadavky na činné elektroměry určené pro jiné použití než v  obytných a obchodních pro-
storách a  v lehkém průmyslu  jsou buď stejné s požadavky nařízení vlády, nebo kde tomu tak není, jsou 
převzaty  z evropských norem.  
Techn ické požadavky na jalové elek troměry jsou převzaty  z evropských norem.  
Na elektroměry, jejichž typ byl schválen podle zákona č. 505/1990 Sb.,  o metrologii, ve znění pozdějších 
předpisů , se při ověřování uplatňují metrologické požadavky, které byly rozhodné pro jejich uvedení do 
oběhu.  
3.1   Konstrukce elektroměru  
Elektroměry musí být konstruovány tak, aby si zachovaly odpovídající stabilitu svých metrologických 
vlastností po celou dobu zamýšleného používání (tato doba je odhadnuta výrobcem) za předpokladu, že 
jsou správným způsobem in stalovány, udržovány a  používány v  souladu s  pokyny výrobce v podmín-
kách prostředí, pro které jsou určeny.  
3.2   Pouzdro  
Elektroměr musí mít pouzdro, které lze zaplombovat tak, že vnitřní části elektroměru nejsou přístupné 
bez porušení plomby (plomb).  
Vrchní kryt nesmí být odstranitelný bez použití nástroje.  
Mechanická pevnost pouzdra elektroměru musí být dostatečná, aby jakákoliv dočasná deformace nebrá-
nila správné činnosti elektroměru.  
3.3   Počítadlo  
Elektro měry musí být vybaven y metrologicky kontrolovaným poč ítadlem.  Může to být  mechanické za-
řízení ve formě bubínků nebo elektronický displej.  
U elektroměrů určených pro měření více druhů energie musí být indikováno, která energie je právě 
měřena.  
U vícesazbových elektroměrů musí b ýt indikováno, která sazba je právě v  činnosti.  
Údaje počítadla musí odpovídat otáčkám rotoru resp. počtu impulzů zkušební diody nebo počtu impulzů 
pro dálkové měření . Tento vztah je dán konstantou vyznačenou na štítku elektroměru.  
Počít adlo celkové elek trické energie musí mít dostatečný počet míst, aby bylo zajištěno, že se indiko-
vaný údaj nevrátí na svou počáteční hodnotu, jestliže bude elektroměr v  provozu po dobu 4  000 hodin Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C022 -18 
10 při plném zatížení ( I = Imax, U = Un a cos φ (resp. sin  φ) = 1). Počítadlo , a to ani celkové ani tarifní,  nesmí 
být možné vynulovat  bez od stranění plomb.  
V případě výpadku proudu musí hodnota naměřené elektrické energie zůstat zjistitelná po dobu alespoň  
4 měsíců.  
3.4   Software  
Software, který je pro metrologické vlastnosti zásadn í, musí být identifikovatelný a  musí být zabezpe-
čen. Identifikace softwaru musí být umožněna jednoduchým způsobem  přímo elektroměrem . O každém 
neoprávněném zásahu musí být k  dispozici důkaz.  Během životnosti elektroměru lze změnit software  
za jiný schválen ý typ  software , ale jen u výrobce.  
U elektroměrů, u kterých nelze elektronicky vyčíst verzi software (nemají LCD a ani žádné komunikační 
rozhraní) , musí být tato verze  vyznačena na elektroměru.   
3.5   Přídavná zařízení  
Metrologické vlastnosti měřidla nesmě jí být žádným způsobem ovlivněny připojením jiného přídavného 
zařízení k  tomuto měřidlu, žádnou vlastností přídavného připojeného zařízení, ani dálkově připojeným 
přídavným zařízením, které s  měřidlem komunikuje.  
3.6   Mechanické požadavky  
Výrobce musí spe cifikovat mechanické prostředí, pro které je elektroměr určen.  
Elektroměry musí být navrženy a konstruovány tak, aby se při běžném používaní a při běžných podmín-
kách předešlo jakémukoli nebezpečí, zvláště musí být zajištěna:  
   bezpečnost osob proti úrazu  elektrickým proudem ; 
   bezpečnost osob proti účinkům nadměrné teploty;  
   ochrana proti šíření ohně;  
   ochrana proti vniknutí pevných předmětů, prachu a vody.  
3.7   Klimatické podmínky  
Výrobce musí specifikovat horní a dolní mezní hodnotu teploty pro  stanovený pracovní rozsah, pro 
mezní pracovní rozsah a pro skladovací a dopravní podmínky.  
3.8   Elektrické požadavky  
3.8.1    Oteplení  
Za jmenovitých pracovních podmínek  nesmí elektrické obvody a izolace dosáhnut teploty, která by 
mohla nepříznivě ovlivni t činnost elektroměru.  
3.8.2    Izolace  
Elektroměr a jeho zabudovaná přídavná zařízení, pokud jsou, musí být taková, aby si za běžných pod-
mínek použití uchovaly odpovídající  izolační vlastnosti, přičemž se bere ohled na vlivy vnějšího pro-
středí a různých na pětí, kterým jsou za  běžných podmínek použití vystaveny.  
3.8.3    Vliv zkratových nadproudů  
Krátkodobá proudová přetížení nesmí poškodit elektroměr. Po obnovení původních pracovních podmí-
nek musí elektroměr pracovat správně a změna chyby při referenčním proudu a jednotkovém účiníku 
nesmí překročit hodnoty v  tabulce 10.  Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C022 -18 
11 3.9   Elektromagnetická kompatibilita  
Elektroměr musí vyhovovat elektromagnetickému prostředí třídy  E2 a kromě toho musí splňovat násle-
dující požadavky.  
Při výskytu elektromagnetického rušení a bezprostředně po jeho ukončení  
a) nesmí žádný z  výstupů určený pro zkoušení přesnosti elektroměru vysílat impulzy nebo signály 
odpovídající elektrické energii větší, než je hodnota kritické změny;  
b) a v přiměřeném časovém úseku po skončení působení poruchy el ektroměr:  
    musí obnovit svoji funkci v  mezích největší dovolené chyby (MPE),  
   musí zajišťovat všechny měřicí funkce,  
   musí umožnit obnovu všech hodnot naměřených bezprostředně před začátkem působení poru-
chy,  
   nesmí indikovat změnu zaznamena né elektrické energie větší než je hodnota kritické změny.  
Hodnota kritické změny x, v kWh, je dána  rovnicí : 
x = m · Un · Imax · 10–6  (1) 
kde m je počet měřicích prvků elektroměru, Un je ve voltech a  Imax v ampérech.  
3.10   Odolnost proti neoprávněné manipulaci  
Elektroměr  musí být  konstruován takovým způsobem, aby jakékoliv mechanické působení  na pouzdro, 
okénko nebo kryt svorkovnice , schopné ovlivnit přesnost měření, způsobilo viditelné trvalé po škození 
měřidla nebo úředních případně zabezpečovacích z naček a tak poskytnout důkaz o neopráv něném zá-
sahu. 
Software , který by mohl být neoprávněně změněn přes komunikační rozh raní, musí být chráněn.   
U software se rozlišuje legálně relevantní software (dříve metrologické jádro software – LRS) a legálně 
nerelev antní software (dříve aplikační software – LNR S). LNRS může být změněn bez porušení plomb, 
pokud změna neovlivní hodnotu CRC . 
LRS: Např. z měna transformačního poměru měřicích transformátorů , tarifní tabulky, reáln ého času, 
konstanty,  způsobu počítání  energie (např. jako součet absolutních hodnot , nebo rozdělení podle odběru 
a dodávky)  může být provedena jedině po porušení plomb  a změně polohy přep ínače.  Ochrana jenom 
pomocí hesla není dostatečná.   
LRNS: Např. jas displeje,  přehození řádků na LCD , zruš ení některých řádků na LCD.    
4   Značení elektroměrů  
Na elektroměru musí být uvedeny alespoň tyto informace : 
  a)  název výrobce nebo jeho obchodní značka;  
          u elektroměrů vyrobených podle nařízení vlády č. 464/2005 a č. 120/2016 také adresa výrobce;   
  b)  označení typu;  
  c)  výrobní číslo a rok výroby;  
  d)  označení třídy elektroměru;  
  e)  referenční napětí;  
  f)  referenční (nebo základní nebo jmenovitý) proud;  
  g)  maximální proud;  
  h)  minimální proud (nepožaduje se u elektroměrů schválených před účinností nařízení vlády ); 
  i)  referenční kmitočet;  Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C022 -18 
12  j)  konstanta elektroměru;  
 k)  stanovený pracovní rozsah teplot (nepožaduje se u elektroměrů schválených před účinností naří-
zení vlády);  
 l)  typ rozvodné sítě (grafický symbol);  
  m) značka dvojitého čtverce pro celoizolovaný elektroměr (pokud je) třídy ochrany II;  
  n) schéma zapojení elektroměru do sítě (nemusí být na identifikačním štítku, ale např. na krytu svor-
kovnice).  
Elektroměr musí  být dále označen značkou prokazující způsob uvedení elektroměru na trh:  
  o)  značka schválení typu podle zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů, 
nebo značka certifikátu EHS přezkoušení typu podle nařízení vlády;  a také značka schválení podle 
MID ; 
  p) značka shody „CE“ u elektroměrů schválených před účinností nařízení vlády;  
 q)  značka shody „CE“ a doplňkové metrologické značení u elektroměrů schválených podle nařízení 
vlády.  
4.2   Umístění úřední značky  
Umístění značek je stanoveno  certifikátem schválení  typu, certifikátem ES přezkoušení typu, nebo ji-
ným dokumentem aplikovaným v  rámci posouzení shody při uvedení na trh a do provozu . 
5   Schvalování typu měřidla  
Schvalování  typu ve smyslu zákona č. 505/1990  Sb., o metrologii , ve znění  pozdějších předpisů  nepod-
léhají  činné elektroměry tříd A, B a C určené pro použití v  obytných a obchodních prostorách a  v lehkém 
průmyslu . Tato měřidla jsou uváděna na trh a do provozu s  posouzením shody podle nařízení vlády1. 
 
Schvalování  typu ve smyslu zákona č. 505/1990  Sb., o metrologii, ve znění  pozdějších předpisů  podlé-
hají pouze:  
a) činné elektroměry určené pro jiné použití než v  obytných a obchodních prostorách a  v lehkém 
průmyslu  
b) jalové elektroměry tříd 0,5  S, 1, 1 S, 2 a 3 nebo funkce měření jalové energie u elektroměrů 
určených k měření více druhů energie.  
5.1   Všeobecně  
Proces schvalování typu elektroměru zahrnuje následující zkoušky:  
  a)  vnější prohlídk u; 
  b)  zkoušky odolnosti elektroměru proti mechanickým vlivům;  
  c)  zkoušky odolnosti proti vlivům vnějšího prostředí;  
 d)  zkoušky vlivů elektrických vlastností;  
 e)  zkoušky elektromagnetické kompatibility (EMC);  
 f)  funkční zkoušky.  
5.2   Vnější prohlídka  
Při vnější prohlídce elektr oměru se posuzuje : 
    úplnost předepsané te chnické dokumentace;  Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C022 -18 
13    shoda metrologických a technických charakteristik specifikovaných výrobcem v  dokumentaci 
s požadavky tohoto předpisu, uvedenými v  článcích 2 a 3;  
   úplnost a stav elektroměru podle předepsané technické dokumentace;  
   shodnost v erze software  elektroměru  s verzí specifikovanou výrobcem.  
5.3   Provádění zkoušek při schvalování typu  
5.3.1    Požadavky na zkušební zařízení  
Měřicí stanice pro zkoušení elektroměrů musí být vybavena referenčním elektroměrem s  platnou me-
trologickou návazn ostí. Měřicí stanice jako celek musí být prověřena tzv. funkční zkouškou stanice.  
Zkušební zařízení musí umožnit zjištění chyb elektroměrů s  nejistotou rovnající se nejvýše 1/5 mezí 
relativních chyb uvedených v  tabulkách 1 až 6. Při zkoušení elektroměrů t řídy 0,2  S postačuje poměr 
1/4 těchto mezí chyb . 
5.3.2    Referenční podmínky pro zkoušky  
Zkoušky se provádějí v  referenčních podmínkách na elektroměrech s  nasazeným víkem , zapojených na 
zkušební m zařízení podle schématu zapojení daném výrobcem.  
Pro referenční podmínky platí hodnoty uvedené v  tabulkách 21 až 23.  
Mimo těchto specifikovaných podmínek nesmí být v  laboratoři rušivé mechanické vibrace.  
5.3.3    Příprava elektroměrů pro zkoušky  
Před vlastními zkouškami musí být elektroměry teplotně stabiliz ovány v  místnosti s  teplotou 
(23  5) °C po dobu nejméně 6  hodin.  
Před provedením jednotlivých zkouš ek musí být pro dosažení pracovní teploty připojeny napěťové ob-
vody elektroměrů na referenční napětí nejméně : 
30 min pro elektromechanické elektroměry ; 
5 min pro statické elektroměry.  
5.4   Zkoušky odolnosti elektroměru proti mechanickým vlivům  
5.4.1   Zkouška pružinovým kladívkem  
Zkouška mechanické pevnosti pouzdra elektroměru musí být provedena pomocí pružinou ovládaného 
kladívka na elektroměru upevněném v  jeho normální pracovní poloze.  
Pružinové kladívko musí působit na vnější povrch vrchního krytu elektroměru (včetně okének) a na kryt 
svorek kinetickou energií 0,2  J  0,02 J. 
Výsledek této zkoušky je vyhovující, pokud se pouzdro elektroměru a kryt svorek nepoškodí tak, že by 
to mohlo ovlivnit funkci elektroměru a umožnilo dotyk živých částí. Mírné poškození, které nezmenšuje 
ochranu proti nepřímému dotyku nebo proti vniknutí pevných předmětů, prachu a vody, je dovoleno.  
5.4.2   Zkouška rázem  
Zkouška odoln osti proti rázům musí být provedena na elektroměru v  neprovozním stavu půlsinusovými 
impulzy se špičkovým zrychlením 30 gn (300 m/s2) s dobou trvání impulzu 18  ms. Rázy musí být apli-
kovány na elektroměr upnutý ve zkušebním zařízení ve všech třech osách a v  obou směrech.  
Po této zkoušce nesmí elektroměr vykazovat žádné poškození ani změnu údajů a musí správně pracovat 
podle požadavků.  Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C022 -18 
14 5.4.3 Vibrační (sinusová) zkouška  
Zkouška odolnosti proti sinusovým vibracím musí být pro vedena na elektroměru v  neprovozním  stavu 
působením sinusových vibrací kmitočtovém rozsahu 10  Hz až 150  Hz s přechodovým kmitočtem 60  Hz, 
kde pro:  
f < 60 Hz je konstantní amplituda pohybu 0,075  mm; 
f > 60 Hz je konstantní zrychlení 9,8  m/s2. 
Zkouška se provádí v jednom kontrolním bodě 10 opakovacími cykly na osu.  
Po této zkoušce nesmí elektroměr vykazovat žádné poškození ani změnu údajů a musí správně pracovat 
podle požadavků.  
5.4.4    Zkouška odolnosti proti teplu a ohni  
Svorkovnice, kryt svorkovnice a pouzdro elektroměru musí zajišťovat d ostatečnou bezpečnost proti ší-
ření ohně. Neměly by se vznítit při tepelném přetížení živých částí, které jsou s  nimi ve styku.  
Zkouška odolnosti proti teplu a ohni musí být provedena žhavicí smyčkou na svorkovnici při teplotě 
960 °C  15 °C a na krytu  svorek a pouzdru elektroměru při teplotě 650  °C  10 °C. Doba působení 
žhavicí smyčky je 30  s  1 s. 
Ke kontaktu se žhavicí smyčkou smí dojít v  libovolném místě. Je -li svorkovnice nedílnou částí pouzdra 
elektroměru, je postačující provést tuto zkoušku pouze n a svorkovnici.  
5.4.5    Zkouška odolnosti proti vniknutí prachu a vody  
Zkoušky odolnosti proti vniknutí prachu a vody musí být provedeny na elektroměru  v neprovozním 
stavu upevněn ém na umělé zdi . Přívodní kabely jsou upevněny ve svorkách elektroměru  a kryt svor-
kovnice je nasazen.  
Elektroměr musí odpovídat stupni ochrany IP51 pro vnitřní prostředí a stupni ochrany IP54 pro ven-
kovní prostředí.  
5.4.5.1    Zkouška odolnosti proti vniknutí prachu  
U elektroměrů pro vnitřní prostředí  se uvnitř elektroměru udržuje st ejný atmosférický tlak jako vně 
elektroměru (ani podtlak, ani přetlak) . 
Prach smí vniknout do elektroměru pouze v  takovém množství, které nezhorší jeho činnost. Elektroměr 
pak musí vyhovět zkouškám pevnosti elektrické izolace podle článku 5.6.2.  
5.4.5.2    Zkouška odolnosti proti vniknutí vody  
Voda smí vniknout do elektroměru pouze v  takovém množství, které nezhorší jeho činnost. Elektroměr 
pak musí vyhovět zkouškám pevnosti elektrické izolace podle článku 5.6.2.  
5.5   Zkoušky odolnosti proti vlivům klimatického prostředí  
5.5.1    Zkouška suchým teplem  
Zkouška suchým teplem musí být provedena na elektroměru v  neprovozním stavu metodou s pozvolnou  
změnou teploty  na teplotu okolí +70 °C ± 2 °C a vystavení této teplotě po dobu  72 h. 
Po dokončení zkoušky nesmí elektroměr vykazovat žádné poškození nebo změnu údajů a musí pracovat  
správně.  
5.5.2    Zkouška chladem  
Zkouška chladem musí být provedena na elektroměru v  neprovozním stavu metodou Ab dle ČSN EN 
60068 -2-1 s postupnou změnou teploty . Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C022 -18 
15 Elektroměr se vystaví teplotě okolí −25 °C ± 3°C po dobu  72 h u vnitřní ch elektroměrů nebo teplotě 
okolí −40 °C ± 3 °C po dobu 16  h u venkovní ch elektroměrů.  
Po dokončení zkoušky nesmí elektroměr vykazovat žádné poškození nebo změnu údajů a musí pracovat  
správně.  
5.5.3    Cyklická zkouška vlhkým teplem  
Cyklická zkouška vlhkým teplem musí být provedena na elektroměru bez proudu, ale s  připojeným re-
ferenčním napětím na  napěťové a pomocné obvody.  
Elektroměr se vystaví teplotě okolí +40 °C ± 2 °C u vnitřní ch elektroměrů nebo teplotě okolí 
+55 °C ± 2 °C u venkovní ch elektroměrů po dobu 12  h. Poté teplotě okolí +25 °C ± 3 °C rovněž po dobu 
12 h (cyklus 12 h + 12 h). Relativní vlhkost vzduchu je v  obou případech 95  %. Doba trvání zkoušky je 
šest cyklů.  
24 hodin po dokončení této zkoušky musí být elektroměr podroben následujícím zkouškám:  
a) zkoušce pevnosti elektrické izolace podle článku 5.6.2 s tím, že impulzní napětí musí být vyná-
sobeno faktorem 0,8;  
b) funkční zkoušce; elektroměr nesmí vykazovat žádné poškození neb o změnu údajů a musí správně 
pracovat.  
Zkouška vlhkým teplem slouží rovněž jako korozní zkouška. Výsledek se posuzuje vizuálně. Nesmí být 
patrné žádné stopy po korozi, které by mohly ovlivnit funkční vlastnosti elektroměru.  
5.5.4    Zkouška odolnosti  proti slunečnímu záření   
Zkouška odolnosti  proti slunečnímu záření  se provádí jen na elektroměrech pro venkovní použití v  ne-
provozním stavu. Elektroměr je ozářen světlem po dobu 8  h, pak ponechá n ve tmě po dobu 16  h (cyklus 
8 h + 16 h) . Horní teplota okolí se udržuje na +55  C. Zkouška trvá tři cykly.  
Po zkoušce nesmí být vnější vzhled a zejména čitelnost značek změněn. Činnost elektroměru nesmí být 
zhoršena.  
5.6  Zkoušky vlivů elektrických vlastností  
5.6.1   Zkoušky oteplení  
Zkouška oteplení se provádí zátěží k aždého proudového obvodu maximálním proudem Imax a každého 
napěťového obvodu 1,15Un, po dobu 2  hodin . Při zkoušce  nesmí zvýšení teploty vnějšího povrchu pře-
kročit 25  K při teplotě okolí  +40 °C. 
Po zkoušce nesmí elektroměr vykazovat žádné poškození a musí vyhovět zkouškám pevnosti elektrické 
izolace podle článku 5. 6.2. 
5.6.2    Zkoušky pevnosti elektrické izolace  
5.6.2.1    Všeobecně  
Zkoušky se provádí na kompletním elektroměru, s  vrchním krytem svo rkovnice a se šrouby svorek za-
šroubovanými do jádra vodiče o maximálním použitelném průměru.  
Během zkoušek napěťovým impulzem i zkoušek střídavým napětím musí být obvody, které se nezkouší, 
uzemněny.  
Během zkoušky nesmí dojít k  žádnému průrazu ani přeskoku . Po této zkoušce nesmí při zkoušce přes-
nosti dojít k e změně chyby.  Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C022 -18 
16 5.6.2.2    Zkouška napěťovým impulzem  
Zkoušky pevnosti elektrické izolace  se provádí napěťovými impulzy v jednotlivých obvodech, mezi 
obvody a proti zemi.  
Zdroj impulzů musí být schopen gen erovat normalizovaný napěťový impulz 1,2/50  μs s dobou náběhu 
30 % a doběhu 20 % s energií  0,5 J  0,05 J, přičemž jeho impedance je 500  Ω  50 Ω. 
Zkušební napětí  musí být:  
  pro elektroměry třídy ochrany I:  4 kV (pro Un ≤ 300 V) a 1,5  kV (pro Un ≤ 100 V);  
  pro elektroměry třídy ochrany II:  6 kV (pro Un ≤ 300 V) a 2,5  kV (pro Un  ≤ 100 V). 
U každé zkoušky se napěťový impulz aplikuje vždy desetkrát  v jedné polaritě a potom desetkrát  v druhé 
polaritě. Minimální doba mezi impulzy musí být 3  sekundy . 
5.6.2.3    Zkouška střídavým napětím  
Zkouška střídavým napětím se provádí napětím o kmitočtu 45  Hz až 65  Hz po dobu 1  minuty. Napětí 
se přiloží mezi  
a) všechny napěťové, proudové a pomocné obvody spojené dohromady a zem;  
b) mezi obvody, které nejsou za provozu e lektroměru prop ojeny.  
Zkušební napětí  musí být :  
   pro elektroměry třídy ochrany I : 2 kV; 
   pro elektroměry třídy ochrany II :  4 kV (zkouška a), 2  kV (zkouška b).  
5.6.3   Zkouška zkratem  
Zkouška zkratem se provádí proudem podle tabulky 10, který se nechá působit po stanovenou dobu.  
 
 
 
Tabulka 10 – Zkratové proudy  
Elektroměr  Třída  
přesnosti  Zkratový 
proud  Doba  
působení  Dovolená 
změna chyby  
Činný elektromechanický pro připojení přes 
transformátor  0,5 20Imax 0,5 s  ±0,3 %  
Činný statický pro přímé připojení  1 a 2  30Imax ½ cyklu  ±1,5 %  
Činný statický pro připojení přes transformátor  1 a 2  20Imax 0,5 s  ±0,5 %  
Činný statický pro připojení přes transformátor  0,2 S, 0,5  S 20Imax 0,5 s  ±0,05 %  
Jalový statický pro přímé připojení  1, 2 a 3  30Imax ½ cyklu  ±1,5 %  
Jalový statický pro připojení přes transformátor  2 a 3  20Imax 0,5 s  ±1,5 %  
Jalový statický pro připojení přes transformátor  1 S 20Imax 0,5 s  ±0,5 %  
Jalový statický pro připojení přes transformátor  0,5 S  20Imax 0,5 s ±0,05 % 
Po krátkodobém působení zkratových nadproudů a teplotním ustálení se změří chyba při jmenovitém 
proudu a jednotkovém účiníku. Změna chyby oproti hodnotě před zkouškou musí být menší než hodnoty 
v tab ulce.  Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C022 -18 
17 5.7   Zkoušky elektromagnetické kompatibility  
5.7.1   Zkoušky odolnosti proti krátkodobým poklesům napětí a krátkým přerušením napětí  
Zkoušky odolnosti krátkodobým poklesům napětí a krátkým přerušením napětí musí být provedeny na  
elektroměru s připojeným referenčním napětím na napěťové a pomocné obvody, proudové obvody jsou 
bez proudu.  
Zkouší se:  
a) třikrát přerušení m napětí Δ U = 100 % Un po dobu 1  sekundy  při době obnovení mezi přerušeními 
50 ms; 
b) jedním přerušení m napětí Δ U = 100 % Un po dobu 1 periody při referenčním kmitočtu ;  
c) jedním krátkodobý m pokles em napětí Δ U = 50 % Un po dobu 1  minuty.  
Aplikace k rátkodob ých pokles ů a přerušení  napětí nesmí způsobit změnu v  počítadle větší než x jedno-
tek a  zkušební výstup nesmí vyslat signál odpovídající více než x jednotkám u každé.  
5.7.2   Zkoušky odolnosti proti elektrostatickým výbojům  
Zkoušky odolnosti elektrostatickým výbojům musí být proveden y na elektroměru s  připojeným refe-
renčním napět ím na napěťové a pomocné obvody, proudové obvody jsou bez proudu. Z kouší se jako 
stolní zařízení . 
Aplikuje se 10 kontaktní ch výboj ů o zkušebním napětí 8  kV na kovové části pouzdra nebo 10 vzducho-
vých výbojů o zkušebním napětí 15  kV na části pouzdra vyroben é z izo lačního materiálu (u elektroměrů 
třídy ochrany II ). 
Aplikace všech elektrostatických výbojů nesmí způsobit změnu v počítadle větší než x jednotek a zku-
šební výstup nesmí vyslat signál odpovídající více než x jednotkám.  
Během zkoušky je přípustné do časné zhoršení či ztráta funkce nebo výkonu.  
5.7.3   Zkoušky odolnosti proti vyzařovaným vysokofrekvenčním  elektromagnetickým polím  
Tato zkouška  se neprovádí u elektromechanických elektroměrů.  
Zkouška musí být provedena  pro rušení v kmitočtovém pásmu 80  MHz až 2  000 MHz s  modulací 80  % 
AM při sinusové vlně o kmitočtu 1  kHz. Zkouší se jako stolní zařízení.  
5.7.3.1    Zkouška s  proudem  
Na napěťové a pomocné obvody je připojeno referenční napětí, na proudové obvody připojen referenční 
(resp. jmenovitý, základní ) proud , cos φ (resp. sin  φ) = 1. Intenzita nemodulovaného zkušebního pole  je 
10 V/m. 
Během zkoušky nesmí být chod elektroměru rušen. Přídavná chyba nesmí překročit dovolené hodnoty 
v tabulce 11. 
Tabulka 11 – Hodnota kritické změny při zkoušce odolnosti proti vf elektromagnetickým polím  
Elektroměr  Třída přesnosti  Hodnota kritické změny  
Činný statický   2 ±3 %  
Činný statický  1 ±2 %  
Činný statický  0,5 S ±1 %  
Činný statický  0,2 S ±1 %  
Jalový statický  2 a 3  ±3 %  
Jalový statický  1 a 1 S ±2 %  Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C022 -18 
18 Jalový statický  0,5 S ±2 %  
5.7.3.2    Zkouška bez proudu  
Na napěťové a pomocné obvody je připojeno referenční napětí, proudové obvody jsou bez proudu (ob-
vod rozpojen). I ntenzita nemodulovaného zkušebního pole je 30  V/m.  
Aplikací vysokofrekvenčního pole ne smí být způsobena změna v počítadle větší než x jednotek a zku-
šební výstup nesmí vyslat signál odpovídající více než x jednotkám.  
Během zkoušky je přípustné dočasné zhoršení či ztráta funkce nebo výkonu.  
5.7.4    Zkoušky odolnosti proti rychlým přechodným jevům/skupinám impulzů  
Zkouška odolnosti proti rychlým přechodným jevům/skupinám impulzů musí být provedena na elektro-
měru s  připojeným referenčním napětím na napěťové a pomocné obvody . Na proudové obvody je při-
pojen referenční proud, cos φ (resp. sin  φ) = 1. Zkouší se jako stolní zařízení.  
Délka kabelu mezi spínacím zařízením a elektroměrem je 1  metr. Opakovací kmitočet je 5  kHz a  trvání 
zkoušky je 60  s při každé polaritě.   
Zkušební napětí 4  kV musí být aplikováno na napěťové obvody a proudové obvody; jsou -li v normálním 
provozu odděleny od napěťových obvodů. Zkušební napětí 2  kV musí být aplikováno na pomocné ob-
vody s  referenčním napětím vyšším než 40  V. 
Během zkoušky je přípustné dočasné zhorš ení či ztráta funkce nebo výkonu . Přídavná chyba nesmí 
překročit hodnoty kritické změny  v tabulce 12.  
Tabulka 12  – Hodnota kritické změny při zkoušce odolnosti proti rychlým přechodným 
jevům/skupinám impulzů  
Elektroměr  Třída přesnosti  Hodnota kritické změn y 
Činný statický  2 ±6 %  
Činný statický  1 ±4 %  
Činný statický  0,5 S ±2 %  
Činný statický  0,2 S ±1 %  
Jalový statický  2 a 3  ±4 %  
Jalový statický  1 a 1 S ±3 %  
Jalový statický  0,5 S ±2 %  
 
5.7.5   Zkoušky odolnosti proti rušením šířeným vedením indukovaným vysokofrekvenčními poli  
Zkoušk y odolnosti proti rušením šířeným vedením indukovaným vysokofrekvenčními poli musí být 
proveden y na elektroměru s připojeným referenčním napětím na napěťové a pomocné obvody . Na prou-
dové obvody je připojen referenční proud, cos φ (resp. sin  φ) = 1. Zkouší se jako stolní zařízení. Kmi-
točtový rozsah rušení je 150  kHz až 80  MHz a úroveň rušivého napětí  je 10 V. 
Během zkoušky nesmí být chod elektroměru rušen a přídavná relativní ch yba nesmí překročit hodnoty 
kritické změny v  tabulce 13. 
Tabulka 13  – Hodnota kritické změny při zkoušce odolnosti proti rušením šířeným  
                                     vedením indukovaným vysokofrekvenčními poli  
Elektroměr  Třída přesnosti  Hodnota kr itické změny  
Činný statický  2 ±3 %  Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C022 -18 
19 Činný statický  1 ±2 %  
Činný statický  0,5 S ±2 %  
Činný statický  0,2 S ±1 %  
Jalový statický  2 a 3  ±3 %  
Jalový statický  1 a 1S ±2,5 %  
Jalový statický  0,5 S ±1,5 %  
 
5.7.6   Zkoušky odolnosti rázovým impulzům  
Zkoušky odolnosti rázovým impulzům musí být proveden y na elektroměru s  připojeným referenčním 
napětím na napěťové a pomocné obvody, proudové obvody jsou bez proudu.  
Délka kabelu mezi generátorem rázových impulzů a elektroměrem  je 1 metr a zkouší se v diferenciálním 
módu (fáze –fáze).  
Aplikují se rázové impulzy s  fázovým posunem 60° a 240° vzhledem k  průchodu střídavého napájení 
nulou . Zkušební napětí 4  kV se použije při zkoušce proudových a napěťových  obvodů, 1  kV při zkoušce 
pomocných obvod ů s refer enčním napětím vyšším než 40  V. 
Aplikuje se 5 pozitivních a 5 negativních  impulzů s  četností opakování max. 1/min.  
Aplikace rázového napěťového impulzu nesmí způsobit změnu v počítadle větší než x jednotek a zku-
šební výstup nesmí vyslat signál odpovídající  více než x jednotkám.  
Během zkoušky je přípustné dočasné zhoršení či ztráta funkce nebo výkonu.  
5.7.7   Zkoušky odolnosti proti tlumeným oscilačním vlnám  
Zkoušky odolnosti proti tlumeným oscilačním vlnám se provádí jen u elektroměrů připojených přes 
transformátor napětí, určených pro použití v elektrárnách a vysokonapěťových měnírnách.  
Zkoušky musí být provedeny na elektroměru s  připojeným referenčním napětím na napěťové a pomocné 
obvody s  referenčním napětím >40  V. Na  proudové obvody je připojen referen ční proud, cos φ (resp. 
sin φ) = 1. Zkouší se jako stolní zařízení.  
Na napěťové a pomocné obvody se aplikují tlumené oscilační vlny s  kmitočtem 100  kHz (kmitočet opa-
kování 40  Hz ) a 1  MHz  (kmitočet opakování 400  Hz) při soufázovém napětí 2,5  kV a diferenci álním 
napětí 1,0  kV.  
Doba trvání  zkoušky je 60 s ekund  (pro každý kmitočet 15 cyklů při  2 s zapnuto, 2  s vypnuto).   
Během zkoušky nesmí být chod elektroměru rušen a přídavná relativní chyba nesmí překročit hodnoty 
kritické  změny v  tabulce 14 . 
Tabulka 14 – Hodnota kritické změny při zkoušce odolnosti proti tlumeným oscilačním vlnám  
Elektroměr  Třída přesnosti  Hodnota kritické změny  
Činný statický  2 ±3 %  
Činný statický  1 ±2 %  
Činný statický  0,5 S ±2 %  
Činný statický  0,2 S ±1 %  
Jalový statický  2 a 3  ±4 %  
Jalový statický  1 a 1 S ±3 %  
Jalový statický  0,5 S  ±2 %  Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C022 -18 
20 5.7.8   Zkoušky odolnosti střídavým magnetickým polím vnějšího původu  
Zkoušky odolnosti střídavým magnetickým polím vnějšího původu  musí být proveden y na elektroměru 
s připojeným referenčním  napětím  a referenčním proudem, cos φ (resp. sin  φ) = 1. Zkouší se jako stolní 
zařízení.  
Na elektroměr se aplikuje střídavé magnetické pole 0,5 mT o referenčním kmitočtu ve třech kolmých 
rovinách.  
Během zkoušky nesmí být chod elektroměru rušen a přídavná relativní chyba nesmí překročit hodnoty 
kritické změny v tabulce 15.  
Tabulka 15  – Hodnota kritické změny při zkoušce odolnosti proti střídavým magnetickým polím 
vnějšího původu  
Elektroměr  Třída přesnosti  Hodnota kritické změny  
Činný statický  2 ±3 %  
Činný statický  1 ±2 %  
Činný statický  0,5 S ±1 % 
Činný statický  0,2 S ±0,5 % 
Jalový statický  2 a 3  ±3 % 
Jalový statický  1 a 1 S ±2 % 
Jalový statický  0,5 S  ±1 % 
5.7.9   Zkoušky odolnosti proti stejnosměrným  magnetickým polím vnějšího původu  
Zkoušky odolnosti proti stejnosměrným  magnetickým polím vnějšího původu musí být provedeny na 
elektroměru s  připojeným referenčním napětím a referenčním proudem, cos  φ (resp. sin  φ) = 1. Na 
všechny přís tupné povrchy elektroměru se postupně aplikuje stejnosměrné magnetické pole s  hodnotou 
magnetomotorického napětí  Fm = 1 000 A. 
Během zkoušky nesmí být chod elektroměru rušen a přídavná relativní chyba nesmí překročit hodnoty 
kritické změny stanovené v  tabulce 16 . 
Tabulka 16  – Hodnota kritické změny při zkoušce odolnosti stejnosměrným magnetickým polím 
vnějšího původu  
Elektroměr  Třída přesnosti  Hodnota kritické změny  
Činný statický  2 ±3 %  
Činný statický  1 ±2 %  
Činný statický  0,5 S a 0,2  S ±2 %  
Jalový statický  2 a 3  ±3 %  
Jalový statický  1; 1 S a 0,5  S ±2 %  
5.7.10   Potlačení radiového rušení  
Zkoušky potlačení radiového rušení musí být provedeny na elektroměru s  připojeným referenčním na-
pětím na napěťové a pomocné svorky a s proudem 0,1 Iref a 0,2Iref , (resp. jmenovitý, základní) cos  φ 
(resp. sin  φ) = 1. Zkouší se jako stolní zařízení třídy B. Pr o připojení napěťových obvodů se musí pro 
každou svorku použít nestíněný kabel délky 1  m.  
Měří se úroveň emise vysokofrekvenčního rušení šířeného v edením v  kmitočtovém pásmu 0,15  MHz  
až 30  MHz  a šířeného vyzařováním v  kmitočtovém pásmu 30  MHz  až 1 GHz.  Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C022 -18 
21 Výsledky zkoušky nesmí překročit meze pro elektromagnetické rušení uvedené v  příslušné technické 
normě.  
5.7.1 1   Zkouška odolnosti proti  rušením vedením v  pásmu 2 kH z až 150 kHz  
Zkoušk a odolnosti proti těmto rušením musí být proveden a na elektroměru s  připojeným referenčním  
napětím a s referenčním proudem Iref a frekvenc í 50 Hz. Rušivý proud (2 –150) kHz o velikosti podle 
tabulky 17 musí být dodáván  z odděleného zdroje . Měří se přídavná chyba  elektroměru  vznikající ruše-
ním. Tato  chyba musí být menší než dovolené chyby v  tabulce  17.  
Tabulka 17  – Největší dovolené přídavné chyby pro přímo a nepřímo zapojené elektroměry  
Největší  dovolená přídavná chyba pro přímo zapojené elektroměry  
Frekvenční roz-
sah Hodnota  
rušivého proudu  proud 50 Hz  cos φ ; 50 Hz  Třída A  Třída B  Třída C  
2 kHz až 30 kHz  2 A Iref >0,9 ±6 %  ±4 %  ±2 %  
30 kHz až 150 kHz  1 A Iref >0,9 ±6 %  ±4 %  ±2 %  
pokračování  
 
 
 
Tabulka 17 – dokončení  
Největší  dovolená přídavná chyba pro nepřímo zapojené elektroměry  
Frekvenční roz-
sah Hodnota  
rušivého proudu  proud 50 Hz  cos φ; 50 Hz  Třída A  Třída B  Třída C  
2 kHz až 30 kHz  2 %·Imax Iref >0,9 ±6 %  ±4 %  ±2 %  
30 kHz až 150 kHz  1 %·Imax Iref >0,9 ±6 %  ±4 %  ±2 %  
 
5.8   Funkční zkoušky  
5.8.1    Zkouška chodu naprázdno  
Zkouška chodu naprázdno se provádí podle článku 7.4.  
5.8.2   Zkouška náběhu  
Zkouška náběhu se provádí podle článku 7.5.  
5.8.3    Zkouška přesnosti  
Zkouška přesnosti se provádí podle článku 7.6.  
5.8.4    Zkouška vlivu okolní teploty  
Přídavná chyba v  důsledku změny teploty (ve stanoveném pracovním rozsahu elektroměru) vzhledem 
k chybě v referenčních podmínkách nesmí překročit meze pro danou třídu přesno sti. Tyto meze jsou 
uvedeny v  tabulce 1 8 ve formě mezí teplotního koeficientu v %/K.   Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C022 -18 
22 Tabulka 1 8  – Meze teplotního koeficientu v %/K při zkoušce vlivu okolní teploty  
na elektroměr  
Připojení k síti  Zátěž  Činné elektroměry – Statické  
Proud  Účiník  Třída přesnosti  
2 1 0,5 S 0,2 S 
přímé 0,1In až Imax 
0,2In až Imax 1 
0,5 ind. ±0,10  
±0,15  ±0,05  
±0,07  ±0,03  
±0,05  – 
– 
přes  
transformátor  0,05In až Imax 
0,1In až Imax 1 
0,5 ind. ±0,10  
±0,15  ±0,05  
±0,07  ±0,03  
±0,05  ±0,01  
±0,02  
 
Připojení k síti  Zátěž  Činné elektroměry – Elektromechanické  
Proud  Účiník  Třída přesnosti  
2 1 0,5 
přímé 0,1Ib až Imax 
0,2Ib až Imax 1 
0,5 ind. ±0,10 
±0,15 ±0,05 
±0,07 ±0,03 
±0,05 
přes  
transformátor  0,05In až Imax 
0,1In až Imax 1 
0,5 ind. ±1,5 
±1,0 ±1,0 
±0,7 ±0,8 
±0,5 
pokračování  
 
 
Tabulka 1 8 – dokončení  
Připojení k síti  Zátěž  Jalové elektroměry (statické)  
Proud  Účiník  Třída přesnosti  
3 2 1 a 1S 0,5 S  
přímé 0,05In až Imax 
0,10In až Imax 1 
0,5 ind. ±0,15  
±0,25  ±0,10  
±0,15  ±0,05  
±0,10  – 
– 
přes  
transformátor  0,02In až Imax 
0,05In až Imax 1 
0,5 ind. ±0,15  
±0,25  ±0,10  
 0,15 ±0,05  
±0,10  ±0,03  
±0,05  
5.8.5   Zkouška vlivu změny napětí  
Přídavná chyba v  důsledku změny napětí ±10 %·Un teploty vzhledem k  chybě v referenčních podmín-
kách nesmí překročit meze  pro danou třídu přesnosti v  tabulce  19. 
Tabulka 1 9  – Meze přídavné chyby v % při zkoušce vlivu změny napětí ±10  %·Un 
Připojení k síti  Zátěž  Činné elektroměry – Statické  
Proud  Účiník  Třída přesnosti  
2 1 0,5 S 0,2 S 
přímé 0,05In až Imax 
0,10In až Imax 1 
0,5 ind. ±1,0 
±1,5 ±0,7 
±1,0 ±0,2 
±0,4 – 
– 
přes  
transformátor  0,02In až Imax 
0,05In až Imax 1 
0,5 ind. ±1,0 
±1,5 ±0,7 
±1,0 ±0,2 
±0,4 ±0,1 
±0,2 Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C022 -18 
23  
Připojení k síti  Zátěž  Činné elektroměry – Elektromechanické  
Proud  Účiník  Třída přesnosti  
2 1 0,5 
přímé 0,1Ib 
0,5Imax 
0,5Imax 1 
1 
0,5 ind. ±1,5 
±1,0 
±1,5 ±1,0 
±0,7 
±1,0 ±0,8 
±0,5 
±0,7 
přes  
transformátor  0,1In 
0,5Imax 
0,5Imax 1 
1 
0,5 ind. ±1,5 
±1,0 
±1,5 ±1,0 
±0,7 
±1,0 ±0,8 
±0,5 
±0,7 
 
Připojení k síti  Zátěž  Jalové elektroměry (statické)  
Proud  Účiník  Třída přesnosti  
3 2 1 a 1S 0,5 S  
přímé 0,05In až Imax 
0,10In až Imax 1 
0,5 ind. ±2,0 
±3,0 ±1,0 
±1,5 ±0,5 
±1,0 – 
– 
přes  
transformátor  0,02In až Imax 
0,05In až Imax 1 
0,5 ind. ±2,0 
±3,0 ±1,0 
±1,5 ±0,5 
±1,0 ±0,25  
±0,5 
5.8.6   Zkouška vlivu změny kmitočtu  
Přídavná chyba v  důsledku změny kmitočtu  ±2 %·fn teploty vzhledem k  chybě v referenčních podmín-
kách nesmí překročit meze  pro danou třídu přesnosti v  tabulce  20. 
Tabulka 20 – Meze přídavné chyby v % při zkoušce vlivu změny kmitočtu ±2  %·fn 
Připojení k síti  Zátěž  Činné elektroměry – Statické  
Proud  Účiník  Třída přesnosti  
2 1 0,5 S 0,2 S 
přímé 0,05In až Imax 
0,10In až Imax 1 
0,5 ind. ±0,8 
±1,0 ±0,5 
±0,7 ±0,2 
±0,2 – 
– 
přes  
transformátor  0,02In až Imax 
0,05In až Imax 1 
0,5 ind. ±0,8 
±1,0 ±0,5 
±0,7 ±0,2 
±0,2 ±0,1 
±0,1 
 
Připojení k síti  Zátěž  Činné elektroměry  – Elektromechanické  
Proud  Účiník  Třída přesnosti  
2 1 0,5 
přímé 0,1Ib 
0,5Imax 
0,5Imax 1 
1 
0,5 ind. ±1,5 
±1,3 
±1,5 ±1,0 
±0,8 
±1,0 ±0,7 
±0,6 
±0,8 
přes  
transformátor  0,1In 
0,5Imax 
0,5Imax 1 
1 
0,5 ind. ±1,5 
±1,3 
±1,5 ±1,0 
±0,8 
±1,0 ±0,7 
±0,6 
±0,8 
 Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C022 -18 
24 Připojení k síti  Zátěž  Jalové elektroměry (statické)  
Proud  Účiník  Třída přesnosti  
3 2 1 a 1S 0,5 S 
přímé 0,05In až Imax 
0,10In až Imax 1 
0,5 ind. ±2,5 
±2,5 ±2,5 
±2,5 ±0,5 
±1,0 ±0,25  
±0,5 
přes  
transformátor  0,02In až Imax 
0,05In až Imax 1 
0,5 ind. ±2,5 
±2,5 ±2,5 
±2,5 ±0,5 
±1,0 ±0,25  
±0,5 
 
5.8.7   Zkouška počítadla  
Zkouška počítadla  se provádí podle článku 7.7 . 
6   Prvotní ověření  
Prvotnímu ověření  ve smyslu zákona č. 505/1990  Sb., o metrologii, ve znění  pozdějších předpisů  ne-
podléhají  činné elektroměry tříd A, B a C určené pro použití v  obytných a obchodních prostorách 
a v lehkém průmyslu . Tato měřidla jsou uváděna na trh a do provozu s  posouzením shody podle nařízení 
vlády1. 
 
Prvotnímu ověření  ve smyslu zákona č. 505/1990  Sb., o metro logii, ve znění  pozdějších předpisů  pod-
léhají  pouze:  
a) činné elektroměry tříd 0,2 S; 0,5 S; 0,5; 1 a 2 ; 
b) elektroměry určené pro jiné použití než v  obytných a obchodních prostorách a  v lehkém prů-
myslu;  
c) jalové elektroměry tříd 0,5 ; 1; 1 S; 2 a 3 nebo funkce měření jalové energie u elektroměrů urče-
ných k měření více druhů energie;  
d) elektroměry pro měření činné energie třídy 2, označené z načkou EHS;  
e) elektroměry,  které mají v  daném čase platný certifikát o schválení typu s  využitím přechodného 
ustanovení podle §  9 nařízení vlády;  
f) elektroměry po opravě.  
Při prvotním ověření se aplikuje postup identický s  následným ověřením podle kapitoly 7.  
7   Následné ověření  
Následnému ověření  ve smyslu zákona č. 505/1990  Sb., o metrologii, ve znění  pozdějších předpisů  pod-
léhají  elektroměry všech typů a tříd uvedených v  tomto předpisu. Způsob uvedení elektroměru na trh a 
do provozu je zohledněn specifikací požadavků na přesnost při ověřování podle jednotlivých tříd elek-
troměrů.  
7.1.   Všeobecně  
Při následném ověřování e lektroměrů musí být vykonány následující  zkoušky:  
  a)  vizuální prohlídka;  
  b)  zkouška chodu naprázdno;  
  c)  zkouška náběhu;  
  d)  zkouška přesnosti;  Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C022 -18 
25   e)  zkouška počítadla.  
7.2   Vizuální prohlídka  
Při vizuální  prohlídce se kontroluje, zda se elektr oměr předložený k  ověření shoduje , včetně verze soft-
ware, se schváleným typem nebo s  provedením měřidla, u kterého byla prohlášena shoda v  rámci uve-
dení na trh. Pozornost musí být věnována kontrole správnosti označení ve smyslu článku 4.1 a jeho  
čitelnosti .  
Dále se kontroluje zda elektroměr není mechanicky poškozený a zda u elektroměrů s  elektronickým 
displejem jsou po připojení do sítě viditelné všechny znaky  na displeji.  
Elektroměry, které se neshodují se schváleným typem  nebo s provedením  měřidla, u  kterého byla pro-
hlášena shoda v  rámci uvedení na trh  a poškozené elektroměr y se dále nezkouší .  
7.3   Zkušební podmínky  
7.3.1    Požadavky na zkušební zařízení  
Měřicí stanice pro zkoušení elektroměrů musí být vybavena referenčním elektroměrem s  platným ka-
libračním listem. Měřicí stanice jako celek musí být prověřena tzv. funkční zkouškou stanice jako celku.  
Zkušební zařízení musí umožnit zjištění chyb elektroměr ů s nejistotou rovnající se nejvýše  1/4 mezí 
chyb v  tabulkách 25 až 31. Při zkoušení elektroměrů třídy 0,2  S postačuje poměr 1/3 těchto mezí chyb.  
Zařízení musí rovněž umožnit jednoznačně kontrolu splnění požadavků 2.2, 2.3 a 2.4.   
7.3.2    Referenční podmínky pro zkoušky  
Zkoušky se provádějí v  referenčních podmínkách na elektroměrech s  nasazeným víkem, zapojených na 
zkušebním zařízení podle schématu zapojení daném výrobcem.  
Pro ověřování elektroměrů platí referenční podmínky uvedené v  tabulkách 20 až 22.  
Mimo těchto specifikovaných podmínek nesmí být v  laboratoři rušivé mechanické vibrace.   
Tabulka  21 – Referenční podmínky pro činné elektromechanické elektroměry  
Ovlivňující veličina  Referenční  
hodnota  Dovolené tolerance  
pro elektroměry třídy přesnos ti Dovolené tolerance  
pro elektroměry třídy  
0,5 1 2 A B 
Teplota okolí  Referenční teplota, 
nebo  není-li uve-
dena, pak 23  °C ±1 °C ±2 °C ±2 °C ±2 °C ±2 °C 
Napětí  Referenční napětí  ±0,5 %  ±1,0 %  ±1,0 %  ±1,0 % ±1,0 % 
Kmitočet  Referenční kmitočet  ±0,2 %  ±0,3 %  ±0,5 %  ±0,5 % ±0,3 % 
Sled fází  L1 – L2 – L3 – – – – – 
Nesymetrie napětí  Všechny fáze  
zapojeny  – – – – – 
Tvar vlny  Sinusová napětí 
a proudy  Činitel zkreslení menší než:  
2 % 2 % 3 % 3 % 2 % 
Stejnosměrné magne-
tické pole vnějšího pů-
vodu  Rovn ající se  nule – – – – – 
Rovn ající se  nule Hodnota indukce vyvolávající změnu chyby ne  větší než:  Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C022 -18 
26 Střídavé magnetické 
pole vnějšího původu 
s kmitočtem sítě  ±0,1 %  ±0,2 %  ±0,3 %  ±0,3 % ±0,2 % 
Činnost přídavných za-
řízení  Přídavné zařízení 
není v  provozu  – – – – – 
Pracovní poloha  Vertikální pracovní 
poloha c ±0,5º  ±0,5º  ±0,5º  ±0,5°  ±0,5°  
Rušení šířená vedením 
indukovaná vf elektro-
magnetickými poli, 
150 kHz až 80  MHz   Rovn ající se  nule <1 V  <1 V  <1 V  <1 V  <1 V  Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C022 -18 
27 Tabulka  22 – Referenční podmínky pro činné statické elektroměry  
Ovlivňující  
veličina  Referenční 
hodnota  Dovolené tolerance  
pro elektroměry třídy přesnosti  Dovolené tolerance  
pro elektroměry třídy  
0,2 S 0,5 S 1 2 A B C 
Teplota okolí  Referenční tep-
lota, nebo  není-
li uvedena, pak 
23 °C ±2 °C ±2 °C ±2 °C ±2 °C ±2 °C ±2 °C ±2 °C 
Napětí  Referenční na-
pětí ±1,0 %  ±1,0 %  ±1 %  ±1 %  ±1,0 % ±1,0 % ±1,0 % 
Kmitočet  Referenční 
kmitočet  ±0,3 %  ±0,3 %  ±0,3 %  ±0,5 %  ±0,5 % ±0,3 % ±0,3 % 
Sled fází  L1 – L2 – L3 – – – – – – – 
Nesymetrie  napětí  Všechny fáze 
zapojeny  – – – – – – – 
Tvar vlny  Sinusová napětí 
a proudy  Činitel zkreslení menší než:  
2 % 2 % 2 % 3 % 3 % 2 % 2 % 
Stejnosměrné  
magnetick é pole 
vnějšího původu  Rovn ající se  
nule – – – – – – – 
Střídavé  magne-
tické pole  vnějšího 
původu  s kmi-
točtem sítě  Rovn ající se  
nule Hodnota indukce vyvolávající změnu chyby ne větší než:  
±0,1 %  
nebo  
<0,05 mT  ±0,1 %  
nebo  
<0,05 mT  ±0,2 %  ±3 %  ±0,3 % ±0,2 % ±0,1 % 
Elektromagnetická 
vf pole,  
30 kHz až 2 GHz  Rovn ající se  
nule <1 V/m  <1 V/m  <1 V/m  <1 V/m  <1 V/m  <1 V/m  <1 V/m  
Činnost p řídav-
ných zařízení  Přídavné  
zařízení  není  
v provozu  – – – – – – – 
Rušení šířená ve-
dením  indukovan á 
vf elektromagne-
tickými poli , 
150 kHz až 
80 MHz  Rovn ající se  
nule <1 V  <1 V  <1 V  <1 V  <1 V  <1 V  <1 V  
 Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C022 -18 
28 Tabulka 23 – Referenční podmínky pro jalové statické elektroměry  
Ovlivňující veličina  Referenční  
hodnota  Dovolené tolerance pro elektroměry  
třídy přesnosti  
0,5 S  1 a 1S 2 3 
Teplota okolí  Referenční teplota 
nebo, není -li uve-
dena, 23 °C ±2 °C ±2 °C ±2 °C ±2 °C 
Napětí  Referenční napětí  ±1,0 %  ±1,0 %  ±1,0 %  ±1,0 %  
Kmitočet  Referenční kmito-
čet ±0,3 % ±0,3 % ±0,5 %  ±0,5 %  
Sled fází  L1 – L2 – L3 – – – – 
Napěťová nesymetrie  Všechny fáze  
zapojeny  – – – – 
Tvar vlny  Sinusové napětí  Činitel nelineárního zkreslení menší než  
2 % 2 % 2 % 3 % 
Stejnosměrná magnetická in-
dukce vnějšího původu  Rovn ající se  nule – – – – 
Střídavá magnetická indukce 
vnějšího původu při referenčním 
kmitočtu  Magnetická  
indukce rovnající 
se nule Hodnota indukce vyvolávající změnu chyby  
ne větší než:  
±0,3 %  ±0,3 %  ±0,3 %  ±0,3 %  
Elektromagnetická vyso kofrek - 
venční pole, 30  kHz až 2 GHz  Rovn ající se  nule <1 V/m  <1 V/m  <1 V/m  <1 V/m  
Činnost příslušenství  Žádná činnost pří-
slušenství  – – – – 
Poruchy indukované elektro -
magnetickými poli, 150kHz až 
80 MHz  a šířené po vedení  Rovn ající se  nule <1 V  <1 V  <1 V  <1 V  
 
7.3.3    Příprava elektroměrů pro zkoušky  
Před vlastními metrologickými zkouškami musí být elektroměry teplotně stabilizovány v  místnosti 
s teplotou (23   5) °C po dobu nejméně 6  hodin.  
Před provedením jednotlivých zkouš ek při ověřování musí být pro dosažení pracovní teploty připojeny 
napěťové obvody elektroměrů na referenční napětí nejméně : 
30 min pro elektromechanické elektroměry;  
5 min pro statické elektroměry.  
7.4   Zkouška chodu naprázdno  
7.4.1    Zkouška chodu naprázdno elektromechanických elektroměrů  
U elektroměrů s mechanickým číselníkem smí být v záběru pouze bubínek nejnižšího řádu . Elektrome-
chanické  elektroměry se před zkouškou nastaví tak, aby značka na rotoru byla viditelná v okénku.  
Při zkoušce se na napěťové obvody postupně připojí napětí s  hodnotou : 
80  referenčního napětí;  
110  referenčního napětí;  
přičemž proudové obvody elektroměru nejsou n apájeny.  Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C022 -18 
29 Doba zkoušky je nejméně 15 min ut pro každé napětí.  
Zkouš ka je  vyhovující, jestliže značka na rotoru neopustila okénko . 
7.4.2    Zkouška chodu naprázdno statických elektroměrů  
U statických elektroměrů se na napěťové obvody připojí napětí s  hodnotou  115  referenčního napětí, 
přičemž proudové obvody elektroměru nejsou napájeny. Minimální doba zkoušky  se vypočítá z rovnice : 
 
 
 
kde  k   ...........   je konstanta elektroměru (imp/kWh  nebo resp. imp/kvarh ), 
 Pmax  ........   maximální možný výkon měřený elektroměrem ve W resp. var, 
 hodnoty konstant y K0 jsou uvedeny v  tabul ce 24. 
Tabulka 2 4 – Hodnoty konstanty  K0 
Třída 
přesnosti  Činné elektroměry  Jalové elektroměry  
2 1 0,5 S 0,2 S 3 2 1 a 1 S 0,5 S  
K0 480 600 600 900 300 480 600 600 
Minimální doba zkoušky  pro elektroměry tříd A, B a C v minutách se  vypočítá z rovnice : 
 
 
kde  k   ...........   je konstanta elektroměru (imp/kWh ), 
 m  ...........   počet měřicích prvků , 
 Utest   .......  zkušební napětí ve voltech , 
 Ist    .........   náběhový proud dle tabulky 8 v ampérech.  
Doba zkoušky statických elektroměrů musí být minimálně  15 minut , i když je vypoč ítaná doba t kratší.  
Zkouška je vyhovující, jestliže zkušební svítící dioda nebo výstup impulzů pro dálkové měření nevyslal y 
žádný nebo maximálně 1  impulz . 
7.5   Zkouška náběhu  
Při zkoušce náběhu musí elektroměr začít mě řit energii po připojení referenčního napětí Un, při 
cos   (resp. sin  φ) = 1 a přivedení proudu podle tabulky 7 nebo 8  nebo 9  do proudových obvodů. Sle-
duje se otáčení rotoru resp. vydávání impulzů na zkušebním výstupu.  
Různá provedení elektroměrů se zkouš í za doplňujících podmínek:  
   elektromechanické elektroměry s mechanickým číselníkem: v záběru nesmí být více jak dva bu-
bínky;  
    elektromechanické elektroměry s mechanickým měřičem maxima: ukazatel maxima nesmí být 
v záběru;  
  elektroměry s  několika referenčními napětími: u elektroměrů s více referenčními napětími nebo 
s celým rozsahem referenčních napětí se zkouška náběhu provádí při maximálním a minimálním 
napětí uvedeném na štítku;  
   elektroměry se dvěma základními proudy:  zkouška náběhu se provádí při náběhovém proudu vy-
počítaném  z menšího základního proudu.  (2) 
(3) 
max6
010
PkKt
st test310 240
I UmktOpatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C022 -18 
30 Elektromechanický elektroměr je vyhovující , pokud se rotor elektroměru rozběhl a vykonal aspoň jednu 
plnou otáčku. Zkouška se provádí tak dlouho,  až jsou popsané podm ínky splněny, nejdéle však po dobu, 
za kterou by rotor zkoušeného elektroměru vykonal teoreticky 3 otáčky (pokud by měřil při náběhovém 
proudu bez chyb).  
Statický elektroměr je vyhovující, pokud zkušební svítící dioda nebo výstup impulzů pro dálkové měření 
vyslaly aspoň 2 impulzy Zkouška se provádí tak dlouho, až jsou popsané podmínky splněny, nejdéle 
však po dobu, za kterou by zkušební dioda zkoušeného ele ktroměru nebo výstup impulzů pro dálkové 
měření vyslala teoreticky aspoň 3 impulzy (pokud by měřil při náběhovém proudu bez chyb).  Tato doba 
v minutách  se vypočítá z rovnice   
∆t = 3∙6∙104
𝑘∙𝑚∙𝑈n∙𝐼st 
7.6   Zkouška přesnosti  
7.6.1    Všeobecně  
Při zkoušce přesnosti se zjišťují chyby elektroměrů při proudech podle tabulek 2 5 až 31. Zkouška přes-
nosti musí být provedena buď:  
a) metodou snímání otáček kotouče nebo impulzů zkoušeného elektroměru, nebo  
b) metodou odečtu údaje z číselníku zkoušeného elektroměru.  
Před za čátkem měření chyby při daném nastaveném proudu je nutno vyčkat nejméně 5  sekund . 
7.6.2    Nejistoty měření  
Chyby měření elektroměrů musí být zjištěny s  nejistotami menšími než 1/4 mezí dovolených chyb podle 
tabulek 2 5 až 31. Výjimkou jsou statické elektrom ěry třídy přesnosti 0,2  S, kde nejistoty měření musí 
být menší 1/3 mezí dovolených chyb podle tabulky 27. 
7.6.3    Zvláštní požadavky na zkoušky  
U elektroměrů s mechanickým číselníkem může být při zkouškách prováděných metodou snímání otá-
ček kotouče nebo im pulzů zkoušeného elektroměru v  záběru pouze bubínek nejnižšího řádu. Při metodě 
odečtu údaje číselníku mohou být v záběru nejvýše 2 poslední bubínky.  
Pro elektroměry s přídavným zařízením platí stejné zkušební podmínky a stejné meze chyb jako pro 
elektromě ry bez přídavných zařízení. Výjimku tvoří elektroměry s  mechanickým přídavným zařízením 
pro měření maxima, kdy un ašeč nesmí přímo pohánět ukazatel maxima.  
Pro speciální vyhotovení elektroměrů se zkoušky přesnosti provedou za těchto podmínek:  
   elektroměr y s několika referenčními napětími: u elektroměrů s více referenčními napětími nebo 
s celým rozsahem referenčních napětí se zkouška provádí při maximálním a minimálním napětí 
uvedeném na štítku;  
   elektroměry se dvěma základními proudy: zkouška se provád í na nejnižším zkušebním bodě při 
menším základním proudu. Ve všech ostatních zkušebních bodech se provádí při vyšším základ-
ním proudu;  
   elektroměry s datovým rozhraním: místo vizuálně odečítaných údajů může být pro zkoušky pou-
žito přístrojové odečítání  obsahů příslušných registrů. Takto odečtené hodnoty a hodnoty zobra-
zené na displeji však musí být (alespoň na viditelných řádových místech zobrazeného údaje) to-
tožné. Toto porovnání musí být provedeno v průběhu zkoušky přesnosti nejméně jednou;  
   vysílací elektroměry: u elektroměrů vybavených svorkami s výstupem impulzů pro dálkové mě-
ření energie musí být kromě všech uvedených zkoušek provedena dodatečná zkouška tohoto vý-
stupu. Použitá zkušební stanice musí být vybavena elektronickým zařízením scho pným přijímat 
ten typ impulzů, který elektroměr vysílá. Zkouška výstupu impulzů pro dálkové měření se provádí 
při referenčním napětí, základním proudu a  účiníku rovnajícím se jedné.  (4) Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C022 -18 
31    elektroměry s  měřičem maxima : zkouší se pouze na stanici, která je pro  toto měření vybavena. 
Zkouší se při referenčním napětí, maximálním proudu a účiníku = 1. Použije se měř icí perioda 15 
minut. Před začátkem zkoušky se provede nulování registru 15minutového maxima. Provede se 
odečet registru výkonu na začátku a na konci mě řící periody. Chyba maximálního změřeného 
výkonu v  měřicí periodě musí být menší než hodnoty dovolených chyb v  tabulkách 1 až 6. 
Zkouška se provede pro činnou a jalovou energii a to pro odběr i dodávku.   
7.6.4    Vyhodnocení zkoušky přesnosti  
Elektroměr je vyhovující, pokud jsou zjištěné chyby měření elektroměru menší než meze chyb uvedené 
v tabulkách 25 až 31 (nejistota měření zkušebního zařízení se při stanovení chyby elektroměru neuva-
žuje) . 
Tabulka  25 – Meze chyb pro jednofázové činné elektr omechanické a statické elektroměry  
tříd přesnosti 0,5, 1 a 2  (platí i pro elektroměry označené značkou EHS)  
Měření 
číslo  Proud  cos  Třída přesnosti pro přímé připojení  Třída přesnosti pro připojení  
přes měřicí transformátor  
0,5 1 2 0,5 1 2 
1 1) 5 (10)  Ib 1 1,0  1,5  2,5  1,0  1,5  2,5  
2 100  Ib 1 0,5  1,0  2,0  0,5  1,0  2,0  
3 100  Ib 0,5 ind.  0,8  1,0  2,0  0,8  1,0  2,0  
4 Imax. 1 0,5  1,0  2,0  0,5  1,0  2,0  
)   Hodnota proudu v závorce platí pro elektromechanické elektroměry vyrobené do konce roku 1993.  
 
Tabulka 26 – Meze chyb pro třífázové činné elektromechanické a statické elektroměry  
tříd přesností 0,5, 1 a 2  (platí i pro elektroměry označené značkou EHS)  
Měření 
číslo  Proud  Proud  
ve fázích  cos  Třída přesnosti  
pro přímé připojení  Třída přesnosti pro připojení  
přes měřicí transformátor  
1 2 0,5 1) 1 a 1 S 2 
1 2) 5 (10) Ib L1-L2-L3 1 1,5  2,5  1,0  1,5  2,5  
2 50  Ib L1 1 2,0  3,0  1,5  2,0  3,0  
3 3) 50  Ib L2 1 2,0  3,0  1,5  2,0  3,0  
4 50  Ib L3 1 2,0  3,0  1,5  2,0  3,0  
5 50  Ib L1 0,5 ind.  – – 1,5  2,0  – 
6 3) 50  Ib L2 0,5 ind.  – – 1,5  2,0  – 
7 50  Ib L3 0,5 ind.  – – 1,5  2,0  – 
8 100  Ib L1-L2-L3 1 1,0  2,0  0,5  1,0  2,0  
9 100  Ib L1-L2-L3 0,5 ind.  1,0  2,0  0,8  1,0  2,0  
10 Imax. L1-L2-L3 1 1,0  2,0  0,5  1,0  2,0  
1)   Třída přesnosti 0,5 pouze pro elektromechanické elektroměry.  
2)   Hodnota proudu v závorce platí pro elektromechanické elektroměry vyrobené do konce roku 1993.  
3)    U třívodičových elektroměrů se měření č. 3 a č. 6 vynechá.  Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C022 -18 
32 Tabulka 27 – Meze chyb pro třífázové činné statické elektroměry  tříd přesností 0,2  S a 0,5  S 
Měření 
číslo  Proud  Proud  
ve fázích  cos  Třída přesnosti pro 
přímé připojení  Třída přesnosti pro připojení přes 
měřicí transformátor  
0,5 S 0,2 S 0,5 S 
1 2  Ib L1-L2-L3 1 – 0,4  1,0  
2 5  Ib L1-L2-L3 1 0,5  0,2  0,5  
3 5  Ib L1-L2-L3 0,5 ind. 1,0  0,5  1,0  
4 5  Ib L1-L2-L3 0,8 kap. 1,0  0,5  1,0  
5 5  Ib L1 1 0,6  0,3  0,6  
6 1) 5  Ib L2 1 0,6  0,3  0,6  
7 5  Ib L3 1 0,6  0,3  0,6  
8 10  Ib L1-L2-L3 1 0,5  0,2  0,5  
9 50  Ib L1 1 0,6  0,3  0,6  
10 1) 50  Ib L2 1 0,6  0,3  0,6  
11 50  Ib L3 1 0,6  0,3  0,6  
12 50  Ib L1 0,5 ind.  – 0,4  1,0  
13 1) 50  Ib L2 0,5 ind.  – 0,4  1,0  
14 50  Ib L3 0,5 ind.  – 0,4  1,0  
15 100  Ib L1-L2-L3 1 0,5  0,2  0,5  
16 100  Ib L1-L2-L3 0,5 ind.  0,6  0,3  0,6  
17 100  Ib L1-L2-L3 0,8 k ap. 0,6  0,3  0,6  
18 Imax. L1-L2-L3 1 0,5  0,2  0,5  
1)   U třívodičových elektroměrů se měření č. 6, č. 10  a č. 13 vynechá.  
 
Tabulka 28 – Meze chyb pro jednofázové činné elektromechanické a činné statické elektroměry   
třídy A, B a C  
Měření 
číslo  Proud  cos  Třída A  Třída B  Třída C 1) 
1 Imin 1 2,5 %  1,5 %  1,0 %  
2 Itr 1 2,0 %  1,0 %  0,5 %  
3 Itr 0,5 ind.  2,0 %  1,0 %  0,5 %  
4 Iref 1 2,0 %  1,0 %  0,5 %  
5 Iref 0,5 ind.  2,0 %  1,0 %  0,5 %  
6 Iref 0,8 k ap. 2,0 %  1,0 %  0,5 %  
7 Imax 1 2,0 %  1,0 %  0,5 %  
1)   Třída C pouze pro statické elektroměry.  
POZNÁMKA  Itr = 10 % Iref  pro přím o připojené  elektroměry;  
  Itr = 5 % In pro elektroměry pro připojení přes transformátory . Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C022 -18 
33 Tabulka 29 – Meze chyb pro třífázové činné elektromechanické a činné statické elektroměry  
třídy A, B a C  
Mě-
ření 
číslo  Proud  cos  Proud ve 
fázích  Třída A  Třída B  Třída C 1) 
1 Imin 1 L1-L2-L3 2,5 %  1,5 % 1,0 %  
2 Itr 1 L1-L2-L3 2,0 %  1,0 %  0,5 %  
3 Itr 0,5 ind.  L1-L2-L3 2,0 %  1,0 %  0,5 %  
4 50 %  Iref 1 L1 3,0 %  2,0 %  1,0 %  
5 50 %  Iref 1 L2 3,0 %  2,0 %  1,0 %  
6 50 %  Iref 1 L3 3,0 %  2,0 %  1,0 %  
7 50 %  Iref 0,5 ind.  L1 – 2,0 %  1,0 %  
8 50 %  Iref 0,5 ind.  L2 – 2,0 %  1,0 %  
9 50 %  Iref 0,5 ind.  L3 – 2,0 %  1,0 %  
10 Iref 1 L1-L2-L3 2,0 %  1,0 %  0,5 %  
11 Iref 0,5 ind.  L1-L2-L3 2,0 %  1,0 %  0,5 %  
12 Iref 0,8 kap. L1-L2-L3 2,0 %  1,0 %  0,5 %  
13 Imax 1 L1-L2-L3 2,0 %  1,0 %  0,5 %  
1)   Třída C pouze pro statické elektroměry.  
POZNÁMKA  Itr = 10 % Iref  pro přím o připojené  elektroměry;  
  Itr = 5 % In pro elektroměry pro připojení přes transformátory . 
Tabulka  30 – Meze chyb pro třífázové jalové statické elektroměry tříd přesností 0,5 S , 1 a 1 S 
Měření 
číslo Proud  
ve fázích  sin  Hodnota proudu pro elektroměr  Třída přesnosti  
pro přímé  
připojení  pro připojení 
přes měřicí 
transformátor  0,5 S  1 a 1 S 
1 L1-L2-L3 1 5 % Ib 2 % In 1,0  1,5  
2 L1-L2-L3 1 10 % Ib 5 % In 0,5  1,0  
3 L1-L2-L3 0,5ind.  10 % Ib 5 % In 1,0  1,5  
4 L1-L2-L3 0,8kap.  10 % Ib 5 % In 1,0  1,5  
5 L1 1 50 % Ib 50 % In 0,7  1,5  
6 1) L2 1 50 % Ib 50 % In 0,7  1,5  
7 L3 1 50 % Ib 50 % In 0,7  1,5  
8 L1-L2-L3 1 100 % Ib 100 % In 0,5  1,0  
9 L1-L2-L3 0,5ind.  100 % Ib 100 % In 0,5  1,0  
10 L1-L2-L3 0,5kap.  100 % Ib 100 % In 0,5  1,0  
11 L1-L2-L3 1 Imax Imax 0,5  1,0  
1)   U třívodičových elektroměrů se měření č. 6 vynechá.  Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C022 -18 
34 Tabulka  31 – Meze chyb pro třífázové jalové statické elektroměry tříd přesností 2 a 3  
Měření 
číslo Proud  
ve fázích  sin  Hodnota proudu pro elektroměr  Meze chyb  
pro přímé  
připojení  pro připojení 
přes měřicí 
transformátor  2 3 
1 L1-L2-L3 1 5 % Ib 2 % In 2,5  4,0  
2 L1-L2-L3 1 10 % Ib 5 % In 2,0  3,0  
3 L1-L2-L3 0,5ind.  10 % Ib 5 % In 2,5  4,0  
4 L1-L2-L3 0,8kap.  - 5 % In 2,0  3,0  
5 L1 1 50 % Ib 50 % In 3,0  4,0  
6 1) L2 1 50 % Ib 50 % In 3,0  4,0  
7 L3 1 50 % Ib 50 % In 3,0  4,0  
8 L1-L2-L3 1 100 % Ib 100 % In 2,0  3,0  
9 L1-L2-L3 0,5ind.  100 % Ib 100 % In 2,0  3,0  
10 L1-L2-L3 0,8kap.  100 % Ib 100 % In 2,0  3,0  
11 L1-L2-L3 1 Imax Imax 2,0  3,0  
1)   U třívodičových elektroměrů se měření č. 6 vynechá.  
 
7.7   Zkouška počítadla  
Zkouška počítadla se provádí pouze v případě, že zkouška přesnosti byla provedena podle článku 7.6.1, 
odstavc e a) metodou snímání otáček rotoru nebo impulzů zkoušeného elektroměru.  
Zkouška počítadla  se provádí při účiníku = 1 a při jednom  proudu mezi základním a maximálním.   
POZNÁMKA    Pokud na štítku elektroměru není vyznačen maximální proud Imax, pak se pro účely tohoto předpisu 
rovná 1,2násobku jmenovitého (základního) proudu vyznačeného na štítku.  
Elektroměr je vyhovující, pokud jsou  zjištěné rozdíly chyb metodou snímání otáček rotoru  anebo im-
pulzů zkoušeného elektroměru a metodou odečtu údaje počítadla  zkoušeného elektroměru při stejném 
proudu menší než 1/10 meze chyby při referenčních podmínkách . U elektroměrů s  mechanickým po-
čitadle m je tento poměr zvýšen na 1/4 meze chyby.  
U elektroměrů třídy přesnosti 0,2  S je tento poměr zvýšen na 1/4 meze chyby.  
7.8   Následné ověření elektroměrů použitím statistické výběrové zkoušky  
Pro následné ověření elektroměrů instalovaných v  distribuční s íti lze na žádost uplatnit  statistick ou vý-
běrov ou zkoušk u specifikovaného základního souboru elektroměrů.  
7.8.1   Základní soubor pro  statistickou výběrovou zkoušku  
Základní soubor mohou tvořit pouze elektroměry od  jednoho výrobce, stejného typu  se stejný m refe-
renčním napětím a stejným referenčním a maximálním proudem. Jednou takto vytvořený soubor je ne-
měnný a elektroměry v  něm zařazené již nelze zařadit do jiného základního souboru k  dalšímu násled-
nému ověření statistickou výběrovou zkouškou.  
Poslední pl atné ověření elektroměrů resp. posouzení shody elektroměrů při uvedení do provozu v  zá-
kladním souboru nesmí být provedeno ve větším časovém rozptylu, než jsou dva po sobě následující 
roky.  Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C022 -18 
35 7.8.2    Použitá statistická metoda  
Statistickou výběrovou zkoušku l ze provést metodou jednoho nebo dv ou výběr ů ze základního souboru 
elektroměrů podle uznávaných statistických metod. Provedený výběr smí obsahovat specifikovaný sou-
bor náhradních elektroměrů pro doplnění zkoušeného výběru v  průběhu zkoušek.  
Logistické a další detaily provedení statistické výběrové zkoušky včetně přejímacích plánů stanoví me-
trologický orgán provádějící ověření svým vnitřním předpisem.  
7.8.3    Prováděné zkoušky  
Všechny elektroměry předloženého výběru jsou podrobeny v  plném rozsahu zkouškám předepsaným 
pro následné ověření elektroměrů podle článků 7.2 a 7.4 až 7.7. Pokud elektroměr z  výběru nevyhoví 
při vizuální prohlídce podle článku 7.2, lze jej nahradit elektroměrem ze souboru náhradních elektro-
měrů.  
Elektroměr je klasifikován jako neshodný, jestliže nevyhověl při zkoušce chodu naprázdno podle článku 
7.4 a zkoušce náběhu podle článku 7.5 a zjištěná hodnota chyby měření při zkoušce přesnosti podle článku 
7.6 je větší než meze chyb uvedené pro jednotlivé druhy elektroměrů v  tabulkách 2 5 až 31.  
7.8.4   Vyhodnocení výsledků statistické výběrové zkoušky  
Kontrolovaný výběr elektroměrů je hodnocen jako vyhovující, byly -li splněny požadavky na přijetí 
podle předem přijatého  přejímacího plánu výběrové kontrol y. V opačném případě se jedná o  výsledek 
nevyhovující.  
Pokud výběrová kontrola skončí s nevyhovujícím výsledkem, hodnotí se jako nevyhovující všechny 
elektroměry základního souboru.  
8   Přezkoušení měřidla  
Při přezkušování měřidel podle §  11a zákona o metrologii na žádost osoby, která můž e být dotčena jeho 
nesprávným měřením, budou provedeny všechny relevantní zkoušky dle kapitoly  7, u kterých je to tech-
nicky proveditelné; poslední věta článku 7. 2 se nepoužije .  
Jako největší dovolené chyby se uplatní dvojnásobné hodnoty největších dovolen ých chyb uvedených 
pro jednotlivé druhy elektroměrů v  tabulkách 25 až 31. Při tomto přezkoušení  se požadavky na náběh, 
chod naprázdno a počítadlo nemění.   
9   Oznámené normy  
ČMI oznámí pro účely specifikace metrologických a technických požadavků na měřidla  a pro účely 
specifikace metod zkoušení při schvalování jejich typu a ověřování, vyplývajících z  tohoto opatření 
obecné povahy, české technické normy, další technické normy nebo technické dokumenty mezinárod-
ních, popřípadě zahraničních organizací, nebo jin é technické dokumenty obsahující podrobnější tech-
nické požadavky (dále jen „oznámené normy“). Seznam těchto oznámených norem s  přiřazením k  pří-
slušnému opatření oznámí ČMI společně s  opatřením obecné povahy veřejně dostupným způsobem (na 
webových stránkách  www.cmi.cz ). 
Splnění oznámených norem nebo splnění jejich částí se považuje v  rozsahu a za podmínek stanovených 
tímto opatřením obecné povahy za splnění těch požadavků stanovených tímto opatřením, k  nimž se tyto 
normy neb o jejich části vztahují.  
Shoda s oznámenou normou je jedním ze způsobů, jak prokázat splnění požadavků.  Tyto požadavky 
mohou být splněny i jiným technickým řešením garantujícím stejnou nebo vyšší úroveň ochrany opráv-
něných zájmů.  Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C022 -18 
36  II. 
O D Ů V  O D N Ě N Í   
ČMI vydává podle § 14 odst. 1 písmeno j) zákona o metrologii k provedení § 6 odst. 2, § 9 odst. 1 a 9  
a § 11a odst. 3 zákona o metrologii toto opatření obecné povahy, kterým se stanovují metrologické  
a technické požadavky na stanovená měřidla a zkoušky při schvalování typu a při ověřování stanove-
ných měřidel – „elektroměry “.  
Vyhláška č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající 
schválení typu, ve znění pozdějších předpisů, zařazuje v příloze Druhový seznam stano vených měřidel 
uvedený druh měřidel pod položkou 4.1.1, 4.1.2 a 4.1.3 a mezi měřidla podléhající schvalování typu a 
povinnému ověřování.  
Tento předpis (Opatření obecné povahy) bude oznámen v souladu se směrnicí Evropského parlamentu 
a Rady (EU) č. 2015/15 35 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických 
předpisů a předpisů pro služby informační společnosti.  
 
III. 
P O U Č E N Í  
V souladu s  ustanovením §  172 odst.  l SprŘ ve spojení s  ustanovením §  39 odst.  l SprŘ stanovuje ČMI 
lhůtu pro uplatnění připomínek do 30 dnů od data vyvěšení na úřední desce. K připomínkám podaným 
po této lhůtě se nepřihlíží.  
Dotčené osoby se tímto vyzýva jí k uplatnění připomínek k  tomuto návrhu opatření obecné povahy. 
S ohledem na ustanovení §  172 odst.  4 SprŘ se připomínky podávají v  písemné podobě.  
Dle ustanovení §  174 odst.  l SprŘ ve spojení s  ustanovením §  37 odst.  l SprŘ musí být patrno, kdo při-
pomín ky činí, vůči kterému opatření obecné povahy směřují, v  čem je spatřován rozpor s  právními před-
pisy nebo nesprávnost opatření obecné povahy, musí obsahovat podpis osoby, která je činí.  
Do podkladů návrhu opatření obecné povahy je možné nahlédnout u Českéh o metrologického institutu, 
Úsek pro legální metrologii, Okružní 31, 638 00 Brno, a to po telefonické dohodě.  
Tento návrh opatření obecné povahy bude zveřejněn po dobu 15 dnů.  
 
 
 
  
 RNDr. Pavel Klenovský v.r.  
 generální ředitel  
Za správnost vyhotovení:  Mgr. Tomáš Hendrych  
Vyvěšeno dne:  1. 6. 2018   
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení:   Mgr. Tomáš Hendrych v.r.  
  
Sejmuto dne:     
Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí: