Český metrologický institut  
Okružní 31, 638 00  Brno  
 
 
 Manažerské shrnutí pro EK (není součástí tohoto právního předpisu)  
Osobní zvukové expozimetry jsou v  ČR uváděny na  trh a do provozu podle zákona č. 505/1990 Sb. o 
metrologii, ve znění pozdějších předpisů.  
Předmětem tohoto notifikovaného předpisu je stanov ení metrologických a technických požadavků na 
tyto měřidla . Předpis stanovuje dále zkoušky pro účely  schválení typu a ověřování.  
 (Konec manažerského shrnutí.)  
 
  
 Vyřizuje: Mgr. Tomáš Hendrych  
 Telefon: 545  555 414 
 
V E Ř E J N Á  V  Y H L Á Š K A  
 
Český metrologický institut (dále jen „ČMI“), jako orgán věcně a místně příslušný ve věci stanovov ání 
metrologických a technických požadavků na stanovené měřidlo a stanovování metod zkoušení při schv a-
lování typu a při ověřování stanoveného měřidla dle §  14 odst.  1 zákona č. 505/1990  Sb., o  metrologii, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o metrologii“), a dle ustanovení §  172 a následujících 
zákona č.  500/2004  Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „SprŘ“), zahájil z  moci 
úřední dne 2. 3. 2016 správní řízení dle §  46 SprŘ, a na základě podkladů vydává tento:  
 
 
I. 
N Á V  R H    O P A T Ř E N Í     O B E C N É    P O V  A H Y  
Sp.zn. : 0111 -OOP -C059-16 
 
kterým se stanovují metrologické a technické požadavky na st anovená měřidla , včetně metod 
zkoušení pro ověřování stanovených měřidel:  
„osobní zvukové expozimetry“  
 Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C059-16 
2 1   Základní pojmy  
Pro účely tohoto opatření obecné povahy platí termíny a definice podle VIM a VIML1 a násled ující 
termíny a definice.  
1.1 
zvuková expozice  
časový integrál kvadrátu o kamžité hodnoty akustického tlaku A za stanovenou událost, například pr a-
covní den  
POZNÁMKA  Zvuková expozice (vážená kmitočtovou funkcí A) je symbolicky vyjádřena:  
dttp Et
tA)(2
12
 (1) 
kde pA2(t) je kvadrát okamžité hodnoty akustického tlaku A jako f unkce času t pro integrační dobu od t1 do t2. 
Jednotkou zvukové expozice E je pascal na druhou hodina, pokud je akustický tlak pA v pascalech a probíhající 
čas t v hodinách.  
1.2 
osobní zvukový expozimetr   
přístroj (měřidlo) určené pro měření zvukové expozi ce kmitočtově vážené funkcí A, vyvolané ustál e-
nými, přerušovanými, proměnnými, nepravidelnými nebo impulz ními zvuky ; hodnota zvukové exp o-
zice je zpravidla uváděna v  pascal na druhou hod inách 
1.3 
ekvivalentní hladina akustického tlaku A   
desetinásobek dekad ického logaritmu poměru v  čase průměrovaného kvadrátu akustického tlaku km i-
točtově váženého funkcí A během doby průměrování T ke kvadrátu standardního referenčního aku s-
tického tlaku , vyjádřená v decibelech  
POZNÁMKA    Ekvivalentní hladina akustického tlaku A  LAeqT je symbolicky dána:  



2
002
, / )( /1 log10 pdttp T LT
A TAeq
 (2) 
kde probíhající čas t  a doba průměrování T jsou vyjádřeny ve stejných jednotkách, pA(t) je okamž itá hodnota 
akustického tlaku A v  pascalech a p0 referenční akustický tlak dvacet mi kropascalů (20 μPa ), tj. 20·10-6 Pa. 
Ekvivalentní hladina akustického tlaku A, za dobu průměrování T, je vztažena k  celkové zvukové expozici v y-
skytující se během této doby podle vztahu  
TAeqLTpE, ·1,0 2
010··
 (3) 
kde E je zvuková expozice v  pascal na druhou hodina, p0 je referenční akustický tlak dvacet mikropa scalů, tj.  
20·10-6 Pa, a T je doba průměrování v  hodinách.  
1.4 
normalizovaná 8 h průměrná hladina akustického tlaku A   
hladina časově průměrovaného kvadrátu akustického tlaku A během normaliz ované doby Tn  = 8 h 
taková , že zv uková expozice je shodná se zvukovou expozicí pro proměnný zvuk na  místě, kde se 
vyskytuje celková zv uková expozice po dobu, která není nutně 8 h , vyjádřená v decibelech  
                                                      
1 TNI 01 0115 Mezinárodní metrologický slo vník – Základní a všeobecné pojmy a přidružené termíny (VIM) a 
Mezinárodní slovník termínů v  legální metrologii (VIML) jsou součástí sborníku technické harmonizace „Ter-
minologie v  oblasti metrologie“ veře jně dostupného na www.unmz.cz  Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C059-16 
3 1.5   Rozsahy  
1.5.1  
rozsah hladin akustického tlaku A   
dolní a horní, v  čase pr ůměrované, hladiny akustického tlaku A určené bez exp onenciálního časového 
vážení, stanovené výrobcem, mezi kterými jsou podle tohoto opatření splněny požadavky na amplit u-
dovou linearitu , vyjádřený v decibelech  
1.5.2  
rozsah zvukové expozice   
rozsah mezi ho rní a dolní zvukovou expozicí, obě musí být st anoveny výrobcem, uvnitř kterého jsou 
splněny požadavky tohoto opatření a které jsou zobrazeny na i ndikátoru zvukové expozice  
 
1.6   Reference  
1.6.1  
referenční směr   
směr dopadu zvuku stanovený výrobcem pro urč ení absolutní akustické citlivosti a kmitočtové chara k-
teristiky  
1.6.2  
referenční kmitočet   
kmitočet 1 kHz pro určení absolutní akustické citl ivosti  
1.6.3  
referenční hladin a akustického tlaku  
hladina akustického tlaku stanovená v ýrobcem pro určení absolutní  akustické citlivosti  
1.6.4  
referenční integrační doba   
integrační doba stanovená výrobcem pro určení absolutní aku stické citlivosti  
1.6.5  
referenční zvuková expozice   
vypočítaná zvuková expozice odpovídající hladině akustického tlaku na referenčním kmitoč tu, vztah u-
jící se k  referenční integrační době  
1.7   Mikrofon  
1.7.1  
elektretový mikrofon   
mikrofon, v  němž je elektrostatické pole vyvoláno vnitřním trvalým nábojem na jedné z  elektrod ko n-
denzátoru  
1.7.2  
kondenzátorový mikrofon   
mikrofon, jehož činnost je založena na změnách elektrické kap acity 
1.7.3  
piezoelektrický mikrofon   
mikrofon, jehož činnost je založena na piezoelektrických vlas tnostech materiálu  Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C059-16 
4 2   Metrologické požadavky  
Metrologické požadavky jsou založeny na požadavcích mezinárodních norem .  
Na měřidla, jejichž typ byl schválen podle zákona o metrologii, se při ověřování uplatňují metrologic-
ké požadavky, které byly rozhodné pro jejich uvedení do oběhu.  
Není -li uvedeno jinak, pak metrologické požadavky se vztahují  k rozsahům stanoveným výrobcem, 
jsou-li tyto širší než zde uvedené rozsahy,  a k referenčním podmínkám.  
2.1   Stanovené pracovní podmínky  
Zvuková expozice indikovaná v  odezvě na referenční hladinu akustického tlaku s  kmitočtem 1  kHz, 
po referen ční integrační dobu se nesmí měnit o více než -11 % až +12  % pro změny : 
  v rozmezí ±10 % okolo referenčního tlaku, nebo  
 
  v rozsahu teploty okolí nejméně 0 °C až 40 °C, nebo  
  relativní vlhkosti v  rozsahu nejméně 30 % až 90 %.  
Referenční pracovní podmínky  jsou: 
  atmosférický tlak 101,3 kPa,  
  teplota vzduchu 20 °C,  
  relativní vlhkost vzduchu 65 % , a  
  nepřítomnost jakýchkoli význa mných rušivých interferencí.  
2.2   Měřicí interval  
Indikovaná zvuková expozice  musí být  minimálně od 0,1  Pa2h do 99,9 Pa2h a nejmenší přírůstek zvu-
kové expozice 0,1 Pa2h. Je-li dolní mez rozsahu akustického tlaku nižší než 80dB, pak dolní mez roz-
sahu zvukové expozice musí být nižší než 0,1  Pa2h. 
Kmitočtový rozsah  musí být  63 Hz až 8 kHz, doporučuje se 31,5 Hz až 12,5 kHz . 
Rozsah hladin akustického tlaku musí být n ejméně od 80 dB do 130 dB.  
2.3   Největší dovolená chyba  
Indikovaná zvuková expozice musí být při referenčním kmitočtu 1  kHz, za referen čních podmínek 
prostředí a pro p ostupné rovinné zvukové vlny šířící se k  mikrofonu v  referenčním směru, v  rozsahu  
-21 % až +26  % referenční zvuk ové expozice.  
2.4   Kmitočtové vážení  
Úplný osobní zvukový expozimetr musí mít poměrnou kmitočtovou váhovou charakteri stiku A. Na 
každém oktávovém jmenovitém kmitočtu v  minimálním rozsahu 63 Hz až 8 kHz musí poměr měřené 
zvukové ex pozice k e zvukové expozici na 1 kHz vyhovovat tolerancím pro zvukovou expozici. Dov o-
lené hodnoty „poměr zvukové expozice max“ a „poměr zvukové expozice min“ jsou určeny výpočt o-
vým vzt ahem (1): 
 ε + ∆ε = 100,1(A + ∆A) (4) 
kde:  ε  .........   hodnota poměru zvukové ex pozice dle vztahu   ε = 100,1A, 
 Δε ........   hodnota tolerance zvukové expozice příslušné pro daný jmenovitý oktávový km itočet , 
 A  .........    hodnota váhová funkce A v  dB pro daný jmenovitý oktávový kmit očet, 
 ΔA .......  hodnota tolerance (kladná a záporná) váhové funkce A v  dB vztažená k  příslušné 
hodnotě váh ové funkce A . 
Na mezilehlých kmitočtech se použijí širší meze tolerancí určené z  tolerancí hodnot v áhové funkce A 
dvou příslušných sousedních oktávových jmenovitých kmitočtů.  Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C059-16 
5 2.5   Amplitudová linearita odezvy na ustálené si gnály  
Pro ustálené sinusové signály s  kmitočtem 63 Hz, 1 kHz a 8 kHz a pro změny jak vstupní hladiny 
akustického tlaku, tak integrační doby musí být indikována zv uková expozice v  intervalu od -21% do 
+26 % vypočítané zvukové exp ozice. 
2.6   Odezva na signá ly s krátkou dobou trvání  
Pro navrženou  výslednou hodnotu zvukové expozice 1  Pa2h musí údaj osobního zvukového expozim e-
tru, v odezvě na sled opakujících se tónových impulz ů s kmitočtem 4  kHz, vyhovovat tolerancím pro 
odpovídající zvukovou expozici indikova nou v  odezvě na ust álený referenční signál s  kmitočtem 
4 kHz o jmen ovité hladině akustického tlaku A 95  dB. 
 
Doba trvání jednotlivých impulz ů musí být  
  1 ms, s interv alem mezi jednotlivými impulz y 999 ms,  
  10 ms, s  intervalem mezi jednotlivými tónovým i impulz y 990 nebo 9  990 ms.  
Zvuková expozice, indikovaná na sled těchto tónových impulz ů musí být :  
  v rozsahu -21 % až +26 % zvukové expozice indikované pro ustálený referenční signál pro 
hladiny s  tónovými impulz y až do 125  dB, a  
  v rozsahu -29 % až +41  % zvukové expozice indikované pro ustálený referenční signál pro 
hladiny s  tónovými impulz y až do horní meze st anoveného rozsahu hladin akustického tlaku.  
2.7   Odezva na unipolární impulzy  
Pro shodné jmenovité integrační doby musí indikovaná zvuková  expozice v  odezvě na sled kladných 
unipolárních impulz ů být v rozsahu –21 % až +26  % zvukové expozice i ndikované v  odezvě na sled 
záporných impulz ů se stejnou amplitudou, dobou trvání a per iodou.  
2.8   Mikrofon  
Metrologické vlastnosti mikrofonu musí být t akové, aby úplný osobní zvukový expozim etr vyhověl 
stanoveným me trologickým požadavkům jako celek.  
2.9   Uživatelská kalibrace  
Uživatel musí mít k  dispozici prostředky ke kontrole a dodržení citlivosti osobního zvukového exp o-
zimetru. Je -li tímto prostředke m akustický kalibrátor, pak tento musí být vho dného typu a kalibrovaný 
zkušební lab oratoří.  
3   Technické požadavky  
Technické požadavky jsou založeny na požadavcích mezinárodních norem.  
Na měřidla, jejichž typ byl schválen podle zákona o metrologii, se při  ověřování uplatňují technické 
požadavky, které byly rozhodné pro jejich uvedení do oběhu.  
3.1   Všeobecně  
Osobní zvukový expozimetr je kombinace mikrofonu, zesilovače s  požadovanou kmitočtovou váh o-
vou funkcí A, zařízením pro kvadratizaci signálu kmitočtov ě váženého akustického tlaku, časového 
integrátoru, indikátoru zvukové expozice a samočinně blok ujícího indikátoru přetížení.  
Funkce zesilovače s  kmitočtovou váhovou charakteristikou A, kvadratizátoru a časov ého integrátoru 
může být realizována pomocí sign álového procesoru. Indikátor zvukové expozice m ůže být nahrazen 
oddělitelnou zobrazovací jednotkou nebo počítačem s  příslušným programovým vybavením. Osobní 
zvukový expozimetr může být přípa dně vybaven rozhraním pro přenos dat.  Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C059-16 
6 Zvukové expozice, které byly  akumulovány během měřicí periody, musí být uchovány v  paměti do té 
doby, než je přístroj vynulován a přitom nejsou vymazány spuštěním samočinně blokujícího indikát o-
ru přetížení.  
Úplný osobní zvukový expozimetr se může skládat z  jedné nebo více částí. Exp ozimetr nebo jeho část 
používaná při měření a záznamu dat, která se nosí,  musí být malých ro změrů a hmotnosti. Mikrofonní 
kabel atp. musí mít přiměřenou d élku, aby mikrofon bylo mo žno připevnit na osobě , její přilbě atp.  
Výrobce musí zajistit prostředek (př ístupný vstupní zkušební bod, vstupní adaptér atp.) k  nahrazení 
elektrického vstupního signálu v  místě mikrofonu pro účely provedení zkoušek jinak úplného osobn í-
ho zvukového expozimetru, avšak bez mikrofonu. Doporučen je i př ístupný výstupní zkušební bod.  
V návodu k  použití nebo jiným vhodným způsobem má být stanovena nejvyšší hladina akustického 
tlaku v  místě mikrofonu a nejvyšší napětí špička -špička, kt eré lze připojit na elektrický vstup, aniž by 
to způsobilo poškození osobního zv ukového expozimetru.  
Je-li výrobcem doporučeno nebo předpokládáno použití vícekmitočtového kali brátoru , musí být 
v návodu k  použití nebo jiným vhodným způsobem specifikován typ takov ého kalibrátoru a musí být 
uvedeny takové údaje, aby byly získány pravdivé odezvy při zkouškách pr o ověření činnosti osobního 
zvukového exp ozimetru.  
3.2   Mikrofon  
Mikrofon může být proveden na základě různých konstrukčních principů , např. mikrofon kondenzát o-
rový, mikrofon elektretový atp.  
Doporučuje se, aby průměr mikrofonu byl 13,20  mm nebo 7,00  mm a aby kondenzátorové mikrofony 
byly opatřeny oddělitelnou ochrannou mřížkou.  V případě, že mikrofon nemá shora uvedený rozměr, 
musí výrobce dodat adaptér , aby se tohoto rozměru dosáhlo.  
3.3   Indikátor zvukové expozice  
Indikátor především zobrazuje zvukovo u expozici, která je udána buď přímo n ebo jako zlomek nebo 
procento výrobcem stanovené zvukové expozice.  
Hladiny akustického tlaku, které překračují horní mez stanoveného rozsahu hladin aku stického tlaku , 
musí být indikovány samočinně blokujícím indikát orem přetížení.  
3.4   Napájení  
Druh napájení, doporučený výrobcem, musí po dobu nejméně 8  h a při jakékoli teplotě v  rozsahu st a-
noveném výrobcem osobního zvukového expozimetru z abezpečit řádnou činnost tohoto měřidla. Při 
napájení z  bateri í musí být výrobcem zajištěna kontrola dost atečného napětí baterií.  
3.5   Programové vybavení  
Software musí být identifikovatelný a musí být zabezpečen před náhodným nebo úmyslným poškoz e-
ním. 
3.6   Přenos dat  
Osobní zvukový expozimetr nebo jeho určitá část smí být vybavena ro zhraními dovolujícími připoj o-
vání přídavných zařízení. Pokud jsou použita tato rozhraní, hardware a software měřidla musí pokr a-
čovat ve správné funkci a jeho metrol ogické vlastnosti nesmí být možné ovlivnit.  
3.7   Ochrana proti neoprávněné manipulaci  
Musí být mechanicky, softwarově nebo jiným bezpečným způsobem zajištěna ochrana měřených dat  
a výsledků m ěření před neoprávněnou manipulací.  Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C059-16 
7 4   Značení měřidla  
4.1   Značení na měřidle  
Na osobním zvukovém expozimetru musí být na každé jeho části, pokud je to proveditelné, uvedeny 
následující údaje:  
a) identifikace výrobce , 
b) označení typu , 
c) výrobní číslo , 
d) označení, že vyhovuje technické normě, na jej íchž požadavcích jsou založeny metr ologické  
a technické požadavky tohoto opatření  obecné povahy . Uvede se referenční číslo normy a rok 
vydání normy. N elze-li umístit toto označení na měřidle, musí být alespoň uvedena 
v technické dok umentaci, v  informacích o měřidle zobrazitelných na indikátoru (displ eji) atp. , 
e) značka CE. Nelze -li z jakéhokoli důvodu umístit značku CE na měřidle, musí být alespoň 
uvedena v  technické dokumentaci, případně na obalu , 
f) název zobrazené veličiny (zvukové expozice) a její jednotky. Tato informace může být po-
skytnuta zobrazením na indikátoru nebo v  návodu k  použití musí být popsán způsob určení 
zvukové exp ozice.  
Všechny značky a nápisy musí být čitelné, trvanlivé, jednoznačné a běžným způsobem neodstranite l-
né. 
4.2   Umístění úřední značky  
Na osobním zvukovém expozimetru musí být vhodné místo na umístění hlavní úřední  značky, která 
musí být vid itelná.  
4.3   Informace poskytované výrobcem  
4.3.1    Návod k  použití  
Výrobce musí s  každým měřidlem dodat návod k  použití, který musí obsahovat minimálně veškeré 
nezbytné pokyny a informace pro řádné nastavení (seřízení), použití, zkoušení a ověřování osobního  
zvukového expozimetru , a to včetně:  
  Není -li uvedeno v  samostatné dokumentaci, doplnit o informaci o použitém mikrofonu a apl i-
kovatelnosti vícekmitočtového kalibrátoru, pokud tuto možnost výrobce př epokládá.  
  V návodu k  použití by měl být specifikován  vhodný typ vícekmitočtového akustického ka-
librátoru nebo elektrostatického kalibrátoru, který by byl použitelný pro akustické zkoušky 
kmitočtové v áhové funkce A úplného osobního zvukového expozimetru. K  témuž účelu musí 
být, jsou-li potřebné , k dispozici příslušné jednak číselné hodnoty korekcí, jednak dle potřeby 
výrobcem osobního zvukového expozimetru nebo v ýrobcem mikrofonu stanovená redukce 
(vložný díl), kterou se korektně vyplní eventu ální rozdíl v  průměrech mikrofonu a otvoru pro 
vložení mikrofonu do  komůrky kalibrátoru a také se jí vhodně a správně vymezí funkční o b-
jem komůrky kalibrát oru. 
  V návodu k  použití by měla být stanovena nejvyšší hladina akustického tlaku v  místě mikr o-
fonu a nejvyšší napětí špička -špička, které lze připojit na elektrický vstup, aniž by to způs obilo 
poškození osobního zvukového expozime tru. 
4.3.2    Prohlášení výrobce o shodě  
Jako součást s  osobním zvukovým expozimetrem dodané technické dokumentace musí b ýt prohlášení 
o shodě nebo jinak formulovaná, ale jednoznačná a spolehlivá informace výrobce o splnění požadavků 
na elektromagnetickou a elektrostatickou kompatibilitu. Toto prohlášení může být samosta tným do-
kumentem, součástí návodu k  použití nebo obsažen o v jiných technických informací ch o výrobku. 
Dokument musí obsahovat i nformaci o splnění podmínek příslušných norem.  Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C059-16 
8 5   Schvalování typu měřidla  
Tato měřidla nepodléhají schvalování typu  podle zákona o metrologii . 
6   Prvotní ověření  
6.1   Všeobecně  
Při prvotním ověřování osobních zvukových expozimetrů se  po kontrole předložené technické dok u-
mentace (není nutná, jedná -li se o typ expozimetru, který je již zkušební laboratoři znám), provád ějí: 
a) vizuální  prohlídka , 
b) zkoušky akustické v  laboratoři, nebo příp adně v  akustické komoře , 
c) zkoušky elektrické v laboratoři.  
6.2   Vizuální prohlídka  
Při vizuální prohlídce se posuzuje : 
a) označení a nápisy , 
b) úplnost měřidla podle předepsané technické dokumentace , 
c) zda měřidlo nebo jednotlivé části měřidla nejsou poškozeny a z da je funkční , 
d) shoda softwarového vybavení měřidla s  přiloženou  technickou dokumentací.  
 6.3   Požadavky na zkušební zařízení  
Pro zkoušky se použijí následující měřidla a vybavení:  
a) vícekmitočtový akustický kalibrátor , 
b) generátor sinusových kmitů , 
c) tvarovací generátor , 
d) voltmetr , 
e) měřič kmitočtu , 
f) zesilovač , 
g) reproduktor , 
h) etalonový zvukoměr , 
i) akustický kalibrátor , 
j) měřidlo času , 
k) tiskárna , 
l) PC, 
m) zařízení specifikované v  návodu k  použití pro připojení elektrických signálů ekvivalentních 
signálům z  mikrofonu. Pokud to zk ušební laboratoř požaduje, musí být toto zařízení předlož e-
no společně s  osobním zvukovým expozimetrem, který je ke zkoušce předkl ádán. 
6.4   Zkoušky měřidla  
Výrobce může doporučit ekvivalentní zkoušky, jako alternativy k  níže popsaným zkouškám.  
Pokud krok čtení osobního zvukového expozimetru je menší než minimální stanovené rozlišení  
0,1 Pa2h , pak mohou být použity kratší zkušební doby než ty, které jsou níže udány pro základní ver ze 
zkoušek.  
Všechny zkoušky mají být provedeny za referenčních podmínek, ne bo k nim vztaženy. Nelze -li tom u-
to požadavku vyhovět, pak se zkoušky prvotního i následných ověření mohou provádět v  následují cích 
rozsazích podmínek prostředí: atmosférický tlak 80  kPa až 105  kPa, teplota vzduchu 20  °C až 26  °C 
a relativní vlhkost 25  % až  70 %. Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C059-16 
9 Osobní zvukový expozimetr musí  být kontrolován a nastaven, pokud je to nutné, v  souladu s  údaji 
výrobce. V  souladu s  články 2. 3 a 2.9 se provede kontrola a dle potřeby i nastavení absolutní citlivosti 
přístroje.  
Pokud činnost osobního zvukového expo zimetru má být zkoušena akustickými signály, musí být 
osobní zvukový expozimetr instalován podle doporučení výrobce a zkoušen při použití doporučeného 
typu zkušebního zařízení a zvukového pole. Pokud jsou elektrické vstupní signály přiváděny pomocí 
vstupní ho zkušebního zařízení (vstupní bod, ekvivalent mikrofonu, vstupní adaptér nebo ekvivalentní 
zařízení dodáv ané výrobcem), pak se akustické vlastnosti mikrofonu zkouší jiným vhodným postupem 
(např. zkouškou vícekmitočtovým kalibrátorem nebo v  akustické komo ře atp.). Ekvivalence mezi hla-
dinou vstupního elektrického signálu a hladinou akustického signálu se prokáže kalibrací.  
6.5   Zkoušky akustické úplného měřidla (s mikrofonem)  
Provádějí se následující měření a zkoušky:  
a) kmitočtová váhov á funkce A;  
b) vnitřní g enerovaný šum.  
6.5.1    Zkouška kmitočtové váhové funkce A  
Zkouška vícekmitočtovým kalibrátorem, je -li proveditelná. Jedná se o zkoušku km itočtové váhové 
funkce  A měřením poměrné zvukové expozice na jmenovitých oktávových km itočtech v  rozsahu mi-
nimálně 63 H z až 8 kHz. Nelze -li tuto zkoušku realizovat akusticky, provede se s  použitím elektri c-
kých signálů (viz níže) a akusticky se provede zkouška váhové kmitočtové charakteristiky A zjedn o-
dušeným způsobem.  
POZNÁMKA    Pokud nelze u této zkoušky s  použitím vícekm itočtového akustického kalibrátoru dodržet pož a-
davek na hladinu akustického tlaku , je možno použít n astavení hladiny akustického tlaku generované vícekmi-
točtovým akustickým kalibrátorem na hodno tu nejbližší hodnotě požadované , nejméně však 110  dB. V  tom 
případě se doporučuje takovou zkou šku doplnit elektrickými zkouškami podle čl ánku  6.6.2 při kmitočtech 
63 Hz, 1  kHz a 8  kHz.  
Ustanovení tohoto článku lze aplikovat i na jiným způsobem proveditelné akustické zkoušky , a to 
podle vybavení zkušební laboratoře , např. v  akustické komoře atp.  
6.5.2    Zkouška vnitřního generovaného šumu  
Vnitřní generovaný šum se měří s  připojeným mikrofonem. Osobní zvukový expozim etr se nastaví na 
nejcitlivější měřicí rozsah, pokud má měřicích rozsahů více. Hladina akusti ckého tlaku A okolního 
zvuku v  místě mikrofonu musí být dostatečně nižší než změřená úroveň vnitřního generovaného š umu. 
Zaznamená se indikace ekvivalentní hladiny akustického tlaku A  (případně indikace zvukové expoz ice 
a provede se přepočet na ekvivalentní hladinu za  dobu průměrování) , průměrovaného za 30  sekund  
nebo déle, je -li tak stanoveno v  návodu k  použití atp.  
POZNÁMKA    V případě, že se bude jednat o expozimetr s  jedním měřicím rozsahem, který bude pokrývat 
pouze minimální stanovený měřicí rozsah, musí být hlad ina vnitřního generovaného šumu pod měřicím rozs a-
hem.  
6.6   Zkoušky elektrické (s mikrofonní náhradou atp.)  
Mikrofon se nahradí  mikrofon ním adaptérem, případně se použije zkušební vstupní bod. Prov ádějí se 
následující měření a zkoušky:  
a) amplitudová lineari ta odezvy na ustálené signály , 
b) pokud nebylo možné provést zkoušku kmitočtové váhové funkce A měřením p oměrné zvuko-
vé expozice akusticky, provede se obdobným způsobem zkouška s  použitím elektrického si g-
nálu, 
c) odezva na signály s  krátkou dobou trvání , 
d) odezva na unipolární impulz y, Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C059-16 
10 e) samočinně blokující indikátor přetížení . 
6.6.1    Zkouška amplitudové linearity odezvy na ustálené signály  
6.6.1.1    Zkouška amplitudové linear ity odezvy na ustálené signály, základní ver ze 
Amplitudová linearita odezvy na ustálené sig nály s  kmitočtem 1  kHz se musí zkoušet pro různé ko m-
binace hladin signálu a integračních dob až do 8  hodin. Měření amplitudové linearity musí být prove-
dena pro údaj expozice přibližně od trojnásobku dolní meze rozsahu exp ozice až do přibližně 80  % 
horní me ze rozsahu zvukové expozice a v  intervalech zvukové expozice, které nejsou větší než pětiná-
sobné zvýšení nebo sn ížení zvukové expozice.  
Použitím rovn ice (3) se vypočítá zvuková expozice, která má být indikována pro měřenou hladinu 
příslu šného vstupního si gnálu a měřenou integrační dobu. U všech kombinací m usí být indik ovaná 
zvuková expozice shodná s  vypočítanou zvukovou expozicí a m usí být v  mezích největší dovolené 
chyby dle  článku 2.3.  
Na kmitočtech 63  Hz a 8  kHz se může amplitudová linearita odezvy na u stálené signály zko ušet 
v omezenějším rozsahu  
6.6.1.2    Zkouška amplitudové linearity odezvy na ustálené signály, časově krácená ve rze 
Pro řadu případů postačí krácená ver ze zkoušky amplitudové linearity odezvy na ustálené signály, 
jestliže nejmenší přírůs tek zv ukové expozice činí 0,01  Pa2h a dolní mez rozsahu zvukové expozice je 
0,01 Pa2h, nebo této hodnotě blízká Při zkoušce se vstupním sign álem o kmitočtu 1  kHz pak postačí, 
aby alespoň jedna zkouška byla provedena pro integrační dobu 1  hodiny , ostatní dí lčí zkoušky mohou 
být přim ěřeně kratší.  
I v případě časově krácené zkoušky platí pro všechny indikované expozice tolerance -21 % a +26  %. 
6.6.2    Zkouška kmitočtové váhové funkce  
Kmitočtová váhová funkce se zkouší sinusovými signály s konstantní amplitudo u. Hladina akustick é-
ho tlaku vstupního signálu s kmitočtem 1  kHz musí být přibližně 3  dB pod horní mezí stanoveného 
rozsahu hladin akustického tlaku.  
Zkoušky musí být provedeny na osmi jmenovitých oktávových kmitočtech, od 63  Hz do 8  kHz. Doba 
trvání signá lu musí být zvolena tak, aby indikovaná zvuková expozice byla větší než 20 násobek rozl i-
šení zvukové expozice.  
Pro jednotlivé stanovené kmitočty se zjišťuje poměr zvukové expozice, což je měřená zvuková exp o-
zice na některém kmitočtu dělená měřenou expozicí na kmitočtu 1  kHz. Na všech zkušebních km i-
točtech musí být měřené poměry zvukové expozice shodné s odpovídajícími navrženými -výslednými 
hodnotami poměru zvukové expozice a musí vyhovovat tolerancím stanoveným dle článku 2. 4. 
6.6.3    Zkouška odezvy na signá ly s krátkou dobou trvání  
Odezva osobního zvukového expozimetru na signály s krátkou dobou trvání se určí porovnáním zv u-
kové expozice indikované v odezvě na sled opakujících se tónových impulz ů s kmitočtem 4  kHz 
a dobou trvání 1  ms nebo 10  ms se zvukovou expozicí, E4k, indikovanou v odezvě na ustálený ref e-
renční sinusový signál s kmitočtem 4  kHz.  
Měřená zvuková expozice, E4k, je zvuková expozice indikovaná zkoušeným přístrojem v odezvě na 
ustálený sinusový signál s kmitočtem 4  kHz a ekvivalentní vstupní hl adinou akustického tlaku 94,0  dB 
(tj. hladinou akustického tlaku A 95  dB) po dobu 47  minut a 26 sekund  tak, aby vyvolala jmenovitou 
zvuk ovou expozici 1 Pa2h s tolerancí od 0,71 Pa2h do 1,41 Pa2h. V odůvodněných případech lze pro 
účely této zkoušky volit sm ěrnou -jmenovitou zvukovou expozici odlišně.  
Hladina vstupního signálu, doba mezi tónovými impulz y a celková integrační doba zvukové expozice 
pro sled tónových impulz ů musí být vybrány tak, aby daly jmenovitou zvukovou expozici 1 Pa2h, pří-
padně modifikovano u směrnou -jmenovitou zvukovou expozici (viz výše). Hladina akustického tlaku 
sinusových signálů s kmitočtem 4  kHz, ze kterých jsou odvozeny tónové impu lzy, musí být v rozmezí 
nejméně od 114,0  dB do 129,0  dB nebo vyšší, tj. až do horní meze akustického tlak u. Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C059-16 
11 Aby se prokázalo splnění požadavků pro odezvu na signály s krátkou dobou trvání, může být použita 
jakákoli vhodná kombinace tónových impulz ů s kmitočtem 4  kHz a dobou trvání 1  ms nebo 10  ms 
a činitelem plnění 1:100 a 1:1000. Zvuková expozice, indikovaná  na sled těchto tónových impulz ů, 
musí vyhovovat tolerancím stanoveným dle článku 2. 6. 
6.6.4    Zkouška odezvy na unipolární impulz y 
Při zkoušce odezvy na unipolární signály se používá sledu pravoúhlých impulz ů. Integrační doba se 
pro kladné i záporné impul zy musí volit shodná , a to obvykle taková, že sled kladných impulz ů vyvolá 
indikovanou zvukovou expozici vyšší než 10Pa2h. V odůvodněných případech může být tato hodnota 
volena odlišně.  Indikovaná zvuková expozice v  odezvě na sled kladných impulz ů musí být  v tolera n-
cích dle článku 2. 7 shodná se zvukovou expozicí, indikovanou v  odezvě na záporné impulz y. 
6.6.5    Zkouška samočinně blokujícího indikátoru přetížení  
Vhodným zkušebním signálem pro zkoušení odezvy samočinně blokujícího indikátoru přetížení je 
jednotlivý tónový impulz , který je tvořen sekvencí čtyř period sinusoidy s  kmitočtem 1  kHz. Indikátor 
přetížení se musí zapnout a zůstat zablokován, když zkušební signál dosáhne takové úrovně, že ekv i-
valentní hladina akustického tlaku A vyvolaná ustáleným sign álem s  kmitočtem 1  kHz, z něhož byly 
odvozeny tónové impulz y, dosáhne úrovně o 3  dB vyšší než je horní mez stanoveného rozsahu hladin 
akustického tlaku. Indikátor přetížení se nesmí zapnout, když tato ekvivalentní hladina je rovna horní 
mezi akustického tl aku. V odůvodněných případech lze použít náhradní postup.  
6.7   Zkoušky mikrofonu  
Samostatné zkoušky mikrofonu osobního zvukového expozimetru se obvykle neprovád ějí. Zpravidla 
je mikrofon přezkoušen akustickou zkouškou kmitočtové váhové funkce A kompletní ho zvukového 
expozimetru pomocí vícekmitočtového kalibrátoru podle čl ánku  6.5.1 nebo jiným způsobem realiz o-
vané akustické zkoušce kmitočtové charakteristiky A. P okud je zkouškou prokázáno, že kompletní 
osobní zvukový expozimetr vyhovuje stanoveným požadavk ům, považuje se to zároveň za prokázání 
způsobilosti mikrofonu plnit řádně svou fun kci. 
7   Následné ověření  
Při následném ověření osobního zvukového expozimetru jsou prováděny zkoušky podle kap itoly 6.  
8   Oznámené normy  
ČMI oznám í pro účely specifikace m etrologických a technických pož adavků na měřidla a pro účely 
specifikace metod zkoušení při schvalování jejich typu a ověřování, vyplývajících z  tohoto opa tření 
obecné povahy, české technické normy, další technické normy nebo technické dokumenty mezináro d-
ních popřípadě zahraničních organizací, nebo jiné technické dokumenty obsahující podrobnější tec h-
nické požadavky  (dále jen „oznámené normy“) . Seznam těchto oznámených norem s  přiřazením 
k příslušnému opatření oznámí ČMI společně s  opatřením obecné povahy ve řejně dostupným způs o-
bem (na webových stránkách www.cmi.cz ). 
Splnění oznámených norem nebo splnění jejich částí se považuje v  rozsahu a za podmínek stanov e-
ných tímto opatřením obecné povahy za sp lnění těch požadavků stano vených tímto opatřením, k  nimž 
se tyto normy nebo jejich části vzt ahují. 
Shoda s oznámenou normou je jedním ze způsobů, jak prokázat splnění požadavků.  Tyto požadavky 
mohou být splněny i jiným technickým řešením garantujícím stejnou nebo vyšší úroveň ochr any 
oprávněných zájmů.  Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C059-16 
12 II. 
O D Ů V  O D N Ě N Í  
ČMI vydává podle § 14 odst. 1 písmeno j) zákona o metrologii k provedení § 6 odst. 2, § 9 odst. 1 a 9 
a § 11a odst. 3 zákona o metrologii toto opatření obecné povahy, kterým se stanovují metrologické a 
techni cké požadavky na stanovená měřidla a zkoušky při schvalování typu a při ověřování stanove-
ných měřidel – osobní zvukové expozimetry.  
Vyhláška č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající 
schválení typu, ve znění po zdějších předpisů, zařazuje v příloze Druhový seznam stanovených měřidel 
uvedený druh měřidel pod položkou 6.1.5 mezi měřidla podléhající ověřování.  
Tento předpis (Opatření obecné povahy) bude oznámen v souladu se směrnicí Evropského parlamentu 
a Rady (EU ) č. 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technic-
kých předpisů a předpisů pro služby informační společnosti.  
 
III. 
P O U Č E N Í  
V souladu s  ustanovením §  172 odst.  l SprŘ ve spojení s  ustanovením §  39 odst.  l SprŘ st anovuje ČMI 
lhůtu pro uplatnění připomínek do 30 dnů od data vyvěšení na úřední desce. K připomínkám podaným 
po této lhůtě se nepřihlíží.  
Dotčené osoby se tímto vyzývají k  uplatnění připomínek k  tomuto návrhu opatření obecné povahy. 
S ohledem na ustanoven í § 172 odst.  4 SprŘ se připomínky podávají v  písemné podobě.  
Dle ustanovení §  174 odst.  l SprŘ ve spojení s  ustanovením §  37 odst.  l SprŘ musí být patrno, kdo 
připomínky činí, vůči kterému opatření obecné povahy směřují, v  čem je spatřován rozpor s  právní mi 
předpisy nebo nesprávnost opatření obecné povahy, musí obsahovat podpis osoby, která je činí.  
Do podkladů návrhu opatření obecné povahy je možné nahlédnout u Českého metrologického institu-
tu, Úsek pro legální metrologii, Okružní 31, 638 00 Brno, a to p o telefonické dohodě.  
Tento návrh opatření obecné povahy bude zveřejněn po dobu 15 dnů.  
 
 
 
 
 
 ...…………………………..............  
 RNDr. Pavel Kleno vský 
 generální ředitel  
 
Za správnost vyhotovení: Mgr. Tomáš Hendrych  
Vyvěšeno dne:  
Podpis oprávněné osoby potvrzuj ící vyvěšení:   ....................................................  
Sejmuto dne: ..............................  
Podpis oprávněné osoby potvrzující sejmutí:     ....................................................