PROYECTO  EN CONSULTA PÚBLICA  
MEDIDOR BID IRECCIONAL CLASES 0.2S Y 0.5S  
PROYECTO  
 PROTOCOLO DE PRODUCTO ELÉCTRICO PE Nº4/12_2014  
 
Página 1 de 10  
PROYECTO  
PROTOCOLO DE ANÁLISIS Y/O ENSAYOS DE SEGURIDAD DE PRODUCTO 
ELÉCTRICO  
 
 
PE Nº 4/12 : Junio  2014   
 
CATEGORÍA  : Instrumentos de Medida  
 
PRODUCTO  : Medidor bidireccional  de energía  
eléctrica activa monofásico o 
trifásico clases 0,2 S y 0,5 S 
(estáticos)  
 
 
NOR MAS  DE REFERENCIAS  : IEC 62053 -22:2003 -01 
  IEC 62052 -11:2003 -02  
   
  Ley Nº 18.410:1985 del Ministerio de 
Economía, Fomento y 
Reconstrucción.  
 
  D.S. Nº 298, de 2005, del Ministerio 
de Economía, Fomento y 
Reconstrucción.  
 
  R.E. Nº  0687 , de fecha  12.10.2 011 del 
Ministerio de E nergía .    
  
APROBADO POR  : R.E. Nº                 de fecha      
  
 
ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIÓN  
El presente protocolo establece el procedimiento de certificación para Medidor es 
bidireccionales estáticos (electrónicos)  para energía  eléctrica activa monofásico s o 
trifásico s clases 0,2 S y 0,5 S , de acuerdo al alcance y campo de aplicación de la s norma s  
IEC 62053 -22:2003 -01 e IEC 62052 -11:2003 -02. 
 
 
CAPITULO II  
 
ANÁLISIS Y/O ENSAYOS  
 
TABLA  A   
 
Nº Denominación  Norma  Subcláusula  Clas ificación 
de los 
defectos  Notas  
1 Requisitos 
Mecánicos  IEC 62053 -22: 
2003 -01 5 Mayor   
2 Requisitos IEC 62052 -11: 
2003 -02 5.1 Mayor   PROYECTO  EN CONSULTA PÚBLICA  
MEDIDOR BID IRECCIONAL CLASES 0.2S Y 0.5S  
PROYECTO  
 PROTOCOLO DE PRODUCTO ELÉCTRICO PE Nº4/12_2014  
 
Página 2 de 10 mecánicos generales  
3 Ensayo con martillo 
de resorte  IEC 62052 -11: 
2003 -02 5.2.2.1  Mayor  Destructivo  
(2) 
4 Ventana  IEC 62052 -11: 
2003 -02 5.3 Mayor   
Nº Denominación  Norma  Subcláusula  Clasificación 
de los 
defectos  Notas  
5 Bornes  IEC 62052 -11: 
2003 -02 5.4 Mayor   
6 Tapa de bornes  IEC 62052 -11: 
2003 -02 5.5 Mayor   
7 Distancias en el aire 
y líneas de fuga  IEC 62052 -11: 
2003-02 5.6 Mayor   
8 Medidor (Contador) 
con envolvente 
aislante de clase de 
protección II  IEC 62052 -11: 
2003 -02 5.7 Mayor   
9 Resistencia al calor y 
al fuego  IEC 62052 -11: 
2003 -02 5.8 Mayor  Destructivo  
(2) 
10 Protección contra 
penetración de polvo 
y agua  IEC 62052 -11: 
2003 -02 5.9 Mayor  Destructivo  
(2) 
11 Visualización de los 
valores medidos  IEC 62052 -11: 
2003 -02 5.10 Mayor   
12 Marcado de los 
medidores 
(Contadores)  IEC 62052 -11: 
2003 -02 5.12 Mayor  (1) 
13 Influencia de la 
tensión de 
alimentación  IEC 6205 2-11: 
2003 -02 7.1 Crítico   
14 Calentamiento  IEC 62052 -11: 
2003 -02 7.2 Crítico  Destructivo  
15 Aislamiento  IEC 62052 -11: 
2003 -02 7.3 Crítico   
16 Inmunidad a faltas a 
tierra  IEC 62052 -11: 
2003 -02 7.4 Crítico   
17 Potencia absorbida  IEC 62053 -22: 
2003 -01 7.1 Mayor   
18 Influencia del 
calentamiento propio  IEC 62053 -22: 
2003 -01 7.3 Crítico   
19 Ensayo con tensión 
alterna  IEC 62053 -22: 
2003 -01 7.4 Crítico   
20 Límites de los errores 
debidos a la 
variación de la 
intensidad  IEC 62053 -22: 
2003 -01 8.1 Mayor   
21 Ensayos de arranque 
y marcha en vacío  IEC 62053 -22: 
2003 -01 8.3 Mayor   
22 Constante del 
medidor (Contador)  IEC 62053 -22: 
2003 -01 8.4 Mayor   
23 Condiciones de 
ensayo de precisión  IEC 62053 -22: 
2003 -01 8.5 Mayor   PROYECTO  EN CONSULTA PÚBLICA  
MEDIDOR BID IRECCIONAL CLASES 0.2S Y 0.5S  
PROYECTO  
 PROTOCOLO DE PRODUCTO ELÉCTRICO PE Nº4/12_2014  
 
Página 3 de 10 24 Interpretación de los 
resultados  IEC 6205 3-22: 
2003 -01 8.6 Mayor   
 
 
 
 
Notas:   
(1) El Marcado considera el marcado normativo y el marcado nacional, dispuesto en el 
Capítulo IV del presente Protocolo.  
(2) Para estos ensayos sólo será sometida una unidad para comprobar su 
conformidad.  
(3) La secuencia de los e nsayos será la indicada en el anexo F de la norma IEC 
62052 -11:2003 -02 
 
 
 
CAPITULO III  
 
 
SISTEMAS DE CERTIFICACIÓN  
 
Cualquiera sea el sistema de Certificación utilizado, y adicionalmente a lo definido en el 
punto 4.15, del Artículo 4º, del DS Nº 298/2005 , se deberá considerar como familia, 
aquellos grupos de medidores estáticos de energía eléctrica que cumplan con los 
requisitos indicados en el punto 3.1.8 .2 de la norma IEC 62052 -11:2003 -02, para un 
mismo fabricante y país de fabricación.  
El número de model os a ensayar será:   
 Hasta 5 modelos = 1 modelo más representativo  
 Hasta 10 modelos = 2 modelos diferentes más representativos  
 Hasta  20 modelos = 3 modelos diferentes más representativos  
 Hasta 3 0 modelos = 4 modelos diferentes más representativos  
 Y así suce sivamente.  
 
 
1 ENSAYO DE TIPO SEGUIDO DEL CONTROL REGULAR DE LOS PRODUCTOS  
 
1.1 Aprobación de Tipo  
Para la aprobación de tipo, se deberán efectuar todos los Análisis y/o Ensayos 
establecidos en la TABLA A, del Capítulo II del presente Protocolo.  
 
 
1.1.1  Número de uni dades  
Se deberá extraer una muestra de 5 unidades  por cada modelo a ensayar, las que 
serán utilizadas para la realización de los ensayos no destructivos (de seguridad y 
metrológicos ). 
Se deberá contar con 3 unidades adicionales para la realización de ensay os 
destructivos . PROYECTO  EN CONSULTA PÚBLICA  
MEDIDOR BID IRECCIONAL CLASES 0.2S Y 0.5S  
PROYECTO  
 PROTOCOLO DE PRODUCTO ELÉCTRICO PE Nº4/12_2014  
 
Página 4 de 10  
1.1.2  Aprobación o rechazo  
 El Tipo no podrá tener defectos en los ensayos de seguridad.  
 Para la aprobación del tipo, se exige que de los cinco medidores sometidos a 
ensayos metrológicos , si más de una muestra falla, el tipo se rechaza. Si sól o una 
muestra presenta fallas, se repite la prueba sobre otras tres unidades adicionales, 
las que para su aprobación deberán cumplir con todos los ensayos.  
 
 
1.2 Control Regular de los Productos  
 
1.2.1  Aprobación de Fabricación (en Chile o en el extranjero)  
1.2.1.1  Para la aprobación de fabricación se deberán efectuar los Análisis y/o Ensayos 
establecidos en los Nº 12, 14, 15, 18, 19, 20 y 21 de la TABLA A, del Capítulo II, 
del presente Protocolo .  
 
 
1.2.1.2  Tamaño de la muestra y nivel de aceptación.  
 El tamaño de la muestra y el nivel de aceptación del producto estarán dados por la 
Tabla B.  
TABLA B  
Tamaño de la 
producción  
(unidades)  Tamaño de la 
muestra  
(unidades)   Nivel de aceptación  Periodicidad de 
la inspección (*) Acepta  Rechaza  
2 a 25  2 0 1 Mensual  
26 a 150  3 0 1 Mensual  
151 a 1200  5 0 1 Mensual  
1201 a 35000  8 0 1 Mensual  
35001 o más 13 0 1 Mensual  
 
 Notas:  
- La selección de la muestra deberá ser efectuada de acuerdo a la norma NCh 43.Of61.  
- (*) Si no hay  producción durante algún período, se continua rá con las inspecciones mensuales a 
partir de la  primera producción siguiente, a dicho periodo.  
 
1.2.2  Aprobación de partidas de importación en Chile  
1.2.2.1 Para la aprobación de importación se deberán efectuar los Análisis y/o Ensayos 
indicados en el pu nto 1.2.1.1 del Capítulo III, del presente Protocolo.  
1.2.2.2  Tamaño de la muestra y nivel de aceptación  
El tamaño de la muestra y el nivel de aceptación de cada partida del producto 
estará n dados  por la Tabla C . 
 
 
 
TABLA C  
Tamaño de la 
partida de 
import ación  
(unidades)  Tamaño de la 
muestra  
(unidades)   Nivel de aceptación  
Acepta  Rechaza  
2 a 15  2 0 1 PROYECTO  EN CONSULTA PÚBLICA  
MEDIDOR BID IRECCIONAL CLASES 0.2S Y 0.5S  
PROYECTO  
 PROTOCOLO DE PRODUCTO ELÉCTRICO PE Nº4/12_2014  
 
Página 5 de 10 16 a 50  3 0 1 
51 a 150  5 0 1 
151a 500  8 0 1 
501 a 3200  13 0 1 
3201 a 35000  20 0 1 
35001 o más  32 0 1 
  
Nota s: 
 La selección de la muestra deberá ser efectuada de acuerdo a la norma NCh 43.Of61.  
  
1.2.3  Rechazo de la muestra tomada en fábrica o de la partida de importación  
De ser rechazada la muestra obtenida de la partida de fabricación o de importación, 
por ende la partida representada por dicha m uestra, y si el fabricante o importador 
requieren volver a certificar dicho lote, el fabricante o importador deberá acogerse a 
lo establecido en el punto 7.6 de la norma NCh 44 . Of2007 , sus modificaciones o la 
disposición que la reemplace; para ello, el Or ganismo de Certificación en una 
segunda inspección extraerá una muestra igual al doble de la extraída en la primera 
inspección, que considere el total de la partida de fabricación o importación, de 
acuerdo a los niveles de aceptación señalados en el punto 1.2.1.2 ó 1.2.2.2, del 
Capítulo III del presente Protocolo , según corresponda.  
En el Certificado de Aprobación o Seguimiento, en el Ítem Otros Antecedentes, se 
indicará que el producto  fue aprobado en SEGUNDA INSPECCIÓN, señalando las 
causas del rechazo in icial. 
Si el rechazo fue ocasionado por un incumplimiento normativo relacionado con el 
marcado o ensayos metrológicos, sólo se verificará en el lote presentado para 
reinspección los puntos no conformes, y en el informe final se deberán incluir el o 
los res ultados conformes del primer informe emitido, en complemento con los 
resultados obtenidos de la segunda inspección.  
 
2. ENSAYO DE TIPO Y EVALUACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD DE FÁBRICA 
Y SU ACEPTACIÓN SEGUIDOS DE VIGILANCIA QUE TOMA EN 
CONSIDERACIÓN LA AUDITORÍA  DEL CONTROL DE CALIDAD DE LA 
FÁBRICA Y EL ENSAYO DE MUESTRAS DE F ÁBRICA Y DEL MERCADO  
 
2.1 Aprobación de tipo  
Para la aprobación de tipo, se deberán efectuar todos los Análisis y/o Ensayos 
establecidos en la TABLA A, del   Capítulo II del presente Protocol o.  
 
2.1.1  Número de unidades  
Se deberá extraer una muestra de 5 unidades  por cada modelo a ensayar, las que 
serán utilizadas para la realización de los ensayos no destructivos (de seguridad y 
metrológicos ). 
Se deberá contar con 3 unidades adicionales para  la realización de ensayos 
destructivos . 
. 
2.1.2  Aprobación o rechazo  
  El Tipo no podrá tener defectos.  
 PROYECTO  EN CONSULTA PÚBLICA  
MEDIDOR BID IRECCIONAL CLASES 0.2S Y 0.5S  
PROYECTO  
 PROTOCOLO DE PRODUCTO ELÉCTRICO PE Nº4/12_2014  
 
Página 6 de 10 2.2 Verificación de muestras tomadas en Fábrica, en Chile o en el extranjero  
 
2.2.1  Aprobación de Fabricación  
Para la aprobación de fabricación se deb erán efectuar los Análisis y/o Ensayos 
establecidos en el punto 1.2.1.1 del Capítulo III, del presente Protocolo.  
 
 
2.2.2  Tamaño de la muestra y nivel de aceptación  
 El tamaño de la muestra y el nivel de aceptación del producto estará n dados  por la 
Tabla D. 
 
TABLA D  
 
Tamaño de la partida 
de Producción 
(unidades)  Tamaño de la 
muestra  
(unidades)   Nivel de aceptación  Periodicidad de la 
inspección (*) 
Acepta  Rechaza  
2 a 1200  2 0 1 semestral  
1201 a 35000  3 0 1 semestral  
35001 y superiores  5 0 1 semestra l 
 
 Notas:  
- La selección de la muestra deberá ser efectuada de acuerdo a la norma NCh 43.Of61.  
- (*) Semestral, o en su defecto la primera producción siguiente.  
  
2.2.3  Rechazo de la muestra tomada en fábrica  
De ser rechazada la muestra obtenida de la parti da de fabricación, por ende la 
partida representada por dicha muestra, y si el fabricante  requiere volver a certificar 
dicho lote, el fabricante deberá acogerse a lo establecido en el punto 7.6 de la 
norma NCh 44. Of2007, sus modificaciones o la disposició n que la reemplace; para 
ello, el Organismo de Certificación en una segunda inspección extraerá una muestra 
igual al doble de la extraída en la primera inspección, que considere el total de la 
partida de fabricación, de acuerdo a los niveles de aceptación señalados en el punto 
2.2.2, del Capítulo III del presente Protocolo.   
En el Informe  de Seguimiento, en el Ítem Otros Antecedentes, se indicará que el 
producto fue aprobado en SEGUNDA INSPECCIÓN, señalando las causas del 
rechazo inicial.  
Si el rechazo fue  ocasionado por un incumplimiento normativo relacionado con el 
marcado o ensayos metrológicos, sólo se verificará en el lote presentado para 
reinspección los puntos no conformes, y en el informe final se deberán incluir el o 
los resultados conformes del pr imer informe emitido, en complemento con los 
resultados obtenidos de la segunda inspección.  
 
 
2.3 Verificación de muestras tomadas en el Mercado   
Se deberá cada seis meses verificar en el mercado  una muestra unitaria del 
producto certificado, efectuándole los Análisis y/o Ensayos establecidos en el punto 
1.2.1.1  del Capítulo III, del presente Protocolo.  PROYECTO  EN CONSULTA PÚBLICA  
MEDIDOR BID IRECCIONAL CLASES 0.2S Y 0.5S  
PROYECTO  
 PROTOCOLO DE PRODUCTO ELÉCTRICO PE Nº4/12_2014  
 
Página 7 de 10 2.4 Inspección del Control de Calidad  
Se efectuará una evaluación y aprobación anual del sistema del control de calidad 
del fabricante, según lo establecido para e l Sistema 2 en el Artículo 5 del Decreto 
Supremo Nº 298,  de 2005, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.  
 
3 ENSAYO POR LOTES  
 
3.1 Aprobación de Lotes  
 
Para la aprobación de cada lote se deberán efectuar a cada unidad de la muestra 
extraída, todos los Análisis y/o Ensayos establecidos en la TABLA A, del Capítulo II, 
del presente Protocolo.   
 
3.1.1  Clasificación de los defectos  
La clasificación de los defectos se deberá efectuar de acuerdo a la TABLA A, 
indicada en el Capítulo II, del presente Protocolo.  
3.1.2  Planes de muestreo  
Los planes de muestreo especificados a continuación, se basan en la norma NCh 
44.O f 2007 , de acuerdo a lo siguiente:  
 
3.1.2.1  Para defectos críticos  
 
Nivel de Inspección     : II 
Tamaño de la Muestra    : Tabla 2 -A 
Nivel d e Aceptación     : Acepta con cero (0)  
        Rechaza con uno (1)  
 
3.1.2.2  Para defectos mayores.  
 
Nivel de Inspección     : I 
Tamaño de la Muestra    : Tabla 2 -A 
Nivel de Aceptación     : AQL = 2.5  
 
3.1.2.3  Para defectos menores  
 
Nivel de Inspección     : I 
Tamaño de la Muestra    : Tabla 2 -A 
Nivel de Aceptación     : AQL = 4  
 
3.1.3  Selección de la muestra  
Se debe efectuar de acuerdo a la norma NCh 43.Of61.  
 
3.1.4  Rechazo del lote  
De ser rechazada la muestra obtenida de la partida de fabricación o de importación , 
por ende la partida representada por dicha muestra, y si el fabricante o importador 
requieren volver a certificar dicho lote, el fabricante o importador deberá acogerse a 
lo establecido en el punto 7.6 de la norma NCh 44. Of2007, sus modificaciones o la 
disposición que la reemplace; para ello, el Organismo de Certificación en una PROYECTO  EN CONSULTA PÚBLICA  
MEDIDOR BID IRECCIONAL CLASES 0.2S Y 0.5S  
PROYECTO  
 PROTOCOLO DE PRODUCTO ELÉCTRICO PE Nº4/12_2014  
 
Página 8 de 10 segunda inspección extraerá una muestra  igual al doble de la extraída en la primera 
inspección, que considere el total de la partida de fabricación o importación, de 
acuerdo a lo s niveles de aceptación señalados en el punto 3.12, del Capítulo III del 
presente Protocolo.    
En el Certificado de Aprobación, en el Ítem Otros Antecedentes, se indicará que el 
producto  fue aprobado en SEGUNDA INSPECCIÓN, señalando las causas del 
rechazo inicial.  
Si el rechazo fue ocasionado por un incumplimiento normativo relacionado con el 
marcado o ensayos metrológicos, sólo se verificará en el lote presentado para 
reinspección los puntos no conformes, y en el informe final se deberán incluir el o 
los r esultados conformes del primer informe emitido, en complemento con los 
resultados obtenidos de la segunda inspección.  
 
 
4. ENSAYO DE TIPO, SEGUIDO DE AUDITORÍAS DEL SISTEMA DE CALIDAD DEL 
FABRICANTE  
 
4.1 Aprobación de tipo  
Para la aprobación de tipo, se de berán efectuar todos los Análisis y/o Ensayos 
establecidos en la TABLA A, del Capítulo II del presente Protocolo.  
 
4.1.1 Número de unidades  
Se deberá extraer una muestra de 5 unidades  por cada modelo a ensayar, las que 
serán utilizadas para la realización de los ensayos no destructivos (de seguridad y 
metrológicos ). 
Se deberá contar con 3 unidades adicionales para la realización de ensayos 
destructivos . 
4.1.2 Aprobación o rechazo  
 El Tipo no podrá  tener defectos . 
 
4.2 Inspección del Control de Calidad  
Se ef ectuará una evaluación y aprobación semestral  del sistema del control de 
calidad del fabricante, según lo establecido para el Sistema 5 en el Artículo 5 del 
Decreto Supremo Nº 298, de 2005, del Ministerio de Economía, Fomento y 
Reconstrucción.  
 
 
5. CERTIFICAC IÓN ESPECIAL  
 
Para aplicar este sistema de certificación, los Organismos de Certificación deberán  
cumplir con lo señalado en él Artículo 22° del Decreto Supremo N° 298 , de 2005 y 
asegurarse que dicho reconocimiento, sea otorgado por la Superintendencia de 
Electricidad y Combustibles mediante resolución exenta y que el certificado se  
encuentre vigente.  
 
5.1 Extracción de la muestra  
 PROYECTO  EN CONSULTA PÚBLICA  
MEDIDOR BID IRECCIONAL CLASES 0.2S Y 0.5S  
PROYECTO  
 PROTOCOLO DE PRODUCTO ELÉCTRICO PE Nº4/12_2014  
 
Página 9 de 10 Los Organismos de Certificación deberán extraer una muestra de cada lote o 
partida, la cual será sometida a los análisis y/o ensay os establecidos en el punto 
1.2.1.1 del Capítulo III, del presente Protocolo.  
 
 
5.2 Tamaño de la muestra y nivel de aceptación  
 
El tamaño de la muestra y el nivel de aceptación del producto estará n dados  por la 
Tabla E.  
 
TABLA E  
 
TAMAÑO  TIPO DE CERTIFICACI ÓN DE ORIGEN  
LOTE  MARCA DE 
CONFORMIDAD   CERTIFICADO DE 
APROBACIÓN O 
SELLO DE 
CALIDAD  CERTIFICADO DE 
TIPO  N 
n A R n A R n A R 
2            25  2 0 1 2 0 1 2 0 1 
26           50  2 0 1 2 0 1 3 0 1 
51          150  2 0 1 2 0 1 5 0 1 
151          500  2 0 1 2 0 1 8 0 1 
501        3200  2 0 1 2 0 1 13 0 1 
3201        35000  2 0 1 3 0 1 20 0 1 
35001 o más  3 0 1 5 0 1 32 0 1 
n =    tamaño de muestra  
A  =    acepta  
R  =    rechaza  
 Nota:  
 La selección de la muestra deberá ser efectuada de acuerdo a la nor ma NCh 43.Of61.  
 
5.3  Rechazo de la muestra  
De ser rechazada la muestra obtenida de la partida de fabricación o de importación, 
por ende la partida representada por dicha muestra, y si el fabricante o importador 
requieren volver a certificar dicho lote, el  fabricante o importador deberá acogerse a 
lo establecido en el punto 7.6 de la norma NCh 44. Of2007, sus modificaciones o la 
disposición que la reemplace; para ello, el Organismo de Certificación en una 
segunda inspección extraerá una muestra igual al dob le de la extraída en la primera 
inspección, que considere el total de la partida de fabricación o importación, de 
acuerdo a los niveles de aceptación señalados en el punto 5.2, del Capítulo III del 
presente Protocolo.   
En el Certificado de Aprobación, en el Ítem Otros Antecedentes, se indicará que el 
producto fue aprobado en SEGUNDA INSPECCIÓN,  señalando las causas del 
rechazo inicial.  
Si el rechazo fue ocasionado por un incumplimiento normativo relacionado con el 
marcado o ensayos metrológicos, sólo se ve rificará en el lote presentado para 
reinspección los puntos no conformes, y en el informe final se deberán incluir el o 
los resultados conformes del primer informe emitido, en complemento con los 
resultados obtenidos de la segunda inspección.  
 
 
 
 
 PROYECTO  EN CONSULTA PÚBLICA  
MEDIDOR BID IRECCIONAL CLASES 0.2S Y 0.5S  
PROYECTO  
 PROTOCOLO DE PRODUCTO ELÉCTRICO PE Nº4/12_2014  
 
Página 10 de 10 CAPÍTULO  IV 
 
MARCADO NACIONAL  
 
1. Cualquiera sea el sistema de Certificación aplicado para la obtención del 
Certificado de Aprobación para este producto, además del marcado normativo 
establecido en la TABLA A, el Organismo de Certificación deberá verificar y 
registra r que cuente con el marcado nacional, con a lo menos la siguiente 
información:  
  
a) Mes/año de fabricación del producto y/o número de serie, u otro medio de 
trazabilidad.  
b) País de fabricación del producto  
c) Número de Certificado de  aprobación , cuando proceda  
d) Marcado de Certificación, de acuerdo a R.E. 214 2, de fecha 31.10.2012  
 
 
2. Ante el no cumplimiento de las instrucciones anteriores, el Organismo de 
Certificación deberá rechazar el producto.  
 
 
 
 
 
RHO/ ERCH /erch