DOF: 19/01/2017   
PROYECTO de Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM -025/1 -NUCL -2000, Requisitos para 
equipo de radiografía industrial. Parte 1: Requisitos generales.  
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos. - Secretaría 
de Energía.  
PROYECT O DE MODIFICACIÓN A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM -025/1 -NUCL -2000, REQUISITOS 
PARA EQUIPO DE RADIOGRAFÍA INDUSTRIAL. PARTE 1: REQUISITOS GENERALES  
JUAN EIBENSCHUTZ HARTMAN, Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización 
de Seguridad Nuclear y S alvaguardias y Director General de la Comisión Nacional de Seguridad 
Nuclear y Salvaguardias, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 33 fracción XIII de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal; 4, 18 fracción III y 50 fracciones I, I I, III, XI y XII de la 
Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia Nuclear; 17 y 4 de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo; 38 fracciones II, III y IV, 40 fracciones I, V, XIII y XVII, 41, 44, 46, 47, 51 
y 73 de la Ley Federal sob re Metrología y Normalización; 2, 3, 4, 56, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 y 136 
del Reglamento General de Seguridad Radiológica; 28, 30, 33, 80 y 81 del Reglamento de la Ley 
Federal sobre Metrología y Normalización; 2 apartado F, fracción I, 8 fracciones XIV,  XV y XVII, 40, 
41, 42 fracciones VIII, XI, XII y XXXIV del Reglamento Interior de la Secretaría de Energía, me permito 
ordenar la publicación en el Diario Oficial de la Federación el Proyecto de modificación a la Norma 
Oficial Mexicana NOM -025/1 -NUCL -2000 , Requisitos para equipo de radiografía industrial. Parte 1: 
Requisitos generales, que en lo sucesivo se denominará "PROY -NOM -025/1 -NUCL -2016, Requisitos 
para equipo de radiografía industrial gamma. Parte 1: Requisitos generales."  
El presente Proyecto de M odificación a la Norma Oficial Mexicana se publica de conformidad con 
lo establecido por el artículo 47 fracción I de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, con el 
objeto de que los interesados, dentro de los siguientes 60 días naturales contados  a partir de la fecha 
de su publicación, presenten sus comentarios ante el Comité Consultivo Nacional de Normalización 
de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, sito en Dr. José María Barragán 779, cuarto piso, colonia 
Narvarte, código postal 03020, Ciudad Méx ico, teléfono 55 5095 3246, fax 55 5095 3294 y correo 
electrónico ccnn_snys@cnsns.gob.mx.  
Durante el plazo mencionado, la manifestación de impacto regulatorio del proyecto de norma estará 
a disposición del público para su consulta en el domicilio del Comit é. Sufragio Efectivo. No Reelección.  
Ciudad de México, a 27 de octubre de 2016. - El Presidente del Comité Consultivo Nacional de 
Normalización de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, y Director General de la Comisión Nacional de 
Seguridad Nuclear y Salvaguar dias, Juan Eibenschutz Hartman.  
PREFACIO  
En la elaboración del presente proyecto de modificación, participaron representantes de las 
dependencias, instituciones y empresas siguientes:  
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES  
- Dirección General de Autotransporte Federal.  
- Dirección General de Marina Mercante.  
SECRETARÍA DE ENERGÍA  
- Unidad de Asuntos Jurídicos/Dirección de Estudios y Consultas.  
- Unidad del Sistema Eléctrico Nacional y Política Nuclear/Dirección General Adjun ta de Política 
Nuclear.  
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN  
- Dirección General de Vinculación, Innovación y Normatividad en Materia de Protección Civil.  
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
- Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Activi dades Riesgosas.  
SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL  
- Dirección General de Seguridad y Salud en el Trabajo.  INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES NUCLEARES  
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL  
- Escuela Superior de Física y Matemáticas.  
UNIVERSIDAD NACION AL AUTÓNOMA DE MÉXICO  
- Instituto de Ciencias Nucleares.  
SOCIEDAD MEXICANA DE SEGURIDAD RADIOLÓGICA  
ASESORÍA ESPECIALIZADA DE SERVICIOS CORPORATIVOS, S.A. DE C.V.  
ASESORES EN RADIACIONES, S.A.  
  
ASOCIACIÓN MEXICANA DE ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS, A.C.  
RADIACIÓ N APLICADA A LA INDUSTRIA, S.A. DE C.V.  
SERVICIOS A LA INDUSTRIA NUCLEAR Y CONVENCIONAL, S.A. DE C.V.  
SERVICIOS INTEGRALES PARA LA RADIACIÓN, S.A. DE C.V.  
ÍNDICE  
0.     INTRODUCCIÓN  
1.     OBJETIVO  
2.     CAMPO DE APLICACIÓN  
3.     REFERENCIAS  
4.     DEFINICIONES  
5.     CLASIFICACIÓN  
6.     REQUISITOS PARA LOS EQUIPOS PARA RADIOGRAFÍA INDUSTRIAL GAMMA  
7.     REQUISITOS PARA LOS CONTROLES DE MANDO  
8.     MARCADO E IDENTIFICACIÓN  
9.     DOCUMENTACIÓN  
10.   CONCORDANCIA CON NORMAS INTERNACIONALES Y NORMAS  MEXICANAS  
11.   BIBLIOGRAFÍA  
12.   EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD  
13.   OBSERVANCIA  
14.   VIGENCIA  
0. Introducción  
En radiografía industrial se utilizan dispositivos que permiten usar fuentes radiactivas selladas 
emisoras de radiación gamma, misma que se ha ce incidir sobre el objeto a radiografiar. Con el 
propósito de que estos dispositivos funcionen correctamente durante las tomas radiográficas, es 
necesario que el contenedor de trabajo y equipo asociado cumplan con lo establecido en la presente 
Norma.  
1. Objetivo  
Esta Norma Oficial Mexicana establece las especificaciones y los requisitos que deben cumplir los 
equipos para radiografía industrial gamma.  
2. Campo de aplicación  
Esta Norma Oficial Mexicana se aplica a todos los equipos para radiografía industria l gamma.  
3. Referencias  
Para una mejor aplicación de la presente norma debe consultarse la siguiente Norma Oficial 
Mexicana vigente:  
3.1 NOM -008-SCFI -2002, Sistema General de Unidades de Medida.  4. Definiciones  
Para efectos de esta Norma se establecen las siguientes definiciones:  
4.1 Cable propulsor: Cable que conectado al ensamble de la fuente sellada permite el movimiento 
de ésta, desde su posición de seguridad hasta la de exposición y viceversa, por medio de un control 
de mando, a través del tubo guía de  la fuente.  
4.2 Capacidad máxima del contenedor: La actividad máxima que por diseño puede alojar un 
contenedor de trabajo, expresada en becquereles o en curies, para una fuente sellada para radiografía 
industrial gamma especificada para un radionúclido dad o. 
4.3 Cerradura: Mecanismo con doble dispositivo de seguridad accionado mediante una llave para 
mantener la fuente sellada en su posición de seguridad.  
4.4 Colimador: Dispositivo utilizado para limitar el tamaño, forma y dirección de un haz de 
radiación ionizante.  
4.5 Contenedor de trabajo: Recipiente blindado contra la radiación ionizante, diseñado para 
alojar,  
transportar y permitir el uso controlado de fuentes de radiación gamma.  
4.6 Control de mando: Mecanismo que se acopla al contenedor de trabajo y  cuya función es, a 
distancia, colocar a la fuente sellada mediante el cable propulsor, en su posición de exposición y 
regresarla a su posición de seguridad. Los controles pueden operarse de manera mecánica, eléctrica 
o neumática.  
4.7 Ensamble de la fuente : Componente que en uno de sus extremos lleva fija la fuente sellada 
y en el otro extremo tiene el ensamble que se acopla al cable propulsor del control de mando; cerca 
de este ensamble se encuentra la esfera de seguridad.  
4.8 Equipo para radiografía indus trial gamma: Componentes necesarios para hacer 
exposiciones radiográficas, que incluyen al contenedor de trabajo, ensamble de la fuente, control y 
otros componentes asociados con la posición de la fuente (tubo guía de la fuente, colimadores, punta 
de posic ión, cerraduras y tapones).  
4.9 Fuente sellada: Todo material radiactivo permanentemente incorporado a un material 
encerrado en una cápsula hermética, con resistencia mecánica suficiente para impedir el escape del 
radionúclido o la dispersión de la substan cia radiactiva, en las condiciones previsibles de utilización y 
desgaste.  
4.10 Punta de posición: Dispositivo que ubica la fuente sellada en la posición deseada.  
4.11 Tubo guía de la fuente: Tubo flexible para guiar el ensamble de la fuente, desde el 
conte nedor de trabajo a la posición de exposición, y que cuenta con las conexiones necesarias entre 
el contenedor de trabajo y la punta de exposición.  
5. Clasificación  
5.1 De acuerdo con sus características de operación, los equipos para radiografía industrial gamma 
se clasifican en:  
5.1.1 Categoría I: Equipo que no permite el movimiento de la fuente sellada fuera del contenedor 
de trabajo, la exposición de la fuente se hace abriendo un obturador o moviendo la fuente sellada a 
una posición de exposición dentro d el dispositivo, que permite la emisión de un haz de radiación 
gamma.  
5.1.2 Categoría II: Equipo que permite mover la fuente sellada fuera del contenedor de trabajo 
hasta su posición de exposición, es decir, fuera del blindaje. Este equipo requiere del uso de un control 
de mando y del empleo de tubo guía de la fuente.  
5.2 De acuerdo con las características de manejo, los equipos para radiografía industrial gamma 
se clasifican en:  
5.2.1 Clase P: Contenedor de trabajo portátil diseñado para ser transportado po r una o más 
personas. El peso de los contenedores clase P no debe exceder 50 kg.  
5.2.2 Clase M: Contenedor de trabajo diseñado para ser transportado fácilmente por un mecanismo 
adecuado, móvil pero no portátil.  
5.2.3 Clase F: Contenedor de trabajo fijo y que se encuentra dentro de un local diseñado 
específicamente para albergar y utilizar esta clase de equipo.  6. Requisitos para los equipos para radiografía industrial gamma  
6.1 Requisitos generales.  
6.1.1 El equipo par a radiografía industrial gamma debe soportar las condiciones que se puedan 
encontrar durante su uso, y que puedan afectar adversamente su operación.  
6.1.2 Los componentes y el acabado de sus superficies deben ser resistentes a la corrosión.  
6.1.3 El diseño  de los contenedores Clase P y M debe ser de tal forma que minimice el efecto de 
la humedad, temperatura, arena, lodo y otros agentes y factores externos.  
6.1.4 El equipo debe poseer una configuración tal que permita su limpieza sin riesgo de sobre 
exposic ión. 
6.1.5 Los contenedores de trabajo deben cumplir los requisitos de los bultos B(U) para fines de 
transporte.  
6.1.6 Los componentes no metálicos del equipo para radiografía industrial gamma deben resistir 
los posibles efectos de la radiación gamma.  
6.1.7 Los componentes deben evitar el desprendimiento o pérdida de cualquier accesorio que 
pudiera causar riesgos de seguridad radiológica durante la operación.  
6.1.8 El reemplazo de cualquiera de las partes del equipo para radiografía industrial gamma debe 
cumplir con las especificaciones originales de diseño para ese equipo en particular.  
6.1.9 Cuando se use uranio empobrecido como material de blindaje de un contenedor de trabajo, 
éste debe revestirse con un material de espesor suficiente para prevenir la abrasión del uranio y 
atenuar o  
absorber la radiación beta. Si el revestimiento puede reaccionar con el uranio empobrecido a 
temperaturas elevadas, entonces al uranio se le debe dar un  tratamiento superficial apropiado para 
inhibir este efecto.  
6.2 Requisitos para los dispositivos de seguridad del contenedor.  
6.2.1 Cerraduras.  
6.2.1.1 El contenedor de trabajo debe tener al menos una cerradura de doble seguridad que no 
sea fácilmente rem ovible.  
6.2.1.2 El contenedor de trabajo sólo deberá abrirse con la llave original.  
6.2.1.3 No debe ser posible remover el ensamble de la fuente a través de la salida de la parte 
trasera del contenedor de trabajo, aun cuando la cerradura del contenedor est é abierta.  
6.2.1.4 La chapa del contenedor de trabajo debe estar instalada de tal modo que no pueda 
removerse con herramientas de uso común.  
6.2.2 Tapones. Los contenedores de trabajo deben contar con:  
6.2.2.1 Dos tapones de seguridad;  
6.2.2.2 Un tapón de almacenamiento que se desconectará:  
6.2.2.2.1 Manualmente, o  
6.2.2.2.2 Al abrir la cerradura con la llave y girar el mecanismo selector, y  
6.2.2.3 Otro tapón que evite que la fuente se deslice dentro del contenedor y una vez liberado 
permita la conexión se gura del tubo guía.  
6.2.3 Conexiones.  
6.2.3.1 Los contenedores de trabajo deben estar equipados con dispositivos para el acoplamiento 
seguro del control de mando y del tubo guía de la fuente. Si las conexiones para el control de mando 
y el tubo guía de la fuente son semejantes, no debe existir la posibilidad de intercambios erróneos, y  
6.2.3.2 El acoplamiento entre el ensamble de la fuente y el cable propulsor debe estar diseñado 
de tal manera que el ensamble de la fuente no se desconecte, a pesar de que po r alguna razón éste 
se salga del tubo guía de la fuente.  
6.2.4 Facilidad de manejo.  
6.2.4.1 Portabilidad: El contenedor de trabajo clase P debe estar provisto de un asa para cargarlo.  
6.2.4.2 Movilidad:  6.2.4.2.1 El contenedor de trabajo clase M debe estar  provisto de algún dispositivo que permita su 
desplazamiento.  
6.2.4.2.2 Los contenedores de trabajo clase M deben estar equipados con un dispositivo que les 
permita girar en círculo con un diámetro máximo de 3 metros, y deben contar con algún accesorio que  
permita inmovilizar el contenedor en una posición determinada.  
6.2.4.2.3 Para los contenedores de trabajo clase F, se deben incluir asas para facilitar su manejo.  
6.3 Niveles máximos de rapidez de equivalente de dosis en las vecindades de los contenedores  
de trabajo.  
Los contenedores de trabajo deben estar diseñados de tal manera que cuando se encuentren 
totalmente asegurados con sus cerraduras, y almacenen una fuente sellada que corresponda a la 
capacidad máxima que por diseño puedan alojar, no se excedan  los niveles establecidos en el 
Reglamento General de Seguridad Radiológica.  
7. Requisitos para los controles de mando  
Los controles de mando deben cumplir con los requisitos siguientes:  
7.1 No deben poder removerse a menos que el ensamble de la fuente est é en la posición de 
seguridad o que al remover el control de mando, el ensamble de la fuente regrese a la posición de 
seguridad.  
7.2 Deben estar claramente marcados para indicar la dirección del movimiento hacia la posición 
de exposición o de seguridad de la fuente sellada.  
7.3 No será posible la exposición de la fuente sellada si no está bien conectado al ensamble de la 
fuente.  
7.4 Los controles de mando que usan cable propulsor deben tener un tope sobre el cable, para 
prevenir  la pérdida del control y evitar el desacoplamiento del cable propulsor con el control de mando.  
7.5 Los controles de mando que operen con líquidos, gases o vacío, deben tener medios para 
determinar  
fugas del sistema.  
7.6 En los controles de mando que no operen manualmente se debe considerar:  
7.6.1 Que cualquier falla del sistema provoque que la fuente sellada regrese automáticamente a 
su posición de seguridad dentro del contenedor o que el dispositivo de obturación se cier re 
automáticamente, dependiendo de la categoría del equipo para radiografía industrial gamma de que 
se trate, o  
7.6.2 Que esté acompañado de un dispositivo de seguridad, preferentemente manual, que permita 
cerrar el obturador o regresar la fuente sellada a  su posición de seguridad sin que esto implique 
exposición innecesaria a la radiación.  
8. Marcado e identificación  
8.1 Los contenedores de trabajo deben tener grabada de origen, y mantener en forma visible y 
clara, la información siguiente:  
8.1.1 Marca, mo delo y número de serie del contenedor;  
8.1.2 Capacidad máxima del contenedor;  
8.1.3 Radionúclido para el que está diseñado;  
8.1.4 Masa del uranio empleado como blindaje;  
8.1.5 Peso total del contenedor;  
8.1.6 Tipo de contenedor, y  
8.1.7 País de origen del fabricante.  
8.2 Los contenedores de trabajo deben exhibir una etiqueta de identificación con una dimensión 
mínima de 10 cm de ancho por 12 cm de largo, con la siguiente información:  
8.2.1 El símbolo internacional de radiación ionizante;  
8.2.2 La leyenda "P ELIGRO. RADIACIÓN", y  
8.2.3 Nombre, dirección y teléfono del permisionario.  8.2.4 Que el número de teléfono para atender emergencias de la Comisión Nacional de Seguridad 
Nuclear y Salvaguardias esté disponible en el contenedor.  
8.3 Los contenedores de trab ajo deben exhibir una placa de identificación con la información 
siguiente relativa a la fuente sellada:  
8.3.1 Marca, modelo y número de serie de la fuente sellada;  
8.3.2 Símbolo químico y número másico del radionúclido que contenga;  
8.3.3 Actividad y fech a en la que fue medida, y  
8.3.4 Nombre del fabricante de la fuente sellada.  
9. Documentación  
Los permisionarios deberán conservar durante toda la vida útil del equipo para radiografía industrial 
gamma, los documentos siguientes:  
9.1 El certificado expedido por el fabricante;  
9.2 El certificado de transporte vigente, y  
9.3 Los manuales de uso y mantenimiento proporcionados por el fabricante.  
10. Concordancia con normas internacionales y normas mexicanas  
La presente Norma concuerda parc ialmente con la norma internacional ISO -3999 -2004, Radiation 
protection - Apparatus for industrial gamma radiography - Specifications for performance, design and 
test. 
11. Bibliografía  
11.1 ISO-3999 -2004, Radiation protection - Apparatus for industrial gam ma radiography - 
Specifications for performance, design and test. Geneva, ISO.  
11.2 ISO-361-1975, Basic ionizing radiation symbol. Geneva, ISO. 2p.  
11.3 ANSI -N43.9 -1991, Gamma Radiography - Specification for Design and Testing Apparatus. 
New York, ANSI. 17p . 
11.4 Reglamento General de Seguridad Radiológica, publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 22 de noviembre de 1988.  
11.5 Ley Federal sobre Metrología y Normalización, publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 1 de  
julio de 1992 y sus reformas.  
11.6 Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación, 14 de enero de 1999 y sus reformas.  
12. Evaluación de la conformidad  
12.1 La evaluación de la conformidad de la presente Norma Of icial Mexicana se realizará por parte 
de la Secretaría de Energía a través de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias 
y/o por las personas acreditadas y aprobadas en los términos de la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización y su Reg lamento.  
12.2 La verificación durante la evaluación de la conformidad de la presente norma se realizará, 
según aplique, mediante la constatación física, revisión documental, registros o entrevista, de 
conformidad con lo siguiente:  
Disposición  Tipo de  
evaluación  Criterio de aceptación  Observaciones  
    El permisionario cumple cuando:    
6.2.1.1  Física  El contenedor de trabajo tiene al menos una cerradura de doble 
seguridad.    
6.2.1.2  Física  Se constata que la cerradura del contenedor no se abre con un 
substituto de la llave original.    
6.2.1.3  Física  No es posible remover el ensamble de la fuente a través de la salida 
de la parte trasera del contenedor de trabajo, aun cuando la cerradura 
del contenedor esté abierta.    
6.2.1.4  Física  La chapa del contenedor de trabajo esté instalada de tal modo que 
no puede removerse con herramientas de uso común.    6.2.2.1  Física  El contenedor de trabajo cuenta con dos tapones de seguridad.    
6.2.2.2  Física  El contenedor de trabajo cuenta con un tapón que se desconectará 
ya sea manualmente o al abrir la cerradura con la llave y girar el 
mecanismo selector    
6.2.2.3  Física  El contenedor de trabajo cuenta con un tapón, distinto al indicado en 
el nu meral 6.2.2.2, que evite que la fuente se deslice dentro del 
contenedor y una vez liberado permita la conexión segura del tubo 
guía.    
6.2.3.1  Física  El contenedor de trabajo está equipado con dispositivos para el 
acoplamiento seguro del control de mand o y del tubo guía de la 
fuente. Si las conexiones para el control de mando y el tubo guía de 
la fuente son semejantes, no debe existir la posibilidad de 
intercambios erróneos.    
6.2.3.2  Física  El acoplamiento entre el ensamble de la fuente y el cable propulsor 
está diseñado de tal manera que el ensamble de la fuente no se 
desconecte, a pesar de que por alguna razón éste se salga del tubo 
guía de la fuente.    
6.2.5.1  Física  El contenedor clase  P cuenta con un asa para cargarlo.    
6.2.5.2.1  Física  El contenedor clase M cuenta con algún dispositivo  que permita su 
desplazamiento.    
6.2.5.2.2  Física  El contenedor de trabajo clase M está equipado con un dispositivo 
que le permita girar en círc ulo con un diámetro máximo de 3 metros, 
y cuenta con algún accesorio que le permite inmovilizar al contenedor 
en una posición determinada.    
6.2.5.2.3  Física  El contenedor de trabajo clase F cuenta con asas para facilitar su 
manejo.    
6.3 Física  El contenedor de trabajo estando totalmente asegurado en sus 
cerraduras, y almacenando una fuente sellada que corresponda a la 
capacidad máxima que por diseño puede alojar, no se exceden los 
niveles establecidos en el Reglamento General de Seguridad 
Radiol ógica.    
7.1 Física  El control de mando no se puede mover, a menos que el ensamble 
de la fuente esté en la posición de seguridad o que al remover el 
control de mando, el ensamble de la fuente regrese a la posición de 
seguridad.    
7. 2 Física  En el co ntrol de mando está claramente marcada la dirección del 
movimiento hacia la posición de exposición o de seguridad de la 
fuente sellada.    
7. 3 Física  No es posible exponer la fuente sellada si no está bien conectada al 
ensamble de la fuente.    
7. 4 Física  El control de mando tiene un cable propulsor que cuenta con un tope 
sobre el cable, para prevenir la pérdida del control y evitar el 
desacoplamiento del cable propulsor con el control de mando.    
  
7. 5 Física  Los controles de mando que operen con líquidos, gases o vacío, tienen 
medios para determinar fugas del sistema    
7. 6.1  Física  Los controles de mando que no operan manualmente tienen un sistema 
que regrese a la fuente sellada a la posición de se guridad dentro del 
contenedor o bien que el dispositivo de obturación se cierre 
automáticamente.    
7. 6.2  Física  Para controles de mando que no operan manualmente, se cuenta con 
un dispositivo de seguridad que permita cerrar el obturador o regresar 
la fuente sellada a su posición de seguridad sin que esto implique 
exposición innecesaria a la radiación.    
8.1. Física  El contenedor de trabajo tiene grabada de origen, en forma visible y 
clara la siguiente información:    
8.1.1  Física  Marca, modelo y nú mero de serie del contenedor.    
8.1.2  Física  Capacidad máxima del contenedor.    
8.1.3  Física  Radionúclido para el que está diseñado.    8.1.4  Física  Masa del uranio empleado como blindaje.    
8.1.5  Física  Peso total del contenedor.    
8.1.6  Física  Tipo del contenedor.    
8.1.7  Física  País de origen del fabricante.    
8.2 Física  El permisionario cumple cuando el contenedor de trabajo cuenta con 
una etiqueta de identificación, con una dimensión mínima de 10 cm de 
ancho y 12 cm de largo con la siguiente información:    
8.2.1  Física  El símbolo internacional de radiación ionizante.    
8.2.2  Física  La leyenda "PELIGRO. RADIACIÓN".    
8.2.3  Física  Nombre, dirección y teléfono del permisionario.    
8.2.4  Física  Número de te léfono para atender emergencias de la Comisión Nacional 
de Seguridad Nuclear y Salvaguardias.    
8.3 Física  El contenedor de trabajo cuenta con una placa de identificación de la 
fuente con la siguiente información:    
8.3.1  Física  Marca, modelo y número de serie de la fuente sellada.    
8.3.2  Física  Símbolo químico y número másico del radionúclido que contenga.    
8.3.3  Física  Actividad y fecha en la que fue medida.    
9.1 Documental  Exhibe el certificado expedido por el fabri cante.    
9.2 Documental  Exhibe el certificado de transporte vigente .   
9.3 Documental  Exhibe los manuales de uso y mantenimiento proporcionados por el 
fabricante.    
  
13. Observancia  
Esta Norma es de observancia obligatoria en todo el territorio nacional y corresponde a la 
Secretaría de Energía, por conducto de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, 
la vigilancia de su cumplimiento.  
14. Vigencia  
La presente Norma Of icial Mexicana modifica y sustituye a la NOM -025/1 -NUCL -2000, Requisitos 
para equipo de radiografía Industrial. Parte 1: Requisitos, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 11 de septiembre de 2000, y entrará en vigor a los 60 días naturales con tados a partir 
del día siguiente de que sea publicada como Norma Oficial Mexicana en el Diario Oficial de la 
Federación.  
Sufragio Efectivo. No Reelección.  
Ciudad de México, a 27 de octubre de 2016. - El Director General de la Comisión Nacional de 
Seguridad  
Nuclear y Salvaguardias, y Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad 
Nuclear y Salvaguardias, Juan Eibenschutz Hartman .- Rúbrica.