ICS13.310
A91
中华人民共和国国家标准
GB15208.3—XXXX
微剂量X射线安全检查设备
第3部分：透射式货物安全检查设备
Micro-doseX-raysecurityinspectionsystem-
Part3:Transmissioncargosecurityinspectionsystem
（报批稿）
××××-××-××发布××××-××-××实施
GB15208.3—
I目次
目次.....................................................................................................................................................I
前言...................................................................................................................................................II
1范围.................................................................................................................................................1
2规范性引用文件.............................................................................................................................1
3术语和定义.....................................................................................................................................1
4设备分类.........................................................................................................................................1
5通用技术要求.................................................................................................................................2
6试验方法.........................................................................................................................................4
7检验规则.........................................................................................................................................7
8包装、标志、贮存和运输.............................................................................................................8
9随机技术文件.................................................................................................................................9
附录A（规范性附录）测试体.....................................................................................................10
附录B（规范性附录）周围剂量当量率测试散射体.................................................................23
附录C（资料性附录）测试图像评价记录表.............................................................................24GB15208.3-
II前言
本部分的全部技术内容为强制性。
GB15208《微剂量X射线安全检查设备》分为5个部分：
——第1部分：通用技术要求；
——第2部分：透射式行包安全检查设备；
——第3部分：透射式货物安全检查设备；
——第4部分：人体安全检查设备；
——第5部分：背散射物品安全检查设备。
本部分为GB15208的第3部分。
本部分依据GB/T1.1-2009给出的规则起草。
本部分由中华人民共和国公安部提出。
本部分由全国安全防范报警系统标准化技术委员会（SAC/TC100）归口。
本部分起草单位：公安部第一研究所、北京中盾安民分析技术有限公司、中国民航科
学技术研究院、国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心（上海）、国家安全防范报
警系统产品质量监督检验中心（北京）、同方威视技术股份有限公司、上海高晶影像科技
有限公司。
本标准主要起草人：王奔、廖建新、孟志强、董明文、牛轶杰、刘彩霞、陶磊、杨中
荣、彭宁嵩、赵悦、韩井玉、林伟智、陈曦。GB15208.3-
1微剂量X射线安全检查设备
第3部分：透射式货物安全检查设备
1范围
GB15208的本部分规定了透射式货物安全检查设备的设备分类、通用技术要求、试验方法、检验
规则、包装、标志、贮存和运输以及随机技术文件。
本部分适用于各种透射式货物安全检查设备，且其任意一个检查通道入口截面的高、宽尺寸中最大
单边长度大于等于0.91m小于等于2.41m，是设计、制造、组装、验收和使用此类设备的基本依据，
不适用于计算机断层成像（CT）、电子加速器类、X射线发生装置能量大于500keV的X射线安全检查
设备及车辆安全检查类设备。
2规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB15208.1-微剂量X射线安全检查设备第1部分：通用技术要求
GB15208.2-微剂量X射线安全检查设备第2部分：透射式行包安全检查设备
3术语和定义
GB15208.1-和GB15208.2-界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
3.1
输送装置负载能力maximumloadcapacity
设备输送装置所能拖动被检对象的最大重量。
3.2
透射式货物安全检查设备transmissioncargosecurityinspectionsystem
用于检查货运物品，且其任意一个检查通道入口截面的高、宽尺寸中最大单边长度大于等于0.91m、
小于等于2.41m的透射式微剂量X射线安全检查设备。
4设备分类
透射式货物安全检查设备（以下简称设备）按检查通道入口截面的尺寸分类，见表1。
表1设备分类
单位为毫米
设备类型 最大单边尺寸L
Ⅰ型 910≤L≤1210
Ⅱ型 1210＜L≤1510
Ⅲ型 1510＜L≤1810
Ⅳ型 1810＜L≤2110
Ⅴ型 2110＜L≤2410GB15208.3-
25通用技术要求
5.1性能指标
5.1.1概述
具有多个透射视角的设备，其任意一个视角的性能指标均应符合5.1的要求，并以各视角每项测试
结果中最差值作为设备的该项性能指标；具有多个检查通道的设备，其任意一个检查通道的性能指标均
应符合5.1的要求，并以各检查通道每项测试结果中最差值作为设备的该项性能指标。进行5.1.2至5.1.8
测试时，应保持X射线产生装置的管电压、管电流、总过滤等参数不变。
5.1.2线分辨力
应能分辨最小单根实芯铜线直径的要求，见表2。
表2线分辨力指标要求
单位为毫米
类型 Ⅰ型 Ⅱ型 Ⅲ型 Ⅳ型 Ⅴ型
线分辨力0.203
（AWG32）0.203
（AWG32）0.203
（AWG32）0.203
（AWG32）0.511
（AWG24）
5.1.3穿透分辨力
应能分辨厚度为9.5mm、15.9mm、22.2mm和27.1mm合金铝阶梯下最小单根实芯铜线直径的要
求，见表3。
表3穿透分辨力指标要求
单位为毫米
类型 Ⅰ型 Ⅱ型 Ⅲ型 Ⅳ型 Ⅴ型
穿透分辨力0.511
（AWG24）0.511
（AWG24）0.511
（AWG24）0.511
（AWG24）0.813
（AWG20）
5.1.4空间分辨力
应能分辨最小线对直径的要求，见表4。
表4空间分辨力指标要求
单位为毫米
类型 Ⅰ型 Ⅱ型 Ⅲ型 Ⅳ型 Ⅴ型
空间分辨力 2 2 2.4 2.4 2.4
5.1.5穿透力
应能分辨最薄钢板厚度的要求，见表5。
表5穿透力指标要求
单位为毫米
类型 Ⅰ型 Ⅱ型 Ⅲ型 Ⅳ型 Ⅴ型
穿透力 30 40 45 50 55GB15208.3-
35.1.6有机物分辨
应能分辨厚度范围为40mm～160mm的聚甲基丙烯酸甲酯阶梯，并赋予不同饱和度的橙色。
5.1.7混合物分辨
应能分辨厚度范围为1mm～80mm的合金铝阶梯，并赋予不同饱和度的绿色。
5.1.8无机物分辨
应能分辨厚度范围为0.2mm～24mm的钢阶梯，并赋予不同饱和度的蓝色。
5.1.9输送装置
应符合以下要求：
a)检查状态下的输送速度应大于等于0.1m/s；
b)输送带正反向运转不应跑偏（仅适用含有输送带的设备）：
——正向连续运转10min内，横向位移小于等于5mm；
——反向运转30s内，横向位移小于等于10mm。
c)应能负载相应的重量，见表6。
表6输送装置负载能力指标要求
单位为千克
类型 Ⅰ型 Ⅱ型 Ⅲ型 Ⅳ型 Ⅴ型
输送装置
负载能力≥200 ≥320 ≥1000 ≥1500 ≥2000
5.2辐射与环境安全指标
5.2.1单次检查剂量
应符合GB15208.1-中5.2.1的规定。
5.2.2周围剂量当量率
应符合GB15208.1-中5.2.2的规定。
5.2.3设备噪声
应符合GB15208.1-中5.2.3的规定。
5.3运行环境
5.3.1工作环境条件
应符合GB15208.1-中5.3.1的规定。
5.3.2电源适应性
应符合GB15208.1-中5.3.2的规定。
5.4安全性能
应符合GB15208.1-中5.4的规定。GB15208.3-
45.5机械结构
应符合GB15208.1-中5.5的规定。
5.6电磁兼容性
应符合GB15208.1-中5.6的规定。
5.7防电击
应符合GB15208.1-中5.7的规定。
5.8防机械危险
应符合GB15208.1-中5.8的规定。
5.9防止火焰蔓延
应符合GB15208.1-中5.9的规定。
5.10温度限值和耐热
应符合GB15208.1-中5.10的规定。
5.11环境适应性
应符合GB15208.1-xxxx中5.11的规定。
5.12功能要求
应符合GB15208.1-中5.12的规定。
6试验方法
6.1环境条件要求
应符合GB15208.1-中6.1的规定。
6.2试验用主要仪器和工具
应符合GB15208.1-中6.2的规定。
测试体A和测试体B：附录A。
散射体：附录B。
6.3性能指标测试
6.3.1概述
测试体的摆放位置和方向取决于设备X射线产生装置和探测器的相对位置。应根据不同性能指标测
试的要求，按规定位置放置测试体，测试体放置见图1，其中L和H分别为检查通道的宽度和高度。在1、
2、3点测试时测试体应紧贴输送装置表面放置，并且在1点处测试体应尽量靠近检查通道左侧，在3点处
测试体应尽量靠近检查通道右侧，在5点处测试体应尽量靠近检查通道左侧和顶部，在6点处测试体应尽
量靠近检查通道右侧和顶部。测试体平面应垂直于射线发射方向，以得到最佳测试体图像。另外，允许
采用图像处理功能取得最佳评价效果。GB15208.3-
5
说明：
H——检查通道的高度；
L——检查通道的宽度。
图1检测位置示意图
6.3.2线分辨力测试
将测试体B放在检查区域的位置2，启动并完成扫描，目测显示器上测试体B中测试卡1的X射线图像，
对设备进行分辨测试体背景下单根实芯铜线能力的测试，判定结果是否符合5.1.2的要求。
注：如果可以看到金属线的全部，则可认为设备能分辨此金属线。
6.3.3穿透分辨力测试
将测试体B放在检查区域的位置2，启动并完成扫描，目测显示器上测试体B中测试卡2的X射线图像，
对设备进行分辨合金铝阶梯下单根实芯铜线能力的测试，判定结果是否符合5.1.3的要求。
注：如果可以看到被合金铝阶梯遮挡的金属线的全部，则可认为设备能分辨此金属线。
6.3.4空间分辨力测试
将测试体B放在检查区域的位置2，启动并完成扫描，目测显示器上测试体B中测试卡3的X射线图像，
对设备进行分辨金属线对能力的测试，判定结果是否符合5.1.4的要求。
注：如果水平和垂直的全部4条金属线都能完整区分开，则可认为设备能分辨此线对。
6.3.5穿透力测试
按照以下内容进行试验。
a)将测试体A分别放置在检查区域的位置1～位置6，启动并完成扫描，目测显示器上测试体A的X
射线图像，对设备进行穿透钢板能力的测试，每个位置均能分辨的四分之三圆铅块所对应钢板
的最大厚度即为设备能穿透钢板的厚度值，判定结果是否符合5.1.5的要求；
注：如果可以看到被钢板遮挡的四分之三圆铅块的绝大部分且能分辨缺口的方向，则可认为设备能穿透此钢板。
b)观察设备对穿不透区域的警示信息，判定结果是否符合GB15208.1-中5.4.1g）的要求。
6.3.6有机物分辨测试
将测试体B放置在检查区域的位置2，启动并完成扫描,目测显示器上测试体B中测试卡4的X射线图像，
判定结果是否符合5.1.6的要求。
注：如果可以将聚甲基丙烯酸甲酯阶梯样本的相邻阶梯区分开，并能赋予不同饱和度的橙色，则可认为设备能分辨。
6.3.7混合物分辨测试GB15208.3-
6将测试体B放置在检查区域的位置2，启动并完成扫描，目测显示器上测试体B中测试卡5的X射线图
像，判定结果是否符合5.1.7的要求。
注：如果可以将合金铝阶梯样本的相邻阶梯区分开，并能赋予不同饱和度的绿色，则可认为设备能分辨。
6.3.8无机物分辨测试
将测试体B放置在检查区域的位置2，启动并完成扫描，目测显示器上测试体B中测试卡6的X射线图
像，判定结果是否符合5.1.8的要求。
注：如果可以将钢阶梯样本的相邻阶梯区分开，并能赋予不同饱和度的蓝色，则可认为设备能分辨。
6.3.9输送装置测试
按照以下步骤进行试验：
a)使输送装置处于检查状态的最小输送速度下，空载运行，测试输送装置的单位时间行程，计算
输送速度，判定结果是否符合5.1.9a）的要求；
b)使输送装置处于检查状态的最大输送速度下，连续正向运转10min，判定结果是否符合5.1.9b）
的要求；
c)使输送装置处于检查状态的最大输送速度下，连续反向运转30s，判定结果是否符合5.1.9b）
的要求；
d)使输送装置处于检查状态的最大输送速度下，将用于测试的负载总重量，分成4等份，使其重
量均布在输送装置上。将上述负载放置在输送装置表面时，设备能正常运行，判定结果是否符
合5.1.9c）的要求。
6.4辐射和环境指标测试
6.4.1单次检查剂量测试
将剂量仪的射线敏感部件的中心置于检查通道内输送装置表面的水平中心位置。按照GB
15208.1-中6.3.1规定的试验方法对设备进行试验，判定结果是否符合5.2.1的要求。
6.4.2周围剂量当量率测试
输送装置静止时，将与射线出束缝数目相同的散射体(附录B)放置于检查通道内输送装置表面水平
中心位置，每个散射体分别被一个射线束照射，且散射体的400×400平面平行于射线出束方向。按照GB
15208.1-中6.3.2规定的试验方法对设备进行试验，判定结果是否符合5.2.2的要求。
6.4.3设备噪声测试
按照GB15208.1-中6.3.3规定的试验方法对设备进行试验，判定结果是否符合5.2.3的要求。
6.5电源适用范围测试
按照GB15208.1-中6.4规定的试验方法对设备进行试验，判定结果是否符合5.3.2的要求。
6.6安全性能测试
按照GB15208.1-中6.5规定的试验方法对设备进行试验，判定结果是否符合5.4的要求。
6.7机械结构测试
按照GB15208.1-中6.6规定的试验方法对设备进行试验，判定结果是否符合5.5的要求。
6.8电磁兼容性测试GB15208.3-
7按照GB15208.1-中6.7规定的试验方法对设备进行试验，判定结果是否符合5.6的要求。
6.9防电击测试
按照GB15208.1-中6.8规定的试验方法对设备进行试验，判定结果是否符合5.7的要求。
6.10防机械危险测试
按照GB15208.1-中6.9规定的试验方法对设备进行试验，判定结果是否符合5.8的要求。
6.11防止火焰蔓延测试
按照GB15208.1-中6.10规定的试验方法对设备进行试验，判定结果是否符合5.9的要求。
6.12温度限值和耐热测试
按照GB15208.1-中6.11规定的试验方法对设备进行试验，判定结果是否符合5.10的要求。
6.13环境适应性测试
按照GB15208.1-中6.12规定的试验方法对设备进行试验，判定结果是否符合5.11的要求。
6.14功能要求测试
按照厂家产品使用说明进行操作，判定结果是否符合5.12要求。
7检验规则
7.1检验分类
应符合GB15208.1-中7.1的规定。
7.2型式检验
应符合GB15208.1-中7.2的规定。
7.3出厂检验
应符合GB15208.1-中7.3的规定。
7.4检验项目
检验项目见表7。GB15208.3-
8表7检验项目
序号 检验项目 技术要求 试验方法 型式检验 出厂检验
1 线分辨力 5.1.2 6.3.2 ● ●
2 穿透分辨力 5.1.3 6.3.3 ● ●
3 空间分辨力 5.1.4 6.3.4 ● ●
4 穿透力 5.1.5 6.3.5 ● ●
5 有机物分辨 5.1.6 6.3.6 ● ●
6 混合物分辨 5.1.7 6.3.7 ● ●
7 无机物分辨 5.1.8 6.3.8 ● ●
8 输送速度 5.1.9a） 6.3.9a） ● ●
9 输送带正反向跑偏 5.1.9b）6.3.9b）
6.3.9c）● ●
10 输送装置负载能力 5.1.9c） 6.3.9d） ● -
11 单次检查剂量 5.2.1 6.4.1 ● ●
12 周围剂量当量率 5.2.2 6.4.2 ● ●
13 设备噪声 5.2.3 6.4.3 ● -
14 电源适应性 5.3.2 6.5 ● -
15 安全性能 5.4 6.6 ● ●
16 外观检查 5.5 6.7 ● ●
17 外壳防护等级 5.5 6.7 ● -
18 电磁兼容性 5.6 6.8 ● -
19 防电击 5.7 6.9 ● -
20 防机械危险 5.8 6.10 ● -
21 防止火焰蔓延 5.9 6.11 ● -
22 设备温度限值和耐热 5.10 6.12 ● -
23 环境适应性 5.11 6.13 ● -
24 功能要求 5.12 6.14 ● ●a
a仅要求GB15208.1-中的5.12.1a）、5.12.2和5.12.5。
7.5型式检验时测试图像的评价
应符合GB15208.1-中7.5的规定。
7.6检验
应符合GB15208.1-中7.6的规定。
7.7判定规则
应符合GB15208.1-中7.7的规定。
8包装、标志、贮存和运输GB15208.3-
9应符合GB15208.1-中第8章的规定。
9随机技术文件
应符合GB15208.1-中第9章的规定。GB15208.3-
10附录A
（规范性附录）
测试体
A.1概述
测试体包括测试体A和测试体B。测试体A为穿透力测试体，用于测试设备的穿透力；测试体B为综合
测试体，用于测试设备的线分辨力、穿透分辨力、空间分辨力、有机物分辨、混合物分辨和无机物分辨。
测试体B内包含测试卡。测试卡安装在测试体B内的固定板上，并用上、下防护衬板封装成一长方形
的测试体。测试体B的防护衬板采用发泡聚乙烯板，密度为0.015g/cm3～0.025g/cm3。
A.2测试体A（穿透力测试体）
测试体A为穿透力测试体，用于测试设备的穿透力。
测试体A由不同厚度的测试钢板叠加上标记板组成，这些钢板可以组合成18mm～88mm的厚度。标
记板是在厚度为18mm的钢板表面中心粘有一块厚度10cm、直径为50mm的四分之三圆铅块，见图A.1。
测试钢板的尺寸见图A.2，材质及厚度要求见表A.1。
测试体A中铅块缺口方向可进行调整，图示位置仅为一种可能。
单位为毫米
说明：
1——钢板；
2——四分之三圆铅块。
图A.1测试体A标记板GB15208.3-
11单位为毫米
说明：
t——钢板厚度。
图A.2测试体A测试钢板
表A.1穿透力测试钢板规格和数量表
单位为毫米
类型 尺寸 数量 材质
钢板1 200×200×30 1 45号碳钢
钢板2 200×200×10 2 45号碳钢
钢板3 200×200×5 2 45号碳钢
钢板4 200×200×2 5 45号碳钢
A.3测试体B（综合测试体）
A.3.1概述
测试体B包括6种测试卡：线分辨测试卡（TEST1）、穿透分辨测试卡（TEST2）、空间分辨测试卡（TEST3）、
有机物分辨测试卡（TEST4）、混合物分辨测试卡（TEST5）和无机物分辨测试卡（TEST6）组成。测试
体B的结构及尺寸见图A.3～图A.10。GB15208.3-
12单位为毫米
图A.3测试体B外形图
图A.4测试体B内部结构GB15208.3-
13单位为毫米
说明：
1——平垫圈4； 8——测试卡2合金铝阶梯；15——测试卡5下半部分；
2——弹簧垫圈4； 9——测试卡固定板； 16——短铝螺钉M510；
3——螺母M4； 10——测试卡6薄钢片； 17——支撑板；
4——提手； 11——测试卡6钢阶梯； 18——尼龙螺钉M816；
5——下防护衬板； 12——盘头螺钉M510； 19——测试卡4；
6——上防护衬板； 13——测试卡1； 20——测试卡5上半部分；
7——粘有不同直径单根实芯铜线的聚酯薄膜板；14——尼龙粘扣； 21——长铝螺钉M530。
图A.5测试体B测试卡装配图
单位为毫米
说明：
1——铅字；
2——测试卡固定板；
3～6——不同线径的铜丝线对。
图A.6测试体B测试卡固定板装配图GB15208.3-
14单位为毫米
注：材料为ABS。
图A.7测试体B测试卡固定板GB15208.3-
15单位为毫米
注：材料为发泡聚乙烯。
图A.8测试体B上防护衬板
单位为毫米
注：材料为发泡聚乙烯。
图A.9测试体B下防护衬板GB15208.3-
16单位为毫米
注：材料为圆钢Q235B。
图A.10测试体B提手
A.3.2测试卡1（TEST1）
测试卡1为线分辨力测试卡，用于测试设备的线分辨力。
测试卡1由一组正弦曲线形单根实芯铜线组成，这些铜线用两层厚度为0.1mm的聚酯薄膜板夹紧固
定，详见图A.11。单根实芯铜线的线径和线号（AWG）对应关系见表A.2。
测试卡1的铜线排列顺序、摆放位置和方向可进行调整，图示仅为一种可能。
单位为毫米
说明：
1——聚脂薄膜板；
2～8——为不同线径的单根实芯铜线，线长120mm。
图A.11测试卡1装配图GB15208.3-
17表A.2测试卡1线号和直径对应关系表
线号
AWG直径
mm
24
28
30
32
34
36
38φ0.511
φ0.321
φ0.254
φ0.203
φ0.160
φ0.127
φ0.102
A.3.3测试卡2（TEST2）
测试卡2为穿透分辨力测试卡，用于测试设备的穿透分辨力。
测试卡2由合金铝阶梯（5A02）、一组正弦曲线形单根实芯铜线和铅字组成。这些铜线用两层厚度
为0.1mm的聚酯薄膜板夹紧固定，铝阶梯在测试卡的最上层，与聚酯薄膜板固定在一起，详见图A.12～
图A.14。单根实芯铜线的线径和线号（AWG）对应关系见表A.3。
测试卡2的铜线排列顺序、摆放位置和方向可进行调整，图示仅为一种可能。
单位为毫米
说明：
1——合金铝阶梯；
2——粘有不同直径单根实芯铜线的聚酯薄膜板。
图A.12测试卡2装配图GB15208.3-
18单位为毫米
说明：
1——聚脂薄膜板；
2～8——为不同直径单根实芯铜线，线长145mm。
图A.13测试卡2线组
单位为毫米
注：材料为5A02。
图A.14测试卡2合金铝阶梯GB15208.3-
19表A.3测试卡2线号和直径对应关系表
线号
AWG直径
mm
20
22
24
26
28
30
32φ0.812
φ0.643
φ0.511
φ0.404
φ0.321
φ0.254
φ0.203
A.3.4测试卡3（TEST3）
测试卡3为空间分辨力测试卡，用于测试设备分辨线对的能力。测试卡3由直接安装在测试体B测试
卡固定板上的4种不同直径规格的单根实芯铜线制成的4组线对组成，见图A.15～图A.16。
单位为毫米
图A.15测试卡3尺寸图
单位为毫米
说明：
1——1.3mm线对； 2——1.6mm线对；
3——2.0mm线对； 4——2.4mm线对。
图A.16测试卡3安装尺寸图
A.3.5测试卡4（TEST4）
测试卡4，用于测试设备分辨有机物的能力。测试卡由4级不同厚度的有机玻璃阶梯组成，各阶梯的
厚度分别为40mm、80mm、120mm和160mm。测试卡4见图A.17。GB15208.3-
20单位为毫米
图A.17测试卡4
A.3.6测试卡5（TEST5）
测试卡5为混合物分辨测试卡，用于测试设备混合物分辨的能力。测试卡5由薄合金铝阶梯（5A02）
和厚合金铝阶梯（5A02）组成。薄合金铝阶梯的级差为1mm，厚合金铝阶梯有3级总厚度分别为20mm、
40mm、60mm。薄、厚合金铝阶梯用铝螺钉安装在测试体B测试卡固定板上。测试卡5见图A.18～图A.20。
单位为毫米
图A.18测试卡5GB15208.3-
21单位为毫米
图A.19测试卡5薄合金铝阶梯
单位为毫米
图A.20测试卡5厚合金铝阶梯
A.3.7测试卡6（TEST6）
测试卡6位无机物分辨测试卡，用于测试设备分辨无机物的能力。测试卡由薄钢板阶梯（SPCC）、
厚钢板阶梯（Q235B）和5mm厚支撑板（ABS板）组成。其中支撑板为稳定测试卡而用。测试卡8用铝螺
钉安装在测试体B测试卡固定板上，测试卡6见图A.21～图A.22。GB15208.3-
22单位为毫米
图A.21无机物分辨测试卡
单位为毫米
图A.22薄钢板GB15208.3-
23附录B
（规范性附录）
周围剂量当量率测试散射体
当测试设备的周围剂量当量率时，需要在检查通道内放置散射体来模拟被检对象的散射情况。散射
体材料为软松木，软松木的密度为0.4g/cm3～0.6g/cm3，体积为400mm×400mm×75mm（长×宽×高），
允许公差±5mm。GB15208.3-
24附录C
（资料性附录）
测试图像评价记录表
测试图像评价记录表见表C.1。
表C.1测试图像评价记录表
日期 时间 测试员
设备厂家 型号 序列号
显示器厂家 型号 序列号
X射线产生装置厂家 型号 序列号
探测器厂家 型号 序列号
X射线产生装置数量 照射角度叙述
X射线产生装置1角度 高压值（kV） 束流值（mA）
X射线产生装置2角度 高压值（kV） 束流值（mA）
X射线产生装置3角度 高压值（kV） 束流值（mA）
X射线产生装置4角度 高压值（kV） 束流值（mA）
序号测试项目 最佳测试结果 所选用的图像处理功能
1 穿透力
2 线分辨力
3 空间分辨力 水平：
垂直：
4 穿透分辨力
5 有机物分辨
6 混合物分辨
7 无机物分辨
备注