Miércoles 1 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)      
SEGUNDA SECCION  
PODER EJECUTIVO  
SECRETARIA DE ECONOMIA  
PROYECTO de Norma Oficial Mexicana PROY -NOM -010-SCFI -2017, Instrumentos de medición -Instrumentos 
para pesar de funcionamiento no automático -Requisitos técnicos y metrológicos, métodos de prueba y de 
verificación (cancela al PROY -NOM -010-SCFI -2014 y cancelará a la NOM -010-SCFI -1994).  (Continúa en la 
Tercera Sección).  
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos. - Secretaría de Economía. - 
Dirección General de Normas.  
PROYE CTO DE NORMA OFICIAL MEXICANA PROY -NOM -010-SCFI -2017, INSTRUMENTOS DE  MEDICIÓN -
INSTRUMENTOS PARA PESAR DE FUNCIONAMIENTO NO AUTOMÁTICO -REQUISITOS TÉCNICOS  Y 
METROLÓGICOS, MÉTODOS DE PRUEBA Y DE VERIFICACIÓN (CANCELA AL PROY -NOM -010-SCFI -2014 Y 
CANCELARÁ A LA NOM -010-SCFI -1994).  
ALBERTO ULISES ESTEBAN MARINA , Director General de Normas y Presidente del Comité Consultivo 
Nacional de Normalización de la Secretaría de Economía (CCONNSE), con fundamento en los artículos 34 
fracciones II, XIII y XXXIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 39 fracción V, 40 fracción 
IV, 47 fracción I de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, 33 d el Reglamento de la Ley Federal  
sobre Metrología y Normalización y 22 fracciones I, IV, IX, X y XV del Regla mento Interior de esta Secretaría, 
expide para consulta pública el Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY -NOM -010-SCFI -2017 
Instrumentos de medición -Instrumentos para pesar de funcionamiento no automático -Requisitos técnicos y 
metrológicos, métodos de pru eba y de verificación (cancela al PROY -NOM -010-SCFI -2014 y cancelará a la 
NOM -010-SCFI -1994), a efecto de que dentro de los siguientes 60 días naturales los interesados presenten 
sus comentarios ante el CCONNSE, ubicado en Av. Puente de Tecamachalco Núm. 6 , Col. Lomas de 
Tecamachalco, Sección Fuentes, Naucalpan de Juárez, C .P. 53950, Estado de México, teléfono 52 29 61 00, 
Ext. 43227 y 43245, Fax 55 20 97 15 o bien a los correos electrónicos: dgn.jorge@economia.gob.mx y 
emeterio.mosso@economia.gob.mx para q ue en los términos de la Ley de la materia se consideren en el seno 
del Comité que lo propuso. SINEC -20170811123001645.  
Ciudad de México, a 13 de septiembre de 2017. - El Director General de Normas y Presidente del Comité 
Consultivo Nacional de Normalizació n de la Secretaría de Economía, Alberto Ulises Esteban Marina .- 
Rúbrica.  
 
PROYECTO DE NORMA OFICIAL MEXICANA  PROY -NOM -010-SCFI -2017  INSTRUMENTOS DE 
MEDICIÓN -INSTRUMENTOS PARA PESAR DE FUNCIONAMIENTO NO AUTOMÁTICO -REQUISITOS 
TÉCNICOS Y METROLÓGICOS, MÉTODOS  DE PRUEBA Y DE VERIFICACIÓN (CANCELA AL  PROY -
NOM -010-SCFI -2014 Y CANCELARÁ A LA NOM -010-SCFI -1994)  
PREFACIO  
En la elaboración del presente Proyecto de Norma Oficial Mexicana participaron las siguientes empresas  e 
instituciones:  
 ASESORÍA INTEGRAL DE BÁSCUL AS, S.A. DE C.V.  
 ASOCIACIÓN DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN, A.C.  
 ASOCIACIÓN MEXICANA DE METROLOGÍA, A.C.  
 BÁSCULAS BRAUNKER, S.A. DE C.V.  
 BÁSCULAS ESHER, S.A. DE C.V.  
 BÁSCULAS REVUELTA MAZA, S.A. DE C.V.  
 BÁSCULAS Y PESAJE INTEGRAL PARA LA INDUSTRIA, S.A. DE C.V.  
 BIZERBA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.  
 CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA  
 ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN, A.C.  
 FABRICANTES DE BÁSCULAS TORREY , S.A. DE C.V.  
 GRUPO IDENTIFICACIÓN PESAJE Y CONTROL, S.A. DE C.V.  
 INGENIERÍA EN SISTEMAS Y PESAJE, S.A. DE C.V.  
 INPR OS, S.A. DE C.V.  
 INSCO DE MÉXICO, S.A. DE C.V.         (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Miércoles 1 de agosto de 2018  
 INSTMECO SEGURIDAD ECOLOGIA Y CONFORMIDAD, S. DE R.L. DE C.V.  
 INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN NORMALIZADOS, S.A. DE C.V.  
 INTERNACIONAL DE BIENES, SERVICIOS E INGENIERÍA, S.A. DE C.V.  
 LA CASA DE LA BÁSCULA, S.A. DE C. V. 
 LABORATORIO NACIONAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR  
 MASSTECH, S.A. DE C.V.  
 METROLOGÍA APLICADA, S.A. DE C.V.  
 METROLOGÍA Y CALIBRACIONES, S.A. DE C.V.  
 METTLER TOLEDO, S.A. DE C.V.  
 NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN NYCE, S. C.  
 OHAUS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.  
 PROCU RADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR (DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y 
VIGILANCIA)  
 SARTORIUS DE MÉXICO , S.A. DE C.V.  
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA (DIRECCIÓN GENERAL DE NORMAS)  
 VERIFICACIÓN DE METROLOGÍA LEGAL, S.C.  
 VOLUMEX, S.A. DE C.V.  
Índice del contenido  
1. Obje tivo y campo de aplicación  
2. Referencias normativas  
3. Términos y definiciones  
4. Abreviaturas y símbolos  
5.  Principios generales  
5.1 Unidades de medida  
5.2 Principios de funcionamiento  
5.3 Principios de los requisitos metrológicos  
5.4 Principios de los requisitos técnicos  
5.5 Aplicación de los requisitos  
5.6 Terminología  
6. Requisitos metrológicos  
6.1 Principios de la clasificación  
6.2 Clasificación de los instrumentos para pesar  
6.3 Requisitos adicionales para instrumentos para pesar multi -intervalo  
6.4 Dispositivos auxiliares de indicación  
6.5 Errores máximos permitidos, emp  
6.6 Diferencias permitidas entre resultados  
6.7 Patrones de prueba  
6.8 Discriminación  
6.9 Variaciones debidas a las magnitudes de influencia y el tiempo  
6.10 Pruebas y exámenes de u na evaluación de modelo  
7. Requisitos técnicos para los instrumentos para pesar con indicación automática o indicación 
semiautomática  
7.1 Requisitos generales de construcción  
7.2 Indicación de los resultados de pesada  
7.3 Dispositivos indicadores analógico s Miércoles 1 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)      
7.4 Dispositivos indicadores digitales  
7.5 Dispositivo de ajuste a cero y dispositivo de mantenimiento de cero  
7.6 Dispositivos de tara  
7.7 Dispositivos de tara predeterminada  
7.8 Posiciones de bloqueo  
7.9 Dispositivos auxiliares de verificación (removib les o fijos)  
7.10 Selección de intervalos de pesada en un instrumento para pesar de intervalos múltiples  
7.11 Dispositivos de selección (o conmutación) entre diferentes receptores de carga y/o 
dispositivos transmisores de carga y diferentes dispositivos de  medición de carga  
7.12 Instrumentos para pesar comparadores de "más y menos"  
7.13 Instrumentos para pesar utilizados para operaciones de venta directa al público  
7.14 Requisitos adicionales para instrumentos para pesar calculadores de precio para la venta  
directa al público  
7.15 Instrumentos para pesar similares a los normalmente utilizados para la venta directa al público  
7.16 Instrumentos para pesar etiquetadores de precio  
7.17 Instrumentos para pesar contadores mecánicos con receptor de pesada unitario  
7.18 Requisitos técnicos adicionales para instrumentos para pesar móviles (consultar también 
6.9.1.1).  
7.19 Instrumentos para pesar portátiles para pesada de vehículos de carretera  
7.20 Modos de operación  
8. Requisitos técnicos para los instrumentos para p esar electrónicos  
8.1 Requisitos generales  
8.2 Acciones ante fallas significativas  
8.3 Requisitos de funcionamiento  
8.4 Pruebas de desempeño y de estabilidad del intervalo de pesada  
8.5 Requisitos adicionales para dispositivos electrónicos controlados por software  
8.6 Verificación de requisitos  
9. Requisitos técnicos para los instrumentos para pesar con indicación no automática  
9.1 Sensibilidad mínima  
9.2 Soluciones aceptables para los dispositivos indicadores  
9.3 Condiciones de construcción  
9.4 Barra simpl e de brazos iguales  
9.5 Barra simple de relación 1/10  
9.6 Instrumentos para pesar simples con pesas deslizables (romanas)  
9.7 Instrumentos para pesar Roberval y Béranger  
9.8 Instrumentos para pesar con plataformas de relación  
9.9 Instrumentos para pesar co n un dispositivo de medición de carga con pesas deslizables 
accesibles (del tipo romana)  
10. Marcado de los instrumentos para pesar y módulos  
10.1 Marcas descriptivas  
10.2 Marcas de verificación  
11. Controles metrológicos  
11.1 Obligación a controles metrol ógicos  
11.2 Aprobación de modelo  
11.3 Verificación inicial         (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Miércoles 1 de agosto de 2018  
11.4 Controles metrológicos posteriores  
12. Procedimiento de evaluación de la conformidad  
12.1 Introducción  
12.2 Objetivo  
12.3 Campo de aplicación  
12.4 Referencias  
12.5 Definiciones  
12.6 Procedimie nto de evaluación de la conformidad  
13. Evaluación de la conformidad  
14. Vigilancia  
14.1 Vigilancia del proceso de evaluación de la conformidad  
15. Concordancia con Normas Internacionales  
Apéndice A (Normativo) Procedimientos de prueba para Instrumentos pa ra pesar de funcionamiento no 
automático  
A.1 Examen administrativo (11.2.1)  
A.2 Comparación entre la construcción y la documentación (11.2.2)  
A.3 Examen inicial  
A.4 Pruebas de desempeño  
A.5 Factores de influencia  
A.6 Prueba de duración (6.9.4.3)  
Apéndice B  (Normativo) Pruebas adicionales para instrumentos para pesar electrónicos  
B.1 Requisitos generales para los instrumentos para pesar electrónicos sometidos a prueba (IBP)  
B.2 Calor húmedo, prueba continua  
B.3 Pruebas de desempeño ante perturbaciones  
B.4 Prueba de estabilidad del intervalo de pesada  
Apéndice C (Normativo) Para módulos probados por separado Prueba y certificación de indicadores y 
dispositivos de procesamiento de datos analógicos como módulos de instrumentos para pesar de 
funcionamiento no aut omáticos  
C.1 Requisitos aplicables  
C.2 Principios generales de la prueba  
C.3 Pruebas  
C.4 Certificados de aprobación de modelo  
Apéndice D (Normativo) Para módulos probados por separado Prueba y certificación de los dispositivos de 
procesamiento de datos dig itales, las terminales y pantallas digitales como módulos de instrumentos para 
pesar de funcionamiento no automáticos  
D.1 Requisitos aplicables  
D.2 Principios generales de la prueba  
D.3 Pruebas  
D.4 Certificados  
Apéndice E (Normativo) Para módulos probados por separado Prueba y certificación de módulos de 
pesada como módulos de instrumentos de para pesar de funcionamiento no automático  
E.1 Requisitos aplicables  
E.2 Principios generales de la prueba  
E.3 Pruebas  Miércoles 1 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)      
E.4 Certificados  
Apéndice F (Normativo) Obligato rio para módulos probados por separado Verificación de compatibilidad 
de módulos de instrumentos para pesar de funcionamiento no automáticos  
F.1 Instrumentos para pesar  
F.2 Celdas de carga probadas por separado  
F.3 Indicadores y dispositivos de procesamien to de datos analógicos probados por separado  
F.4 Verificaciones de compatibilidad de módulos con salida analógica  
F.5 Verificaciones de compatibilidad de módulos con salida digital  
F.6 Ejemplos de verificaciones de compatibilidad de módulos con salida anal ógica  
Apéndice G (Normativo) Para dispositivos digitales e instrumentos para pesar controlados por software 
Exámenes y pruebas adicionales para dispositivos digitales e instrumentos para pesar controlados  por 
software  
G.1 Dispositivos e instrumentos para p esar con software integrado (8.5.1)  
G.2 Computadoras personales y otros dispositivos con software programable o cargable (8.5.2)  
G.3 Dispositivos de almacenamiento de datos (8.5.3)  
G.4 Formato del Informe de Prueba  
G.5 Métodos de prueba  
Apéndice H (Normati vo) Documentación técnica  
H.1 Contenido del expediente documentación técnica del producto  
H.2 Informes de pruebas y/o informes de calibración  
Apéndice I (Normativo) Agrupación de productos como una familia de productos  
I.1 Información técnica que se requie re para obtener el certificado de conformidad con  esta 
norma  
Apéndice J (Normativo) Información mínima en el certificado de conformidad  
Apéndice K (Normativo) Instrumentos para pesar no automáticos reporte de evaluación del modelo  
K.1 Desempeño del pesaje (A.4.4) (A.5.3.1)  
K.2 Efecto de la temperatura sobre la indicación de no carga (A.5.3.2)  
K.3 Excentricidad (a.4.7)  
K.4 Discriminación y sensibilidad  
K.5 Repetibilidad (A.4.10)  
K.6 Dependencia del tiempo  
K.7 Estabilidad del equilibrio (A.4.12)  
K.8 Inclinaci ón (A.5.1, A.5.1.1 -A.5.1.3)  
K.9 Tara (prueba de pesaje) (A.4.6.1)  
K.10  Tiempo de calentamiento (A.5.2)  
K.11  Variaciones de tensión (A.5.4)  
K.12  Perturbaciones eléctricas  
K.13  Calor húmedo, estado estacionario  
K.14  Estabilidad del intervalo (B.4)  
K.15  Aguan te (A.6)  
K.16  Examinación de la construcción del instrumento para pesar  
K.17  Lista de revisión  
Apéndice L (Normativo) Informe de resultados de verificación  
Apéndice M (Informativo) Normas que complementan a esta norma mexicana este Proyecto de Norma 
Oficia l Mexicana  
Apéndice N (Normativo) Métodos de prueba para la evaluación del software         (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Miércoles 1 de agosto de 2018  
N.1 Análisis documental  
N.2 Prueba del software  
N.3 Análisis del flujo de datos metrológicos  
N.4 Inspección y revisión del código del programa  
N.5 Lectura del circuito inte grado que contiene el código del programa  
Figuras  
Figura 1 – Definición de módulos típicos de acuerdo con 3.2.2 y 6.10.2 (son posibles otras combinaciones)  
Figura 2 – Representación para determinar la distancia mínima de lectura para el observador  
Figura 3  – Errores  
Figura 4 – Ejemplo de un dispositivo indicador complementario  
Figura 5 – Ejemplo de dispositivos indicadores con una división de escala diferenciada  
Figura 6 – Errores máximos permitidos (emp) para la verificación inicial  
Figura 6 a – Ejemplos d e aplicación a escalas rectilíneas  
Figura 7 – Instrumentos para pesar de un solo brazo y de doble brazo  
Figura 8 – Marcado de instrumentos para pesar de múlti -intervalo y de intervalo múltiple  
Figura A.1 – Instrumentos para pesar con un receptor de carga qu e no tiene más de cuatro puntos  de 
apoyo  
Figura A.2 – Instrumento para pesar con d = 10 g  
Figura A.3 – Secuencia de prueba propuesta para la prueba A.5.3.1 combinado con A.5.3.2 (prueba de 
temperatura cuando los límites de temperatura son + 40 °C / - 10 °C  
Figura C.1 – Perfil de límites de variación del intervalo de pesada  
Tablas  
Tabla 1 – Denominación de las clases de exactitud  
Tabla 2 – Relación entre "e" y "d" de acuerdo al modelo de instrumento para pesar  
Tabla 3 – Principios generales para la clasifica ción de los instrumentos para pesar  
Tabla 4 – Número de divisiones mínimo para cada intervalo de pesada parcial, en función de la clase de 
exactitud del instrumento para pesar  
Tabla 5 – Ejemplos de valores de e, calculados siguiendo esta regla.  
Tabla 5a – Ejemplos de valores de e, calculados siguiendo esta regla  
Tabla 6 – Errores máximos permitidos (emp) para la verificación inicial  
Tabla 6a – Instrumentos utilizados para pesar cargas rodantes de alto alcance  
Tabla 7 - Fracciones de los emp para los módulos  
Tabla 8 – Selección de los IBP para un modelo de un instrumento para pesar de pesaje de funcionamiento 
no automático con dos familias  
Tabla 9 – Resumen de las características metrológicas presentadas en el Certificado PROY -NOM  
Tabla 10 – Pruebas y caracte rísticas  
Tabla 11 (1 de 3) – Pruebas y documentación requerida para PC utilizadas como módulos o dispositivos 
periféricos  
Tabla 11 (2 de 3) – Pruebas y documentación requerida para PC utilizadas como módulos o dispositivos 
periféricos  
Tabla 11 (3 de 3) – Pruebas y documentación requerida para PC utilizadas como módulos o dispositivos 
periféricos  
Tabla 11a (1 de 2) - Documentación requerida  
Tabla 11a (2 de 2) - Documentación requerida  
Tabla C.1 – Relación de la impedancia con el artículo para determinar el t ipo de prueba  
Tabla F.1 – Clases de exactitud correspondientes  
Tabla F.2 – Clases de exactitud correspondientes  Miércoles 1 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)      
16. Bibliografía  
TRANSITORIOS  
1. Objetivo y campo de aplicación  
Este Proyecto de Norma Oficial Mexicana específica los requisitos metrológicos y  técnicos aplicables a 
todos los instrumentos para pesar de funcionamiento no automático, así como a los módulos evaluados  por 
separado.  
Tiene por objeto proporcionar los requisitos y procedimientos de prueba para evaluar las características 
metrológicas y  técnicas de manera uniforme y trazable.  
2. Referencias normativas  
Para la correcta aplicación de este Proyecto de Norma Oficial Mexicana, se requiere aplicar las  siguientes 
normas vigentes o las que las sustituyan:  
 NOM -001-SCFI -1993, Aparatos electrónicos  de uso doméstico alimentados por diferentes fuentes de 
energía eléctrica -Requisitos de Seguridad y Métodos de prueba para la aprobación de tipo, publicada 
en el Diario Oficial de la Federación el 13 de octubre de 1993.  
 NOM -008-SCFI -2002, Sistema General d e Unidades de Medida, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 27 de noviembre de 2002.  
 NOM -038-SCFI -2000, Pesas de clases de exactitud E1, E2, F1, F2, M1, M2 y M3 (esta Norma 
cancela el PROY -NOM -039-SCFI -1994), publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de 
febrero de 2001.  
 NMX -J-610/4 -3-ANCE -2015 Compatibilidad electromagnética (EMC) -PARTE 4 -3: Técnicas de prueba 
y medición -pruebas de inmunidad a campos electromagnéticos radiados por señales  de 
radiofrecuencia (CANCELA A LA NMX -J-550/4 -3-ANCE -2008; NORMA REFERIDA EN LA  NOM -003-
SCFI -2014). Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de mayo de 
2016  
 NMX -J-579/4 -6-ANCE -2006, Técnicas de prueba y medición -Parte 4 -6: Pruebas de inmunidad de 
equipo eléctrico  y electrónico a las radio perturbaciones conducidas e inducidas Declaratoria  de 
vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federación el 04 de enero de 2007.  
 NMX -Z-055-IMNC -2009, Vocabulario internacional de metrología -Conceptos fundamentales y 
general es, y términos asociados (VIM). Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 24 de diciembre de 2009.  
 NMX -Z-012/2 -1987, Muestreo para la inspección por atributos -Parte 2: Métodos de muestreo, tablas y 
gráficas. Declaratoria d e vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de octubre  de 
1987.  
 NMX -J-610/4 -2-ANCE -2012, Compatibilidad electromagnética (EMC) -Parte 4 -2: Técnicas  de prueba y 
medición -Pruebas de inmunidad a descarga s electrostáticas. Cancela a la  NMX -J-550/4 -2-ANCE -
2005. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federación  el 21 de junio de 2012.  
3. Términos y definiciones  
Para propósitos de este Proyecto de Norma Oficial Mexicana, se deben usar los términos y definiciones 
estableci dos en la Norma Mexicana NMX -Z-055-IMNC -2009 citada en el capítulo de referencias normativas, 
además de las siguientes:  
3.1 Definiciones generales  
3.1.1  instrumento para pesar  
instrumento de medición que sirve para determinar la masa de un cuerpo utilizand o la acción de la 
gravedad sobre este cuerpo.  
NOTA:  En este Proyecto de Norma Oficial Mexicana, los términos "valor de masa" (o "valor de pesada")  se 
usan en el sentido de "masa convencional" o "valor convencional del resultado de la pesada en el aire" de 
acuerdo con la NOM -038-SCFI -2000 (ver Referencias), mientras que se utiliza preferentemente el término 
"pesa" para una materialización física (es decir, medida materializada) de la masa, regulada con respecto a 
sus características físicas y metrológicas.  
Este instrumento también puede utilizarse para determinar otras magnitudes, cantidades, parámetros o 
características relacionadas con la masa.         (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Miércoles 1 de agosto de 2018  
Según el método de operación, un instrumento para pesar está clasificado como instrumento para pesar 
de funcionami ento automático o instrumento para pesar de funcionamiento no automático.  
3.1.2  instrumento para pesar de funcionamiento no automático  
instrumento para pesar que requiere la intervención de un operador durante el proceso de pesada para 
decidir si el result ado de la pesada es aceptable.  
NOTA 1:  Decidir si el resultado de una pesada es aceptable incluye cualquier decisión por parte del 
operador que afecte el resultado (como tomar una acción cuando una indicación es estable o ajustar la masa 
de la carga pesada ) y tomar una decisión con respecto a la aceptación de cada resultado de pesada basado 
en la observación de la indicación o liberar una salida impresa.  
Un proceso de pesada no automático permite al operador tomar una acción (ajustar la carga, ajustar el 
precio unitario, determinar si la carga es aceptable, etc.) que influye en el resultado de la pesada en caso que 
éste no sea aceptable.  
NOTA 2:  En caso de duda con respecto a si un instrumento para pesar es un instrumento para pesar de 
funcionamiento no auto mático o automático, consultar las definiciones de instrumentos para pesar 
automáticos dadas en las recomendaciones internacionales OIML R 50 -1:1997, OIML R 51 -1:2006, OIML R 
61-1:2004, OIML R 106 -1: 2011, OIML R 107 -1:2007 y OIML R 134 -1:2006.  
Un instrume nto para pesar de funcionamiento no automático puede ser:  
 graduado o no graduado, o  
 con indicación automática, indicación semiautomática o indicación no automática.  
3.1.2.1  instrumento para pesar graduado  
Instrumento para pesar que permite la lectura direc ta del resultado completo o parcial de la pesada.  
3.1.2.2  instrumento para pesar no graduado  
instrumento para pesar no equipado con una escala numerada en unidades de masa.  
3.1.2.3  instrumento para pesar con indicación automática  
instrumento para pesar en el cual la posición de equilibrio se obtiene sin la intervención de un operador.  
3.1.2.4  instrumento para pesar con indicación semiautomática  
instrumento para pesar con un intervalo de pesada con indicación automática que permite al operador 
cambiar los lí mites de este intervalo.  
3.1.2.5  instrumento para pesar con indicación no automática  
instrumento para pesar en el cual la posición de equilibrio se obtiene por el operador.  
3.1.2.6  instrumento para pesar electrónico  
instrumento para pesar equipado con disp ositivos electrónicos.  
3.1.2.7  instrumento para pesar con escalas de precio  
instrumento para pesar que indica el precio a pagar empleando listas de precios o escalas relacionadas a 
un intervalo de precios unitarios.  
3.1.2.8  instrumento para pesar calculado r de precio  
instrumento para pesar que calcula el precio a pagar a partir del valor de masa indicada y el precio 
unitario.  
3.1.2.9  instrumento para pesar etiquetador de precio  
instrumento para pesar calculador de precio que imprime el valor de la pesada, e l precio unitario y el 
precio a pagar.  
3.1.2.10  instrumento para pesar de autoservicio  
instrumento para pesar diseñado para ser operado por el cliente.  
3.1.2.11  instrumento para pesar móvil  
instrumento para pesar de funcionamiento no automático montado o i ncorporado a un vehículo.  Miércoles 1 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)      
NOTA 1:  Un instrumento para pesar montado en un vehículo es un instrumento para pesar completo que 
está firmemente montado en un vehículo y que está diseñado para ese propósito especial. Ejemplo: 
Instrumento para pesar postal mont ada en un vehículo (oficina de correos móvil).  
NOTA 2:  Un instrumento para pesar incorporado en un vehículo utiliza partes del mismo para el 
instrumento para pesar. Ejemplos: Pesadoras de basura, elevadores de pacientes, elevadores de tarimas, 
monta cargas , pesadoras de sillas de ruedas.  
3.1.2.12  instrumento para pesar portátil para pesada de vehículos que transitan en las vías 
generales de comunicación  
instrumento para pesar de funcionamiento no automático con un receptor de carga formado por una o 
varias partes, que determina la masa total de los vehículos que transitan en las vías generales de 
comunicación y que está diseñado para ser trasladado a otros lugares.  
Ejemplos: instrumento para pesar portátil, grupo de instrumentos para pesar no automáticos aso ciados 
para pesar cargas por eje (o llantas).  
NOTA:  Este Proyecto de Norma Oficial Mexicana aplica solamente a un instrumento para pesar modelo 
puente y grupos de instrumentos para pesar no automáticos asociados para pesar carga por eje (o llantas) 
que det erminan simultáneamente la masa total de un vehículo que transita en las vías generales de 
comunicación con todos los ejes (o llantas) apoyados simultáneamente en partes apropiadas de un receptor 
de carga.  
3.1.2.13  instrumento para pesar mecánico  
instrumen to para pesar únicamente equipado con componentes mecánicos.  
3.1.2.14  instrumento para pesar electromecánico o híbrido  
instrumento para pesar compuesto por componentes mecánicos y electrónicos.  
3.1.3  Clasificaciones según la capacidad de medición  
3.1.3.1  instrumento para pesar de baja capacidad de medición  
instrumento para pesar con capacidad igual o menor a 20 kg.  
3.1.3.2  instrumento para pesar de mediana capacidad de medición  
instrumento para pesar con capacidad máxima mayor a 20 kg y menor o igual que 5 000 kg.  
3.1.3.3  instrumento para pesar de fina capacidad de medición  
instrumento para pesar con capacidad máxima mayor a 5 000 kg.  
3.1.4  indicaciones proporcionadas por un instrumento para pesar  
valor de una magnitud proporcionada por un instrumento de med ición.  
NOTA:  Los términos "indicación", "indicar" o "indicando" incluyen visualización y/o impresión.  
3.1.4.1  indicaciones primarias  
indicaciones, señales y símbolos que están sujetos a los requisitos de este Proyecto de Norma Oficial 
Mexicana.  
3.1.4.2  indicaciones secundarias  
indicaciones, señales y símbolos que no son indicaciones primarias.  
3.2 Construcción de un instrumento para pesar  
En este Proyecto de Norma Oficial Mexicana, el término "dispositivo" se utiliza para designar cualquier 
medio por el cua l se realiza una función específica, independientemente de su realización física, por ejemplo, 
mediante un mecanismo o botón que inicie una operación. El dispositivo puede ser una parte pequeña o una 
parte importante de un instrumento para pesar.  
3.2.1 Dispositivos principales  
3.2.1.1  receptor de carga  
parte del instrumento para pesar diseñada para recibir la carga.  
3.2.1.2  dispositivo transmisor de carga         (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Miércoles 1 de agosto de 2018  
parte del instrumento para pesar que sirve para transmitir al dispositivo de medición de carga la fuerz a 
producida por la carga que actúa sobre el receptor de carga, por ejemplo:  
a) Una palanca o sistema de palancas.  
b) Un resorte o conjunto de resortes.  
3.2.1.3  dispositivo de medición de carga  
parte del instrumento para pesar que sirve para medir la masa d e la carga mediante un dispositivo de 
equilibrio, para equilibrar la fuerza que proviene del dispositivo transmisor de carga, y un dispositivo de 
indicación o impresión.  
3.2.1.4  transductor de esfuerzos  
parte del instrumento para pesar que sirve para medir  la masa a través de la conversión del esfuerzo 
mecánico en una señal de cualquier tipo.  
3.2.2  módulo  
parte identificable de un instrumento que realiza una función o funciones específicas, y que puede 
evaluarse por separado de acuerdo con los requisitos de  funcionamiento, metrológicos y técnicos 
especificados en una Norma Oficial Mexicana, Norma Mexicana o lineamiento internacional aplicable.  Los 
módulos de un instrumento para pesar están sujetos a límites de error especificados.  
NOTA 1 : Los módulos típicos  de un instrumento para pesar son: celda de carga, indicador, dispositivo de 
procesamiento de datos analógico o digital, módulo de pesada, terminal, indicador primario.  
Se pueden emitir Certificados de cumplimiento independientes para los módulos mencionad os en 3.2.2.1 a 
3.2.2.7 de este Proyecto de Norma Oficial Mexicana, conforme a la NOM que aplique a cada uno de los 
módulos independientes.  
 
Celda de carga analógica  (Consultar 3.2.2.1)         2 
Celda de carga digital (ADC)  (Consultar 3.2.2.1)         2 + 3 + (4)*  
Indicador  (Consultar 3.2.2.2)           (3) + 4 + (5) + (6) + 7  
Dispositivo de procesamiento de datos 
analógico  (Consultar 3.2.2.3)             3 + 4 + (5) + (6)  
Dispositivo de procesamiento de datos 
digital  (Consultar 3.2.2.4)                (4) + 5 + (6)  
Terminal  (Consultar 3.2.2.5)                 (5) + 6 + 7  
Pantalla primaria  (Consultar 3.2.2.6)                 7 Miércoles 1 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)      
Módulo de pesada  (Consultar 3.2.2.7)      1 + 2 + 3 + 4 + (5) + (6)  
*Los números entre paréntesis indican opciones.  
Figura 1 -Defini ción de módulos típicos de acuerdo con 3.2.2 y 6.10.2  (son posibles otras 
combinaciones)  
3.2.2.1  celda de carga  
transductor de esfuerzo que, después de tener en cuenta los efectos de la aceleración de la gravedad y el 
empuje del aire en el lugar de uso, mi de la masa convirtiendo la magnitud medida (masa) en otra magnitud 
medida (salida ). 
NOTA:  Las celdas de carga equipadas con electrónica que incluye amplificador, convertidor analógico a 
digital (ADC), y dispositivo de procesamiento de datos (opcionalmente) , se denominan celdas de carga 
digitales (ver la Figura 1).  
3.2.2.2  indicador electrónico de peso  
dispositivo electrónico de un instrumento para pesar que puede realizar la conversión analógica a digital 
de la señal de salida de la celda de carga, y que ad emás procesa los datos y muestra los resultados de 
pesada en unidades de masa.  
3.2.2.3  dispositivo de procesamiento de datos analógico  
dispositivo electrónico de un instrumento para pesar que realiza la conversión analógica a digital de la 
señal de salida de la celda de carga, y que además procesa los datos y proporciona los resultados de pesada 
en un formato digital mediante una interfaz digital sin mostrarlos. Opcionalmente, puede tener un teclado  (o un 
ratón, una pantalla táctil, etc.) para operar el ins trumento para pesar.  
3.2.2.4  dispositivo de procesamiento de datos digital  
dispositivo electrónico de un instrumento para pesar que procesa los datos y transmite los resultados de 
pesada en un formato digital mediante una interfaz digital sin mostrarlos. O pcionalmente, puede tener un 
teclado (o un ratón, una pantalla táctil, etc.) para operar el instrumento para pesar.  
3.2.2.5  terminal  
dispositivo digital que tiene un teclado (o un ratón, una pantalla táctil, etc.) para operar el instrumento para 
pesar, y u n indicador para proporcionar los resultados de pesada transmitidos mediante la interfaz digital de 
un módulo de pesada o un dispositivo de procesamiento de datos analógico.  
3.2.2.6  indicador digital  
un indicador digital puede ser un indicador primario o u n indicador secundario.  
a) Indicador primario: Incorporado en la cubierta del indicador o en la cubierta de la terminal o fabricado 
como un indicador en una cubierta separada (terminal sin teclas), por ejemplo, para ser utilizado en 
combinación con un módu lo de pesada.  
b) Indicador secundario: Dispositivo periférico adicional (opcional) que repite los resultados de pesada y 
cualquier otra indicación primaria, o proporciona más información no metrológica.  
NOTA: Los términos "indicador primario" e "indicador secundario" no deben confundirse con los términos 
"indicaciones primarias" e "indicaciones secundarias" (3.1.4.1 y 3.1.4.2).  
3.2.2.7  módulo de pesada  
parte del instrumento para pesar que comprende todos los dispositivos mecánicos y electrónicos (receptor 
de carga, transmisor de carga y procesamiento de datos analógico o de procesamiento de datos digital) pero 
que no tiene los medios para mostrar el resultado de pesada. Opcionalmente, puede tener dispositivos  para 
procesamiento posterior de los datos (digita les) y la operación del instrumento para pesar.  
3.2.3  Partes electrónicas  
3.2.3.1  dispositivo electrónico         (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Miércoles 1 de agosto de 2018  
dispositivo que emplea subconjuntos electrónicos y realiza una función específica. Por lo general, los 
dispositivos electrónicos son fabricados como u nidades separadas y pueden evaluarse independientemente.  
NOTA:  Un dispositivo electrónico, según esta definición, puede ser un instrumento para pesar completo 
(por ejemplo, un instrumento para pesar para la venta directa al público), un módulo (por ejemplo , un 
indicador, un dispositivo de procesamiento de datos analógico, un módulo de pesada) o un dispositivo 
periférico (por ejemplo, una impresora, un indicador secundario).  
3.2.3.2  sub ensamble electrónico  
parte de un dispositivo electrónico que utiliza com ponentes electrónicos y tiene una función reconocible 
propia.  
Ejemplos: convertidor analógico a digital, indicador, etc.  
3.2.3.3  componente electrónico  
entidad física más pequeña que utiliza la conducción por electrones o conducción por huecos, en 
semicond uctores, gases o en el vacío.  
Ejemplos: Tubo electrónico, transistor, circuito integrado, etc.  
3.2.3.4  dispositivo digital  
dispositivo electrónico que sólo realiza funciones digitales y proporciona una salida o indicación 
digitalizada.  
Ejemplos: Impresora,  indicador primario o secundario, teclado, terminal, dispositivo de almacenamiento de 
datos, computadora personal, etc.  
3.2.3.5  dispositivo periférico  
dispositivo adicional que repite o procesa posteriormente los resultados de pesada y otras indicaciones 
primarias.  
Ejemplos: Impresora, indicador secundario, teclado, terminal, dispositivo de almacenamiento de datos, 
computadora personal.  
3.2.3.6  interfaz  
dispositivo o programa capaz de transformar las señales o datos generados por un aparato o programa de 
cómputo en señales o datos comprensibles por otro.  
3.2.3.7  interfaz de protección  
interfaz (de hardware y/o software) que sólo permite la introducción de datos en el dispositivo de 
procesamiento de datos de un instrumento para pesar, módulo o componente elec trónico, que no puede:  
 Mostrar los datos que no están claramente definidos y que podrán considerarse como un resultado  de 
pesada;  
 Falsear los resultados de pesada mostrados, procesados o almacenados o las indicaciones  primarias; 
o 
 Ajustar el instrumento pa ra pesar o cambiar cualquier factor de ajuste, excepto liberar el 
procedimiento de ajuste usando los dispositivos incorporados o también, en el caso de instrumentos 
para pesar de clase de exactitud I, usando pesas de ajuste externas.  
3.2.4  dispositivo indi cador de un instrumento para pesar  
dispositivo que proporciona los resultados de pesada en forma visual.  
3.2.4.1  componente indicador  
componente que indica el equilibrio y/o el resultado.  
 En un instrumento para pesar con una sola posición de equilibrio, in dica solamente el equilibrio.  
 En un instrumento para pesar con varias posiciones de equilibrio, indica tanto el equilibrio como  el 
resultado.  
3.2.4.2  marca de escala  
línea u otra marca en un componente indicador correspondiente a un valor especificado de m asa. Miércoles 1 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)      
3.2.4.3  base de la escala  
línea imaginaria perpendicular a través de los centros de todas las marcas más cortas de la escala.  
3.2.5  Dispositivos indicadores auxiliares  
3.2.5.1  jinete  
pesa móvil de pequeña masa que puede colocarse o moverse en una barr a graduada integrada con el 
brazo o sobre el brazo mismo.  
3.2.5.2  dispositivo de interpolación de lectura (vernier o nonio)  
dispositivo conectado al componente indicador y que subdivide la escala de un instrumento para pesar sin 
un ajuste especial.  
3.2.5.3  dispositivo indicador complementario  
dispositivo ajustable por medio del cual es posible estimar, en unidades de masa, el valor correspondiente 
a la distancia entre una marca de la escala y el componente indicador.  
3.2.5.4  dispositivo indicador con una di visión de escala diferenciada  
dispositivo indicador digital, cuya última cifra después del signo decimal se diferencia claramente de las 
otras cifras.  
3.2.5.5  pilón colgante  
es una masa que tiene un punto de aplicación fijo, localizado en el extremo de la barra graduada y que se 
utiliza también como base para la colocación de los contrapesos.  
3.2.5.6  brida del pilón colgante  
es una pieza que interconecta el pilón colgante a la cuchilla de la barra graduada.  
3.2.5.7  contrapesos  
son las masas de valores conoc idos independientes al mecanismo propio del instrumento para pesar no 
automático de capacidad de medición adicional y que se emplean para complementar la capacidad de 
medición del instrumento para pesar.  
3.2.6  dispositivo indicador ampliado  
dispositivo que  cambia provisionalmente el valor de la división de escala, d, a un valor menor que la 
división de la escala de verificación, e, a partir de una acción manual.  
3.2.7  Dispositivos suplementarios  
3.2.7.1  dispositivo de nivelación  
dispositivo que permite llev ar un instrumento para pesar a su posición de referencia (plano horizontal).  
3.2.7.2  dispositivo de ajuste a cero  
dispositivo que permite el ajuste de la indicación a cero cuando no hay carga en el receptor de carga.  
3.2.7.2.1  dispositivo de ajuste a cero no automático  
dispositivo que permite el ajuste a cero de la indicación por un operador.  
3.2.7.2.2  dispositivo de ajuste a cero semiautomático  
dispositivo que ajusta automáticamente la indicación a cero después de una acción manual.  
3.2.7.2.3  dispositivo d e ajuste a cero automático  
dispositivo que ajusta automáticamente la indicación a cero sin la intervención de un operador.  
3.2.7.2.4  dispositivo de ajuste a cero inicial  
Dispositivo que ajusta automáticamente la indicación a cero en el momento en que se en ciende el 
instrumento para pesar y antes de que esté listo para su uso.  
3.2.7.2.5  dispositivo auxiliar de ajuste  
dispositivo que permite ajustar separadamente una o más partes principales de un instrumento para pesar.         (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Miércoles 1 de agosto de 2018  
3.2.7.3  dispositivo de mantenimiento d e cero  
dispositivo que mantiene automáticamente la indicación en cero dentro de ciertos límites.  
3.2.7.4  dispositivo de tara  
dispositivo que permite ajustar la indicación a cero cuando hay una carga en el receptor de carga:  
 Sin alterar el intervalo de pesa da para cargas netas (dispositivo de tara aditiva); o  
 Reduciendo el intervalo de pesada para cargas netas (dispositivo de tara sustractiva).  
Puede funcionar como:  
 Dispositivo no automático (carga equilibrada por el operador);  
 Dispositivo semiautomático (ca rga equilibrada automáticamente a partir de una acción manual); o  
 Dispositivo automático (carga equilibrada automáticamente sin la intervención de un operador).  
3.2.7.4.1  dispositivo de equilibrio de la tara  
dispositivo de tara que no indica el valor de ta ra cuando se carga el instrumento para pesar.  
3.2.7.4.2  dispositivo de pesada de la tara  
dispositivo de tara que almacena el valor de tara y puede indicarlo o imprimirlo cuando el instrumento para 
pesar está cargado o no.  
3.2.7.5  dispositivo de pre selecci ón de tara  
dispositivo que permite sustraer un valor de tara predeterminado del valor bruto o neto e indicar el 
resultado del cálculo. Se reduce el intervalo de pesada para cargas netas según corresponda.  
3.2.7.6  dispositivo de bloqueo  
dispositivo para inm ovilizar el mecanismo de un instrumento para pesar total o parcialmente.  
3.2.7.7  dispositivo auxiliar de verificación  
dispositivo que permite verificar por separado uno o más dispositivos principales de un instrumento  para 
pesar.  
3.2.7.8  dispositivo de sel ección de receptores de carga y dispositivos de medición de carga  
dispositivo que permite conectar uno o más receptores de carga a uno o más dispositivos de medición de 
carga, independientemente de los dispositivos intermedios de transmisión de carga utili zados.  
3.2.7.9  dispositivo estabilizador de la indicación  
dispositivo para mantener estable una indicación bajo condiciones determinadas.  
3.2.7.10  sistema de verificación  
conjunto completo de dispositivos ensamblados en un instrumento para pesar que permit e detectar y 
poner en evidencia las fallas significativas.  
3.2.7.11  dispositivo de protección de durabilidad  
dispositivo incorporado en un instrumento para pesar que permite detectar y poner en evidencia errores de 
durabilidad significativos.  
3.2.8  Softwar e 
3.2.8.1  software legalmente relevante  
programas, datos, parámetros específicos de un modelo y parámetros específicos de un dispositivo que 
pertenecen al instrumento de medición o módulo, y definen o cumplen las funciones que están sujetas a 
control legal . 
Ejemplos: Resultados finales de la medición, es decir, valor bruto, neto y de tara/ tara pre seleccionada 
(incluyendo el signo decimal y la unidad), identificación del intervalo de pesada y el receptor de carga (si se 
usan varios receptores de carga), e identificación del software.  
3.2.8.2  parámetro legalmente relevante  Miércoles 1 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)      
parámetro de un instrumento de medición o un módulo sujeto a control legal. Se pueden distinguir los 
siguientes tipos de parámetros legalmente relevantes: parámetros específicos para un mo delo y parámetros 
específicos para un dispositivo.  
3.2.8.3  parámetro específico de un modelo  
parámetro legalmente relevante con un valor que depende sólo del modelo de instr umento para pesar.  Los 
parámetros específicos de un modelo son parte del software l egalmente relevante. Se establecen en la 
aprobación del modelo del instrumento para pesar.  
Ejemplos: Parámetros utilizados para el cálculo de masa, análisis de estabilidad o cálculo de precio y 
redondeo, identificación del software, etc.  
3.2.8.4  parámetro específico de un dispositivo  
parámetro legalmente relevante con un valor que depende de cada instrumento. Los parámetros 
específicos para un dispositivo comprenden los parámetros de calibración (por ejemplo, ajuste del intervalo de 
pesada u otros ajustes o  correcciones) y los parámetros de configuración (por ejemplo, la capacidad máxima, 
capacidad mínima, las unidades de medida, etc.).  
Estos son seleccionables y ajustables solo en el modo de operación especial del instrumento.  Los 
parámetros específicos de un dispositivo son aquellos que deben protegerse (inalterables) y aquellos  a los 
que solo puede acceder (parámetros configurables) una persona autorizada.  
3.2.8.5  almacenamiento prolongado de los datos de medición  
almacenamiento utilizado para mantener los  datos de medición listos después de la conclusión de la 
medición para posteriores fines legalmente relevantes (por ejemplo, conclusión de una transacción comercial 
en una fecha posterior, cuando el cliente no está presente para la determinación de la cant idad, o para 
aplicaciones especiales identificadas y legisladas por el gobierno federal).  
3.2.8.6  identificación del software  
secuencia de caracteres propios de un software (ejemplo, número de la versión, suma de comprobación).  
3.2.8.7  separación del softw are 
separación sin ambigüedades del software en software legalmente relevante y software no legalmente 
relevante. Si no existe separación del software, todo el software debe ser considerado como  legalmente 
relevante.  
3.2.9  metrológicamente relevante  
cualqu ier dispositivo, módulo, parte, componente o función de un instrumento para pesar que puede influir 
en un resultado de pesada o cualquier otra indicación primaria, considerada como metrológicamente 
relevante.  
3.3 Características metrológicas de un instrume nto para pesar  
3.3.1  Capacidad de pesada  
3.3.1.1  capacidad máxima (Max)  
capacidad máxima de pesada, que no toma en cuenta la capacidad aditiva de tara.  
3.3.1.2  
capacidad mínima (Min)  
valor de la carga por debajo del cual los resultados de pesada pueden est ar sujetos a un error  relativo 
excesivo.  
3.3.1.3  capacidad de indicación automática  
capacidad de pesada para la cual se obtiene el equilibrio sin la intervención de un operador.  
3.3.1.4  intervalo de pesada  
intervalo comprendido entre la capacidad mínima y la capacidad máxima.  
3.3.1.5  intervalo de ampliación de la indicación automática  
valor hasta el cual es posible ampliar el intervalo de indicación automática dentro del intervalo de pesada.         (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Miércoles 1 de agosto de 2018  
3.3.1.6  efecto máximo de tara (T = + ..., T = – ...) 
capacidad máx ima del dispositivo de tara aditiva (T = + ...) o del dispositivo de tara sustractiva (T = -...). 
3.3.1.7  carga máxima de seguridad (Lim)  
carga estática máxima que puede soportar un instrumento para pesar sin alterar de forma permanente sus 
cualidades metr ológicas.  
3.3.2  Divisiones de escala  
3.3.2.1  longitud de una división (instrumento para pesar con indicación analógica)  
distancia entre dos marcas consecutivas de la escala.  
3.3.2.2  división de la escala o " d" 
valor, expresado en unidades de masa de:  
 La di ferencia entre los valores correspondientes a dos marcas consecutivas de la escala, para una 
indicación analógica; o  
 La diferencia entre dos valores indicados consecutivos, para una indicación digital.  
3.3.2.3  división de la escala de verificación o " e" 
valor, expresado en unidades de masa, utilizado para la clasificación y verificación de un instrumento  para 
pesar.  
3.3.2.4  división de la escala utilizada para numeración  
valor de la diferencia entre dos marcas numeradas consecutivas de la escala.  
3.3.2.5  número de divisiones de la escala de verificación " n" (instrumento para pesar de un  solo 
intervalo)  
cociente de la capacidad máxima entre la división de la escala de verificación:  
n = Max / e 
3.3.2.6  instrumento para pesar múlti -intervalo  
instrumento para pe sar que posee un intervalo de pesada dividido en intervalos parciales cada uno de 
ellos con una división de escala diferente. Cada intervalo de pesada parcial funciona automáticamente en la 
medida en que se aplica la carga, tanto de manera ascendente como descendente.  
3.3.2.7  instrumento par a pesar de intervalos múltiples  
instrumento para pesar que posee dos o más intervalos de pesada con diferentes capacidades máximas y 
diferentes divisiones de escala para el mismo receptor de carga; cada intervalo se exti ende desde cero hasta 
su capacidad máxima.  
3.3.3  relación de Reducción " R" 
la relación de reducción de un dispositivo transmisor de carga es:  
R = FM / FL 
En donde:  FM = fuerza que actúa sobre el dispositivo de medición de carga,  
 FL = fuerza que actúa sobr e el receptor de carga.  
3.3.4  modelo  
prototipo final de un instrumento para pesar o un módulo (incluyendo una familia de instrumentos para 
pesar o módulos); en el que todos los elementos que afectan sus propiedades metrológicas están definidos 
adecuadament e. 
3.3.5  familia  
grupo identificable de instrumentos para pesar o módulos de un mismo modelo, que tienen las mismas 
características de diseño y principios de medición (por ejemplo: el mismo tipo de dispositivo(s) indicador(es), 
el mismo tipo de diseño de c eldas de carga y el mismo dispositivo transmisor de carga) pero pueden tener 
algunas características metrológicas, o de desempeño técnico diferentes (ejemplo: Max, Min, e, d, clase de 
exactitud, etc.).  Miércoles 1 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)      
El concepto de "familia" tiene como objetivo primario reducir las pruebas requeridos en la evaluación del 
modelo. No descarta la posibilidad de mencionar más de una familia en un solo Certificado.  
3.4 Propiedades metrológicas de un instrumento para pesar  
3.4.1  sensibilidad  
para un determinado valor de la masa  medida, el cociente del cambio  
 , de la variable observada  
, y 
el correspondiente cambio  
 , de la masa medida o  
 . 
 
3.4.2  discriminación  
capacidad de un instrumento para pesar para reaccionar a pequeñas variaciones de carga.  
El umbral de discriminación para una determinada carga es el valor de la carga adicional más pequeña 
que, al ser colocada suavemente en el receptor de carga o retirada de éste, produce un cambio perceptible de 
la indicación.  
3.4.3  repetibilidad  
capacidad de un instrumento para pesar y proporcionar resultados concordantes entre sí cuando se coloca 
la misma carga varias veces y de manera prácticamente idéntica en el receptor de carga en condiciones de 
prueba razonablemente constantes.  
3.4.4  durabilidad  
capacidad de un instrumento para p esar y mantener sus características de desempeño durante un período 
de uso.  
3.4.5  tiempo de calentamiento  
tiempo transcurrido entre el momento en que se suministra energía eléctrica al instrumento para pesar y el 
momento en el cual el instrumento para pesa r es capaz de cumplir con los requisitos de este Proyecto de 
Norma Oficial Mexicana.  
3.4.6  valor final de la pesada  
valor de masa que indica el instrumento para pesar cuando se encuentra completamente en reposo y en 
equilibrio, sin perturbaciones que afect en la indicación.  
3.4.7  exactitud  
aptitud de un instrumento para pesar de medición para dar indicaciones próximas al valor 
convencionalmente verdadero de una magnitud medida.  
3.4.8  linealidad  
capacidad de un instrumento de medición, para proporcionar una i ndicación próxima al valor 
convencionalmente verdadero, en todo el intervalo de medición.  
3.4.9  excentricidad  
propiedad de un instrumento para dar resultados iguales o similares de una carga determinada, colocada 
en diferentes puntos del receptor de carga.  
3.5 Indicaciones y errores  
3.5.1  Métodos de indicación  
3.5.1.1  equilibrio con pesas  
valor de masa de las pesas que equilibran la carga (teniendo en cuenta la relación de reducción de  la 
carga).  
3.5.1.2  indicación analógica  
indicación que permite determina r la posición de equilibrio como una fracción de la división de la escala.  
3.5.1.3  indicación digital  
indicación en la cual las marcas de la escala están compuestas de una secuencia de cifras ordenadas que 
no permiten la interpolación en fracciones de la d ivisión de la escala.         (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Miércoles 1 de agosto de 2018  
3.5.2  Resultados de pesada  
NOTA:  Las definiciones que se presentan en 3.5.2 aplican sólo cuando la indicación es cero antes de 
aplicar una carga al instrumento para pesar.  
3.5.2.1  valor bruto o "G" o "B"  
indicación del valor de la pes ada de una carga en un instrumento para pesar, que no tiene un dispositivo 
de tara o de pre selección de la tara en uso, (Consultar inciso 4 Abreviaturas y Símbolos, así como el  inciso 
7.6.5).  
3.5.2.2  valor neto: “NETO” o "N"  o "NET"  
son las diferentes for mas en las que dicha función puede estar indicada en el instrumento para pesar, 
(Consultar inciso 4 Abreviaturas y Símbolos, así como el inciso 7.6.5), se ubicará en especificaciones.  
3.5.2.3  valor de tara o “TARA” o "T" o  "TARE"  
son las diferentes formas en las que dicha función puede estar indicada en el instrumento para pesar, 
(Consultar inciso 4 Abreviaturas y Símbolos, así como el inciso 7.6.5).  
3.5.3  Otros valores de pesada  
3.5.3.1  valor de tara pre seleccionado o "PT"  
valor numérico, introducido en e l instrumento y que representa un valor de masa que va a ser aplicado a 
otras pesadas sin necesidad de determinar las taras individuales.  
"Introducido" incluye procedimientos tales como: tecleo, recuperación desde la memoria de datos o 
comunicación a travé s de interfaces.  
3.5.3.2  valor neto calculado  
valor de la diferencia entre un valor de masa medido (bruto o neto) y un valor de tara pre seleccionado.  
3.5.3.3  valor de pesada calculado  
suma o diferencia calculada de más de un valor de masa medido y/o valor  neto calculado.  
3.5.4  Lectura  
3.5.4.1  lectura por simple yuxtaposición  
lectura del resultado de la pesada a través de la simple yuxtaposición de las cifras consecutivas indicadas, 
sin necesidad de cálculos.  
3.5.4.2  inexactitud total de la lectura  
es un in strumento para pesar con indicación analógica, esto es igual a la desviación estándar de la misma 
indicación, cuya lectura fue realizada en condiciones normales de uso por varios observadores en condiciones 
normales de funcionamiento. Tomar al menos diez l ecturas del resultado.  
3.5.4.3  error de redondeo de una indicación digital  
diferencia entre la indicación y el resultado que el instrumento para pesar proporciona con una indicación 
analógica.  
3.5.4.4  distancia mínima de lectura  
distancia más corta a la qu e puede aproximarse libremente un observador del dispositivo indicador para 
tomar una lectura en condiciones normales de uso.  
Se considera que esta aproximación es libre para el observador si existe un espacio despejado de por lo 
menos 0.8 m delante del di spositivo indicador (ver Figura 2).  Miércoles 1 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)      
 
Figura 2 -Representación para determinar la distancia mínima de lectura para el observador  
 
m = masa a medir  
E = error de indicación (3.5.5.1)  
emp 1 = error máximo permitido en la verificación inicial  
emp 2 = error máxim o permitido en uso  
C  = característica en las condiciones de referencia  
C1  = característica debida a un factor de influencia o una perturbación  
(Para los fines de esta ilustración, se supone que el factor de influencia o la perturbación tienen 
una influen cia en la característica que no es errática).         (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Miércoles 1 de agosto de 2018  
ESP  = error de indicación evaluado durante la prueba de estabilidad del intervalo de pesada  
I = error intrínseco (consultar 3.5.5.2)  
V = variación de los errores de indicación durante la prueba de estabilidad del intervalo de pesada.  
Situación 1:  muestra el error E1 de un instrumento para pesar debido a un factor de influencia o una 
perturbación. I1 es el error intrínseco. La falla (Consultar 3.5.5.5) debida al factor de 
influencia o la perturbación aplicada e s igual a E1 - I1. 
Situación 2:  muestra el valor promedio, ESP1av, de los errores en la primera medición de la prueba de 
estabilidad del intervalo de pesada , algunos otros errores ( ESPi y ESPk) y los valores 
extremos de los errores ESPm y ESPn, todos esto s errores siendo evaluados en diferentes 
momentos durante la prueba de estabilidad del intervalo de pesada. La variación, V, en los 
errores de indicación momentos durante la prueba de estabilidad del intervalo de pesada es 
igual a ESPm – ESPn. 
Figura 3 -Errores  
3.5.5  Errores  
3.5.5.1  error de indicación  
indicación de un instrumento para pesar menos el valor convencionalmente verdadero de la masa 
correspondiente.  
3.5.5.2  error intrínseco  
error de un instrumento para pesar determinado en las condiciones de refe rencia.  
3.5.5.3  error intrínseco inicial  
error intrínseco de un instrumento para pesar determinado antes de las pruebas de desempeño y de 
estabilidad del intervalo de pesada.  
3.5.5.4  error máximo permitido, emp  
diferencia máxima, positiva o negativa, permi tida por este Proyecto de Norma Oficial Mexicana, entre la 
indicación de un instrumento y el valor verdadero correspondiente, determinado por los patrones de referencia 
de masa o las pesas patrón, con el instrumento indicando cero sin carga, en la posición  de referencia.  
3.5.5.5  falla 
diferencia entre el error de indicación y el error intrínseco de un instrumento para pesar.  
NOTA:  Generalmente, una falla es el resultado de un cambio no deseado de los datos contenidos en, o 
que fluyen a través de, un instrum ento para pesar electrónico.  
3.5.5.6  falla significativa  
falla superior a e.  
NOTA:  Para un instrumento para pesar múlti -intervalo, el valor de e es el apropiado para el intervalo de 
pesada parcial.  
Las siguientes fallas no son consideradas como significati vas, aunque sean superiores a e:  
 Fallas provocadas por causas simultáneas y mutuamente independientes en el instrumento  para 
pesar;  
 Fallas que implican la imposibilidad de realizar cualquier medición;  
 Fallas tan graves que deben percibir todos los interesa dos en el resultado de la medición;  
 Fallas transitorias que constituyen variaciones momentáneas de la indicación que no pueden 
interpretarse, memorizarse o transmitirse como resultado de la medición.  
3.5.5.7  error de durabilidad  
diferencia entre el error i ntrínseco durante un período de uso y el error intrínseco inicial de un instrumento 
para pesar.  
3.5.5.8  error de durabilidad significativo  Miércoles 1 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)      
error de durabilidad superior a e.  
NOTA 1:  Un error de durabilidad puede deberse al desgaste mecánico o a la deriva y  envejecimiento de 
partes electrónicas. El concepto de error de durabilidad significativo se aplica sólo a partes electrónicas.  
NOTA 2:  En el caso de instrumentos para pesar múlti -intervalo, el valor de e es el que corresponde al 
intervalo de pesada parcia l. 
Los errores que se producen después de un período de uso del instrumento para pesar, no son 
considerados errores de durabilidad significativos, aunque sean superiores a e, si son claramente el resultado 
de la falla de un dispositivo/componente o de una perturbación y para los cuales la indicación:  
 No puede ser interpretada, memorizada o transmitida como resultado de la medición;  
 Implica la imposibilidad de realizar mediciones; o  
 Es tan evidentemente errónea que debe considerarse por todos los interesados  en el resultado  de 
medición.  
3.5.5.9  estabilidad del intervalo de pesada  
capacidad de un instrumento para pesar para mantener la diferencia entre la indicación en su capacidad 
máxima y la indicación sin carga durante un período de uso dentro de los límite s especificados.  
3.6 Influencias y condiciones de referencia  
3.6.1  magnitud de influencia  
magnitud que no es objeto de medición pero que influye en los valores del mensurando o en las 
indicaciones del instrumento para pesar.  
3.6.1.1  factor de influencia  
magnitud de influencia, cuyo valor se encuentra dentro de las condiciones normales de funcionamiento 
especificadas para el instrumento para pesar.  
3.6.1.2  perturbación  
magnitud de influencia, cuyo valor se encuentra dentro de los límites especificados en est e Proyecto de 
Norma Oficial Mexicana, pero fuera de las condiciones normales de funcionamiento especificadas para el 
instrumento para pesar.  
3.6.2  condiciones normales de funcionamiento  
condiciones de uso determinadas por el intervalo de valores de las mag nitudes de influencia para las 
cuales se supone que las características metrológicas se encuentran dentro de los errores máximos 
permitidos especificados.  
3.6.3  condiciones de referencia  
conjunto de valores especificados para los factores de influencia, fi jados para asegurar la validez de las 
comparaciones entre los resultados de las mediciones.  
3.6.4  posición de referencia  
posición a la cual se ajusta el instrumento para pesar para su operación.  
3.7 pruebas de desempeño  
pruebas que se realizan para verific ar si el instrumento para pesar bajo prueba (IBP) es capaz de realizar 
las funciones para las cuales está previsto.  
3.8 cardán  
mecanismo que permite transmitir un movimiento de rotación a dos ejes de direcciones distintas.  
3.9 tensión nominal de alimentaci ón 
es el valor de la tensión o intervalo de tensiones de la red eléctrica.  
3.10 red eléctrica         (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Miércoles 1 de agosto de 2018  
es cualquier línea de suministro de energía eléctrica con una tensión de operación superior a 34 V 
(cresta).  
3.11 fuente de alimentación  
es el accesorio o disposi tivo que utiliza la energía de la red eléctrica u otras fuentes y la transforma para 
proporcionar tensión a uno o más aparatos.  
3.12 prueba  
determinación de una o más características de un instrumento de medición, objeto de evaluación de la 
conformidad de acuerdo con un procedimiento determinado.  
3.13 examen  
investigación y reconocimiento de un instrumento de medición para comprobar o demostrar la idoneidad 
de sus características.  
3.14 legalmente relevante  
es el software, los elementos adicionales, el hardw are y los datos, o parte de los mismos, que interviene 
en las características metrológicas de un instrumento para pesar o sistema de medición.  
3.15 verificación  
Constatación ocular o comprobación a través de muestreo, medición, pruebas de laboratorio o exa men de 
documentos que se realizan para evaluar la conformidad en un momento determinado. Comprende la 
constatación de las características metrológicas y de operación del instrumento de medición dentro de las 
tolerancias y demás requisitos establecidos en l as Normas Oficiales Mexicanas y Normas Mexicanas y, en su 
caso, el ajuste de los mismos cuando cuenten con los dispositivos adecuados para ello.  
3.16 verificación inicial  
verificación que, por primera ocasión y antes de su utilización para transacciones co merciales o para 
determinar el precio de un bien o un servicio, debe realizarse respecto de las propiedades de funcionamiento 
y uso de los instrumentos de medición, para determinar si operan de conformidad con las características 
metrológicas establecidas en las Normas Oficiales Mexicanas y Normas Mexicanas aplicables.  
3.17 verificación periódica  
verificación que una vez concluida la vigencia de la inicial, se debe realizar en los intervalos de tiempo que 
determine la Secretaría de Economía, respecto de las  propiedades de funcionamiento y uso de los 
instrumentos de medición para determinar si operan de conformidad con las características metrológicas 
establecidas en las Normas Oficiales Mexicanas y Normas Mexicanas aplicables.  
3.18 verificación extraordinari a 
la verificación que, no siendo inicial o periódica, se realiza respecto de las propiedades de funcionamiento 
y uso de los instrumentos de medición para determinar si operan de conformidad con las características 
metrológicas establecidas en las Normas Of iciales Mexicanas y Normas Mexicanas aplicables, cuando lo 
soliciten los usuarios de los mismos, cuando pierdan su condición de "instrumento verificado" o cuando así lo 
determine la autoridad competente.  
4. Abreviaturas y símbolos  
Este Proyecto de Norma Of icial Mexicana hace referencia a términos metrológicos, así como términos 
técnicos y físicos. Por lo tanto, no se excluye la ambigüedad de abreviaciones y símbolos. Sin embargo, con 
las siguientes explicaciones listadas, debe evitarse cualquier confusión.  
α coeficiente de temperatura del material del cable  C.3.3.2.4  
ρ resistencia específica del material del cable  C.3.3.2.4  
clasificación de celda de carga  F.2 Tabla F.1  
sección transversal de un alambre individual  C.3.3.2.4, F.1  
analógico a digita l  
componentes analógicos relevantes, incluyendo el 
Convertidor Analógico a Digital  3.2.2 Figura 1, 8.5.2.1  
Tabla 11  
clasificación de celda de carga  F.2 Tabla F.1  Miércoles 1 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)      
valor de peso bruto  3.5.2.1, 7.6.11  
clasificación de celda de carga  F.2 Tabla F.1 
marca del valor de pesada calculado, cuando se imprime  7.6.11  
salida nominal de una celda de carga  F.6.1  
corriente alterna  6.9.3  
corriente continua  6.9.3  
clasificación de celda de carga adicional: se prueba 
humedad - temperatura cíclic a F.2 
comprobación de redundancia cíclica  8.5.3.3  
división de la escala  3.3.2.2, 3.2.6, 6.4.3, 6.4.4, 9.9.3  
clasificación de celda de carga  F.2 Tabla F.1  
carga muerta del receptor de carga  F.1, F.2.5  
retorno de carga muerta  F.2.6  
dispositivo de almacenamiento de datos  8.5.3  
división de la escala de verificación  3.2.6, 6.1.2, 6.2 Tabla 3, 6.3.1, 6.3.3, 
6.4.3, 9.9.3, F.1  
división de escala de verificación, reglas para índices  6.2 
error de medición  Figura 3,A.4.4.3  
error intrínseco  Figura 3  
capacidad máxima de la celda de carga  C.3.3.2.5, F.2.4, F.2.6, F.3.5, F.5, F.6  
 
carga muerta mínima de la celda de carga  F.2.5, F.6  
compatibilidad electromagnética  8.5.2.1 Tabla 11  
Instrumento para p esar bajo prueba  3.7, 6.10.4, Apéndice B  
valor de peso bruto  3.5.2.1, 7.6.11  
índice de variable  6.3, entre otros.  
Espaciado de la escala  7.3.2, 9.9.3  
Espaciado mínimo de la escala  7.3.2  
valor de peso indicado  A.4.4.3 (Evaluación de erro res), 
A.4.8.2  
entrada/salida  B.3.2  
Intervalo de ajuste a cero inicial  F.1 
F.5, F.6.1  
exponente de variable  6.4.2, 7.2.2.1  
longitud de cable  C.3.3.2.4, F.1  
distancia de lectura  3.5.4.4, 7.3.2  
Carga  A.4.4.3 (Evaluación de errores)  
celda de carga  Apéndice F  
carga límite máxima  10.1.2  
Masa  6.5.1,  
capacidad máxima del instrumento para pesar  3.3.1.1, F.1  
6.5.1, 6.7.3 Tabla 6a, 10.1.1  
capacidad máxima del instrumento para pesar, reglas para 
los índic es F.1 
6.9.4.2, 7.2.2.2, 7.6.12.2, 7.7.1,  
capacidad mínima del instrumento para pesar  3.3.1.2, 10.1.1  
error máximo permitido  3.5.5.4, 6.3.3, 6.5 Tabla 6 entre otros          (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Miércoles 1 de agosto de 2018  
número de divisiones de escala de verificación  3.3.2.5 , 7.2.3, E.4.2, F.1 , F.2.6,   F.5, 
F.6.1  
número máximo de divisiones de escala de verificación  6.10.4.6   
número máximo de divisiones de escala de verificación del 
instrumento para pesar  F.1 
número máximo de divisiones de escala de verificación para 
un indica dor F.3.4 F.6  
número máximo de divisiones de verificación de la celda de 
carga  F.2.6  
valor neto  3.5.2.2, 7.6.5, 7.6.11  
número de celdas de carga  F.1 
clasificación de celda de carga adicional: sin prueba de 
humedad  6.10.2 .4, F.2  
corrección para carga no distribuida uniformemente  F.1,  no aplica F.6  
factor de prorrateo de emp  3.1, 6.10.2.1, 10.1.5.3, tabla 11a,  
A.4.4.4, Tabla C.1, C.2.5, C.2.7, C.3, 
C.4,D.1, E.1, E.4,  F.5,  no aplica  
fracción d el emp para el indicador, la celda de carga y los 
elementos conductores  6.10.2.1, F.2.2, F.6  
indicación antes del redondeo  A.4.4.3 (Evaluación de errores)  
precio a pagar  7.14.2  
consulta de precio (unidad, almacenamiento)  7.13.4  
 
tara predete rminada  3.5.3.1,  7.6.12.5, 7.7 
factor de corrección  F.1 
relación de reducción de un dispositivo transmisor de carga  3.3.3, F.1  
resistencia de un alambre individual  C.3.3.2.4  
resistencia de carga de un indicador  F.3 
resistencia de entrada de una celda de carga  F 2.8.  
clasificación de celda de carga adicional: probada en 
humedad a temperatura estática  6.10.2.4, F.2  
valor de tara  3.5.2.3, 7.6.5, 7.6.11  
tara aditiva  10.1.2, entre otros   
tara sustractiva  10.1. 2, entre otros  
límite inferior del intervalo de temperatura, límite superior 
del intervalo de temperatura  C.3.3.2.4, F.1  
unidad de medición  7.12.1, 10.1.2  
Δ
 tensión de entrada mínima por división de escala de 
verificación  F.3, F.6  
precio unitario  7.14.2  
tensión nominal de suministro de energía  6.9.3, A.5.4  
intervalo de tensión del suministro de energía  6.9.3, A.5.4  
tensión d e excitación de celda de carga  F.3.5  F.6 
tensión de entrada mínima del indicador  F.3, F.6.1  
tensión mínima del intervalo de medición del indicador  F.3 
Tensión máxima del intervalo de medición del indicador  F.3 Miércoles 1 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)      
intervalo de verif icación mínima de la celda de carga  F.2 
variación del error  Figura 3  
Peso  7.14.2  
instrumento para pesar 1, instrumento para pesar 2  10.1.4  
instrumento para pesar  F.1 
intervalo de pesada  7.6.12.3  
relación del intervalo de verificaci ón mínimo de la celda de 
carga: Y = Emax / vmin  F.2 
relación del retorno de la señal de salida de la carga muerta 
mínima de la celda de carga: Z = Emax / (2 x DR)  F.2 
NOTA:  Consultar la OIML R 60:2000:  
4.6.5.1 para el símbolo NH.  
4.6.5.2 para el símbol o CH.  
4.6.5.3 para el símbolo SH.  
 
5. Principios generales  
5.1 Unidades de medida  
Las unidades de masa que deben ser usadas en un instrumento para pesar son:  
 el kilogramo, kg;  
 el miligramo, mg;  
 el gramo, g;  
 la tonelada, t.  
Para aplicaciones especiales, po r ejemplo, el comercio de piedras preciosas, se puede utilizar el quilate 
métrico (1 quilate métrico = 0.2 g) como unidad de medición. El símbolo del quilate métrico es CM.  
NOTA:  De acuerdo con las exigencias actuales de las actividades científicas, tecnol ógicas, educativas, 
industriales y comerciales, se permite que el IBP pueda utilizarse también para determinar otras cantidades, 
magnitudes, parámetros o características relacionadas con masa; no obstante, la evaluación para establecer 
la conformidad de lo s instrumentos para pesar con los requisitos de este Proyecto de Norma Oficial Mexicana, 
únicamente se hace con base en las unidades del Sistema General de Unidades de Medida (SGUM).  
5.2 Principios de funcionamiento  
a) Mecánico  
Es aqu el que al colocar una carga sobre el receptor de carga ejerce una fuerza sobre una palanca o 
sistema de palancas o un resorte o conjunto de resortes que conectado al dispositivo indicador proporciona 
lecturas en unidades de masa.  
b) Electrónico  
Es aqu el que al colocar una carga  sobre el receptor ejerce una fuerza sobre un transductor de esfuerzos o 
conjunto de ellos que conectado al dispositivo indicador proporciona lecturas en unidades de masa.  
c) Electromecánico o híbrido  
Es aqu el que al colocar una carga sobre el receptor de carga ejerce una fuerza sobre una palanca o 
sistema de palancas conectadas a un transductor de esfuerzos o conjunto de ellos que a su vez conectado al 
dispositivo indicador proporciona lecturas en unidades de masa.  
5.3 Principios de los requisitos metrológ icos 
Los requisitos se aplican a todos los instrumentos para pesar, independientemente de sus principios de 
medición.  
Los instrumentos para pesar se clasifican según:  
 Capacidad máxima de pesada (Max) del Instrumento para pesar.  
 La división de la escala de verificación ( e), que representa la exactitud absoluta; y         (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Miércoles 1 de agosto de 2018  
 El número de divisiones de la escala de verificación ( n), que representa la exactitud relativa.  
n = Max / e 
Los errores máximos permitidos son del orden de magnitud de la división de la escala de ve rificación. Se 
aplican a las cargas brutas y, cuando un dispositivo de tara está en funcionamiento, se aplican a las cargas 
netas. Los errores máximos permitidos no se aplican a los valores netos calculados cuando un dispositivo de 
pre selección de tara es tá en funcionamiento.  
Se especifica una capacidad mínima (Min) para indicar que es probable que el uso del instrumento para 
pesar por debajo de este valor origine errores relativos considerables.  
5.4 Principios de los requisitos técnicos  
Los requisitos téc nicos generales se aplican a todos los modelos de instrumentos para pesar, ya sean 
mecánicos, electrónicos o híbridos, y son modificados o complementados con requisitos adicionales para los 
instrumentos para pesar utilizados para aplicaciones específicas o  diseñados para una tecnología especial.  
Tienen por objeto especificar el desempeño de los instrumentos para pesar, no su diseño, con el fin de no 
obstaculizar los avances tecnológicos.  
En particular, se deben permitir las funciones de instrumentos para pe sar electrónicos no cubiertas por 
este Proyecto de Norma Oficial Mexicana siempre que no interfieran con los requisitos metrológicos y si se 
asegura la idoneidad para el uso y control metrológico apropiado (ver inciso 11.1).  
5.5 Aplicación de los requisito s 
Los requisitos de este Proyecto de Norma Oficial Mexicana aplican a todos los dispositivos que realizan 
funciones relevantes, ya sea que estén incorporados en un instrumento o fabricados como unidades 
separadas o independientes. Ejemplos:  
 Dispositivo de medición de carga;  
 Dispositivo indicador;  
 Dispositivo impresor;  
 Dispositivo de tara predeterminada; y  
 Dispositivo calculador de precio.  
Sin embargo, los dispositivos que no están incorporados en el instrumento para pesar, pueden, según la 
legislación nacio nal y para aplicaciones especiales, ser eximidos del cumplimiento de los requisitos.  
5.6 Terminología  
La terminología proporcionada en el capítulo 3 Definiciones debe ser considerada como obligatoria para 
los fines de este Proyecto de Norma Oficial Mexican a. 
6. Requisitos metrológicos  
6.1 Principios de la clasificación  
6.1.1  Clases de exactitud  
En la Tabla 1, se dan las clases de exactitud de los instrumentos para pesar y sus símbolos*. Nótese que 
las denominaciones de clase de exactitud utilizadas en este Proyecto de Norma Oficial Mexicana no incluyen 
el óvalo alrededor del número para mayor claridad del texto.  
Tabla 1 -Denominación de las clases de exactitud  
Nombre  Símbolo marcado en el 
instrumento para pesar  Denominación utilizada 
en este PROY -NOM  
Exactit ud Especial  
 I 
Exactitud Fina  
 II 
Exactitud Media  
 III Miércoles 1 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)      
Exactitud Ordinaria  
 IIII 
 
*Se permite utilizar óvalos de cualquier forma o dos líneas horizontales unidas por dos semicírculos. No se 
debe utilizar un círculo (consultar OIML R 34:1979 Accurac y classes of measuring instruments ), cuyos errores 
máximos permitidos se expresan mediante un error relativo constante en %.  
Los instrumentos utilizados para pesar cargas rodantes de alto alcance, deben configurarse para cumplir 
la clase de exactitud media  III. Cuando lo anterior no sea posible, deberá seleccionarse la relación entre d y e 
que permita clasificarlo como clases III o IIII (ver Tablas 2 y 3).  
6.1.2  División de la escala de verificación  
En la Tabla 2, se muestra la relación entre "e" y " d" para los diferentes modelos de instrumentos  para 
pesar.  
Tabla 2 -Relación entre " e" y "d" de acuerdo al modelo de instrumento para pesar  
Modelo de instrumento para pesar  División de la escala de verificación  
Graduado, sin dispositivo indicador auxiliar  e = d 
Graduado, con dispositivo indicador auxiliar  e es elegido por el fabricante de acuerdo con 
los requisitos indicados en 6 .2 y 6.4.2  
No graduado  e es elegido por el fabricante de acuerdo con 
los requisitos establecidos de 6.2  
 
6.2 Clasificación de los inst rumentos para pesar  
En la Tabla 3, se proporcionan la división de la escala de verificación, el número de divisiones de la escala 
de verificación y la capacidad mínima en función de la clase de exactitud de los instrumentos para pesar.  
Tabla 3 -Principios g enerales para la clasificación de los instrumentos para pesar  
Clase de 
exactitud  División de la escala de 
verificación, e Número de divisiones de la escala 
de verificación,  
n = Max  / e Capacidad 
mínima, Min 
(Límite inferior)  
mínimo  máximo  
Especial  
(I) 0.001 g ≤ e* 50 000**  --- 100 e 
Fina 
(II) 0.001 g ≤ e ≤ 0.05 g  
0.1 g ≤ e 100 
5 000  100 000  
100 000  20 e 
50 e 
Media  
(III) 0.1 g ≤ e ≤ 2 g 
5 g ≤ e  100 
500 10 000  
10 000  20 e 
20 e 
Ordinaria  
(IIII) 5 g ≤ e 50 1 000  10 e 
* Un instrumento para pesar con e < 1 mg, n o se puede probar ni verificar debido a la incertidumbre de las 
cargas de prueba.  
** Consultar la excepción en 6.4.4.  
En instrumentos para pesar múlti -intervalo, las divisiones de verificación son e1, e2,..., ei con e1 < e2 <...< ei. 
También se utilizan su bíndices similares con los términos Min, n y Max.  
En instrumentos para pesar de intervalos múltiples, cada intervalo debe ser tratado como si fuera un 
instrumento para pesar con un solo intervalo.  
Para aplicaciones especiales que están claramente indicadas  en el instrumento para pesar, éste puede 
tener intervalos de pesada de clases de exactitud I y II o de clases de exactitud II y III. En ese caso, el        (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Miércoles 1 de agosto de 2018  
instrumento para pesar en su conjunto debe cumplir con los requisitos más estrictos de 6.9 aplicables a 
cualquiera de las dos clases de exactitud.  
Para clasificar los instrumentos para pesar que por su número de divisiones queden en el límite entre una 
clase de exactitud y otra, debe asignarse la clase de exactitud inmediata inferior, o sea inferior en número de 
divisiones de verificación, a menos que el fabricante solicite lo contrario.  
6.3 Requisitos adicionales para instrumentos para pesar múlti -intervalo  
6.3.1  Intervalo de pesada parcial  
Cada intervalo parcial (índice i = 1, 2,...) está definido por:  
 su div isión de escala de verificación, ei, ei + 1 > ei; 
 su capacidad máxima, Max i; y 
 su capacidad mínima, Min i = Max i-1 (para i = 1, la capacidad mínima es Min 1 = Min).  
El número de divisiones de la escala de verificación, ni, para cada intervalo parcial es:  
ni = Max i / ei. 
6.3.2  Clase de exactitud  
ei y ni en cada intervalo de pesada parcial, y Min 1 deben cumplir con los requisitos dados en la Tabla 3 
según la clase de exactitud del instrumento para pesar.  
6.3.3  Capacidad máxima de los intervalos de pesada parcia l 
Con excepción del último intervalo de pesada parcial, se deben cumplir los requisitos de la Tabla 4, según 
la clase de exactitud del instrumento para pesar.  
Tabla 4 -Número de divisiones mínimo para cada intervalo de pesada parcial,  en función de la clase  de 
exactitud del instrumento para pesar  
Clase de 
exactitud  I II III IIII 
Max i / ei+1 ≥ 50 000  ≥ 5 000  ≥ 500 ≥ 50 
Ejemplo de un instrumento para pesar múlti -intervalo:  
Capacidad máxima, Max = 2 / 5 / 15 kg, clase de exactitud Media III  
División de la esc ala de verificación, e = 1 / 2 / 10 g  
Este instrumento para pesar tiene un solo Max y un solo intervalo de pesada para Min = 20 g a Max= 15 kg.  
Los intervalos de pesada parciales son los siguientes:  
Min 1 = 20 g, Max 1 = 2 kg, e1 = l g, n1 = 2 000  
Min 2 = 2 k g, Max 2 = 5 kg, e2 = 2 g, n2 = 2 500  
Min 3 = 5 kg, Max 3 = Max = 15 kg, e3 = 10 g, n3 = 1 500  
Los errores máximos permitidos en la verificación inicial (emp) (ver 6.5.1) son:  
Para m = 0 g a 500 g  emp = ± 0.5 e1 = ± 0.5 g  
Para m > 500 g a 2 000 g  emp = ± 1 e1 = ± 1 g  
Para m > 2 000 g a 4 000 g  emp = ± 1 e2 = ± 2 g  
Para m > 4 000 g a 5 000 g  emp = ± 1.5 e2 = ± 3 g  
Para m > 5 000 g a 15 000 g  emp = ± 1 e3 = ± 10 g  
Cuando el límite de la variación de la indicación debida a ciertos factores de influencia es una f racción o un 
múltiplo de e, esto significa, en un instrumento para pesar múlti -intervalo, que se debe tomar e en función de 
la carga aplicada; especialmente con carga cero o cercana a cero, carga e = e 1. Miércoles 1 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)      
6.3.4  Instrumento para pesar con dispositivo de tara  
Los requisitos referentes a los intervalos de un instrumento para pesar múlti -intervalo se aplican a la carga 
neta, para cada valor posible de tara.  
6.3.5 Capacidad seccional en instrumentos para pesar de fina capacidad de  medición  
a) Hasta 10 [t] de capa cidad máxima en instrumentos para pesar de cargas concentradas, la capacidad 
seccional debe diseñarse estructuralmente para resistir 100 % de la capacidad máxima de medición 
y demostrarlo mediante memoria técnica del cálculo.  
b) Mayores a 10 [t] de capacid ad máxima, la capacidad seccional debe diseñarse estructuralmente  para 
resistir 50 % de la capacidad máxima de medición y demostrarlo mediante memoria técnica  del 
cálculo.  
6.4 Dispositivos auxiliares de indicación  
6.4.1  Tipo y aplicaciones  
Sólo los instrum entos para pesar de las clases de exactitud I y II pueden estar equipados con un 
dispositivo indicador auxiliar, el cual debe ser:  
 Un dispositivo con jinete;  
 Un dispositivo de interpolación de lectura;  
 Un dispositivo indicador complementario (ver Figura 4) ; o 
 Un dispositivo indicador con una división de la escala diferenciada (ver Figura 5).  
El efecto de estos dispositivos sólo está permitido a la derecha del signo decimal.  
Un instrumento para pesar múlti -intervalo no debe estar equipado con un dispositivo indicador auxiliar.  
NOTA:  Un dispositivo indicador ampliado (ver 3.2.6 y 7.4.3) no es considerado como dispositivo  indicador 
auxiliar.  
 
Indicación: 174.273 g  
Última cifra: 3  
d = 1 mg  
e = 10 mg  
Figura 4 -Ejemplo de un dispositivo indicador complementario  
        (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Miércoles 1 de agosto de 2018  
 
Figura 5 -Ejemplo de dispositivos indicadores con una división de escala diferenciada  
6.4.2 División de la escala de verificación “ e” 
La división de la escala de verificación, e, está determinada por la expresión:  
d < e ≤ 10 d (ver tablas 5 y 6)  
e = 10k kg 
Siendo k un número entero positivo, negativo o cero.  
Para un instrumento para pesar con indicación automática o con indicación semiautomática ver 7.2.2.1  
Tabla 5 -Ejemplos de valores de e, calculados siguiendo esta regla.  
d = 0.1 g  0.2 g  0.5 g  
e = 1 g 1 g 1 g 
e = 10 d 5 d 2 d 
 
Este requerimiento no se aplica a un instrumento para pesar de la clase de exactitud I con d < 1 mg, donde 
e = 1 mg, tal como se muestra en la siguiente tabla.  
Tabla 5a -Ejemplos de valores de e, calculados siguiendo esta regla  
d = 0.01 mg  0.02 mg  0.05 mg  < 0.01 mg  
e = 1 mg  1 mg  1 mg  1 mg  
e = 100 d 50 d 2 d  > 100  d 
6.4.3  Capacidad mínima  
La capacidad mínima del instrumento para pesar está determinada de conformidad con los requisitos de la 
Tabla 3. Sin embargo, en la última colum na de esta Tabla, la división de la escala de verificación, e, es 
reemplazada por la división de la escala, d. 
6.4.4  Número mínimo de divisiones de la escala de verificación  
Para un instrumento para pesar de la clase de exactitud I con d < 0.1 mg, n puede ser inferior a 50 000.  
6.5 Errores máximos permitidos (emp)  
6.5.1  Valores de los errores máximos permitidos en la verificación inicial  
En la Tabla 6 y Figura 6, se muestra los errores máximos permitidos para cargas crecientes  y 
decrecientes.  
Tabla 6 -Errore s máximos permitidos (emp) para la verificación inicial  
Errores 
máximos 
permitidos en la 
verificación 
inicial  Para cargas, m, expresados en divisiones de la escala de verificación, e 
Clase I  Clase II  Clase III  Clase IIII  
 0.5 e 0 < m < 50 000  0 < m < 5 000  0 < m < 500  0 < m < 50 Miércoles 1 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)      
 1 e 50 000 < m < 200 000  5 000 < m < 20 000  500 < m < 2 000  50 < m < 200  
 1.5 e 200 000 < m 20 000 < m < 100 000  2 000 < m < 10 000  200 < m < 1 000  
 
NOTA 1:  El valor absoluto del error máximo permitido es 0.5 e, 1.0 e o 1.5 e, es decir, es el valor del error 
máximo permitido sin el signo positivo o negativo.  
NOTA 2:  Para instrumentos para pesar de múlti -intervalo, consulte 6.3 (incluye ndo el ejemplo).  
CLASE DE EXACTITUD  
ESPECIAL I 
   ± 1.5 e  
   ± 1. 0  e   
  ± 0.5 e    
0  50 000 e  200 000 e   Max 
 
FINA II 
   ± 1.5  e  
   ± 1.0 e   
  ± 0.5  e    
0  5 000 e  20 000 e  100 000  e  Max 
 
MEDIA III  
± 1.5  e 
   ± 1.0 e   
  ± 0.5 e    
0  500 e  2 000 e  10 000 e  Max 
 
ORDINARIA IIII 
   ± 1.5 e  
   ± 1.0 e   
  ± 0.5 e    
0  50 e  200 e  1 000 e  Max 
Figura 6 -Errores máximos permitidos (emp) para la verificación inicial  
6.5.2  Valores de los errores máximos permitidos del instrumento pa ra pesar en uso  
Los errores máximos permitidos del instrumento para pesar en uso no deben ser superiores al doble de los 
errores máximos permitidos en la verificación inicial, indicados en la Tabla 6 (consultar 11.4.1).  
6.5.3  Reglas básicas referentes a la  determinación de errores  
6.5.3.1  Factores de influencia  
Los errores deben ser determinados en condiciones normales de prueba. Cuando se evalúa el efecto  de 
un factor, todos los demás factores deben mantenerse relativamente constantes, en valores próximos  a lo 
normal.  
6.5.3.2  Eliminación del error de redondeo  
Se debe eliminar el error de redondeo incluido en una indicación digital si la división de la escala es 
superior a 0.2 e. 
6.5.3.3  Errores máximos permitidos para valores netos  
Los errores máximos permi tidos se aplican al valor neto para cada carga de tara posible, salvo los valores 
de tara predeterminados.         (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Miércoles 1 de agosto de 2018  
6.5.3.4  Dispositivo de pesada de la tara  
Los errores máximos permitidos en un dispositivo de pesada de la tara son, para cualquier valor de tara, 
los mismos que los del instrumento para pesar para el mismo valor de carga.  
6.6 Diferencias permitidas entre resultados  
Independientemente de la variación que se permita entre resultados, el error de cualquier resultado de 
pesada individual no debe ser superi or al error máximo permitido para la carga aplicada.  
6.6.1  Repetibilidad  
La diferencia entre los resultados de varias pesadas de una misma carga no debe ser superior del error 
máximo permitido del instrumento para pesar para esa carga.  
6.6.2  Carga excéntri ca 
Excepto cuando se evalúan instrumentos para pesar cargas rodantes, las indicaciones obtenidas para 
diferentes posiciones de una carga deben cumplir con los errores máximos permitidos, cuando se ensaya el 
instrumento para pesar de acuerdo con 6.6.2.1, 6. 6.2.2 y 6.6.2.4.  
Cuando se evalúan instrumentos para pesar cargas rodantes, las diferencias entre el promedio de las 
indicaciones obtenidas en cada zona de carga fuera del centro y el promedio de las indicaciones en la zona de 
carga al centro del receptor de carga no deben ser mayores que los errores máximos permitidos, cuando se 
ensaya el instrumento de acuerdo con 6.6.2.3.  
Esta prueba aplica sólo para los instrumentos para pesar que son susceptibles de manera significativa a 
los efectos de excentricidad. Por ejemplo: Para los instrumentos para pesar colgantes o las tolvas o tanques 
sobre celdas de carga usadas para pesar productos que se comportan como un fluido o con un receptor de 
carga tipo cucharón, esta prueba no aplica.  
NOTA:  Si un instrumento para p esar está diseñado para que las cargas puedan aplicarse de diferentes 
maneras, puede ser apropiado aplicar más de una de las siguientes pruebas.  
6.6.2.1  A menos que se especifique lo contrario, se debe aplicar una carga cercana a 1/3 de la suma de la 
capac idad máxima y el efecto máximo de tara aditiva correspondiente.  
6.6.2.2  En un instrumento para pesar con un receptor de carga que tiene n puntos de apoyo, con n > 4, a 
cada punto de apoyo se debe aplicar una carga de prueba correspondiente a la fracción 1/  (n – 1) de la suma 
de la capacidad máxima y el efecto máximo de tara aditiva, y se aplica al centro de cada zona de carga.  
6.6.2.3  En un instrumento para pesar con un receptor de carga sometido a una carga excéntrica mínima 
(por ejemplo, un tanque, una to lva, etc.), a cada punto de apoyo se debe aplicar una carga de prueba 
correspondiente a 1/10 de la suma de la capacidad máxima y el efecto máximo de tara aditiva.  
6.6.2.4  En un instrumento para pesar utilizado para pesar cargas rodantes (por ejemplo, instr umentos para 
pesar de vehículos, instrumentos para pesar de cargas sobre riel), se debe aplicar en diferentes zonas del 
receptor de carga una carga de prueba similar a la carga rodante usual, lo más pesada y concentrada que se 
pueda, sin que sea superior a  0.8 veces la suma de la capacidad máxima y el efecto máximo de tara aditiva.  
6.6.3  Dispositivos indicadores múltiples  
Cuando un instrumento para pesar cuenta con más de un dispositivo indicador, incluyendo dispositivos de 
pesada de la tara, la diferencia entre las indicaciones para una misma carga proporcionadas por los diferentes 
dispositivos indicadores no debe ser superior al valor absoluto del error máximo permitido. No obstante, la 
diferencia debe ser cero entre las indicaciones de los:  
 Dispositivos d e indicación digital  
 Dispositivos de indicación digital y el dispositivo de impresión.  
6.6.4  Diferentes posiciones de equilibrio  
La diferencia entre dos resultados obtenidos para la misma carga cuando se cambia el método para 
equilibrar la carga (por ejemp lo, instrumento para pesar con arete o instrumentos para pesar equipados con Miércoles 1 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)      
un dispositivo para ampliar la capacidad de indicación automática) en dos pruebas consecutivas, no debe ser 
superior al valor absoluto del error máximo permitido para la carga apl icada.  
6.7 Patrones de prueba  
6.7.1  Pesas  
Las pesas utilizadas para la evaluación de modelo o prototipo o verificación de un instrumento para pesar 
deben cumplir con los requisitos metrológicos de la Norma Oficial Mexicana NOM -038-SCFI -2000. Estas no 
deben  tener un error superior a 1/3 del error máximo permitido del instrumento para pesar para la carga 
aplicada. Si pertenecen a la clase de exactitud E 2 o superior, no se permite que su incertidumbre (en vez de 
su error) sea superior a 1/3 del error máximo pe rmitido del instrumento para pesar para la carga aplicada, 
siempre que se tome en cuenta el valor de su masa convencional y la estabilidad a largo plazo estimada.  
6.7.2  Dispositivo auxiliar de verificación  
Cuando un instrumento para pesar está equipado con  un dispositivo auxiliar de verificación o cuando se 
verifica con un dispositivo auxiliar separado, los errores máximos permitidos de este dispositivo no deben ser 
superiores a 1/3 de los errores máximos permitidos para la carga aplicada. Si se utilizan pe sas, el efecto de 
sus errores no debe ser superior a 1/5 de los errores máximos permitidos del instrumento para pesar sometido 
a la verificación para la misma carga.  
6.7.3  Uso de cargas de sustitución para verificación  
Al probar instrumentos en el lugar de  uso, en vez de pesas patrón se puede utilizar cualquier otra carga 
constante, siempre que se utilicen pesas hasta al menos ½ Max. Si el error de repetibilidad no es superior  a 
0.3 e, la cantidad de pesas puede reducirse a 1/3 Max.  
Si el error de repetibil idad no es superior a 0.2 e, la cantidad de pesas puede reducirse a 1/5 Max.  
Se debe determinar el error de repetibilidad con una carga (pesas o cualquier otra carga) cercana al valor 
donde se realiza la primera sustitución, colocándola tres veces en el re ceptor de carga.  
Para el caso exclusivo de instrumentos utilizados para pesar cargas rodantes de fina capacidad, en la 
verificación periódica y extraordinaria debe aplicarse la Tabla 6a, una vez realizada la prueba de repetibilidad 
ya descrita y se comprue be que el resultado justifica el porcentaje de cargas de sustitución.  
Tabla 6a -Instrumentos utilizados para pesar cargas rodantes de alto alcance  
Max Carga Mínima de pesas patrón 
que deben utilizarse  Error de repetibilidad a obtener con la 
carga mínima de pesas patrón  
≤ 60 t 1/3 Max  ≤ 0.3 e  
> 60 t hasta 100 t  20 t ≤ 0.3 e  
> 100 t  20 % Max  ≤ 0.3 e  
Si se obtiene un valor mayor al establecido en la tabla 6a para el error de repetibilidad, se deberá utilizar ½ 
Max en pesas patrón.  
El error de repetibilidad para establecer la carga mínima de pesas patrón descrito en este numeral no debe 
confundirse con la prueba de repetibilidad del Apéndice A (A.4.10)  
6.8 Discriminación  
6.8.1  Instrumentos para pesar con indicación no automática  
Una carga adicional equivalent e a 0.4 veces el valor absoluto del error máximo permitido para la carga 
aplicada pero no inferior a 1 mg, al ser colocada suavemente en el instrumento para pesar en equilibrio o 
retirada del mismo, debe producir un desplazamiento visible del elemento indi cador.  
6.8.2  Instrumentos para pesar con indicación automática o semiautomática  
6.8.2.1  Indicación analógica  
Una carga adicional equivalente al valor absoluto del error máximo permitido para la carga aplicada pero 
no inferior a 1 mg, al ser colocada suavem ente en el instrumento para pesar en equilibrio o retirada del mismo,        (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Miércoles 1 de agosto de 2018  
debe producir un desplazamiento permanente del elemento indicador correspondiente a por lo menos 0.7 
veces de esta carga adicional.  
6.8.2.2  Indicación digital  
Una carga adicional igual a  1.4 veces la división de escala, al ser colocada suavemente en el instrumento 
para pesar en equilibrio o retirada del mismo, debe cambiar la indicación sin ambigüedad. Esto sólo se aplica 
a instrumentos para pesar con d  5 mg.  
6.9 Variaciones debidas a l as magnitudes de influencia y el tiempo  
Excepto que se especifique lo contrario y en la medida en que se aplique, un instrumento para pesar debe 
cumplir con 6.5, 6.6 y 6.8 en las condiciones fijadas en este numeral. Las pruebas no deben combinarse, 
salvo q ue se especifique lo contrario.  
6.9.1  Inclinación  
6.9.1.1  Instrumentos para pesar susceptibles de inclinarse  
En el caso de un instrumento para pesar de clase de exactitud II, III o IIII susceptible de inclinarse, se debe 
determinar la influencia de la incl inación bajo el efecto de una inclinación longitudinal o transversal igual al 
valor límite de inclinación definido en a) o d).  
El valor absoluto de la diferencia entre la indicación del instrumento para pesar en su posición de 
referencia (no inclinado) y l a indicación en la posición inclinada (= valor límite de inclinación en cualquier 
dirección) no debe ser superior a:  
 dos divisiones de la escala de verificación, si el IBP previamente se ha ajustado a cero sin carga en su 
posición de referencia, excepto lo s instrumentos para pesar de clase de exactitud II, y  
 el error máximo permitido, con la capacidad de la indicación automática y a su capacidad máxima,  (el 
IBP previamente se debe haber ajustado a cero sin carga, tanto en la posición de referencia como en 
la posición inclinada).  
a) Si el instrumento para pesar está equipado con un dispositivo de nivelación y un indicador de nivel, el 
valor límite de inclinación debe ser definido por una marca (por ejemplo, un anillo) en el indicador  de 
nivel que muestre que se ha sobrepasado la inclinación máxima permitida cuando la burbuja se 
desplace en relación con la posición central y el borde toque la marca. El valor límite del indicador de 
nivel debe ser evidente, de tal manera que la inclinación sea fácilmente percept ible. El indicador  de 
nivel debe estar fijado firmemente en el instrumento para pesar en un lugar claramente visible para el 
usuario y representativo de la parte sensible a la inclinación.  
NOTA:  Si, en circunstancias excepcionales, el indicador de nivel no  estuviera ubicado en un lugar visible 
del instrumento para pesar, por alguna omisión técnica, esto se pudiera aceptar sólo si el acceso al 
indicador de nivel fuera fácil para el usuario sin necesidad de usar herramientas (ejemplo, debajo del 
receptor de c arga removible), y si existe una leyenda legible en algún lugar claramente visible que 
indique al usuario dónde está el indicador de nivel.  
b) Si el instrumento para pesar está equipado con un sensor de inclinación automático, el valor límite de 
inclinació n es definido por el fabricante. Si se ha sobrepasado el valor límite de inclinación el sensor 
de inclinación debe desconectar la pantalla o emitir otra señal de alarma apropiada (por ejemplo, un 
foco, señal de error, etc.) y debe impedir la impresión y la  transmisión de datos (vea también 7.18).  El 
sensor de inclinación automático también puede compensar el efecto de inclinación.  
c) Si no aplica a) ni b), el valor límite de inclinación es 50/1000 en cualquier dirección.  
d) Los instrumentos para pesar móvil es destinados a ser usados a la intemperie (por ejemplo, en 
carreteras) deben estar equipados con un sensor de inclinación automático o una suspensión 
cardánica (tipo cardán consultar 3.8) en la(s) parte(s) sensible(s) a la inclinación. En el caso de un 
sensor de inclinación automática, se aplica b), mientras que, en el caso de una suspensión tipo 
cardán, se aplica c), pero el fabricante puede definir un valor límite de inclinación superior a 50/1000 
(consultar también 7.18).  Miércoles 1 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)      
6.9.1.2  Otros instrumentos para  pesar  
Los siguientes instrumentos para pesar son considerados como no susceptibles de inclinarse, de manera 
que no se aplican los requisitos de inclinación indicados en 6.9.1.1.  
 Los instrumentos para pesar de Clase de exactitud I deben estar equipados con  un dispositivo de 
nivelación y un indicador de nivel, pero no es necesario que se pruebe porque estos instrumentos 
para pesar requieren condiciones ambientales y de instalación especiales y personal operativo 
calificado.  
 Instrumentos para pesar instalados  en una posición fija.  
 Instrumentos para pesar suspendidos libremente, por ejemplo, una grúa o instrumentos para  pesar 
colgantes.  
6.9.2  Temperatura  
6.9.2.1  Límites de temperatura establecidos  
Si no se declara la temperatura de trabajo en particular en las marcas descriptivas de un instrumento para 
pesar, éste debe mantener sus propiedades metrológicas dentro de los siguientes límites de temperatura:  
De -10 °C a + 40 °C  
6.9.2.2  Límites de temperatura especiales  
Un instrumento para pesar para el cual se espec ifican límites de temperatura de trabajo especiales en las 
marcas descriptivas, debe cumplir los requisitos metrológicos dentro de esos límites.  
Los límites pueden ser seleccionados en función de la aplicación del instrumento para pesar. Los 
intervalos den tro de esos límites deben ser al menos iguales a:  
 5 °C para instrumentos para pesar de clase de exactitud I;  
 15 °C para instrumentos para pesar de clase de exactitud II; y  
 30 °C para instrumentos para pesar de clases de exactitud III y IIII.  
6.9.2.3  Efecto  de la temperatura en la indicación sin carga  
La indicación sin carga no debe variar en más de una división de la escala de verificación cuando la 
diferencia en la temperatura ambiente es de 1 °C para instrumentos para pesar de clase de exactitud I y 5 °C 
para otras clases de exactitud.  
En el caso de instrumentos para pesar múlti -intervalo y de instrumentos para pesar de intervalos múltiples, 
esto se aplica a la división de la escala de verificación más pequeña del instrumento para pesar.  
6.9.3  Fuente de en ergía eléctrica  
El IBP debe cumplir con los requisitos metrológicos, si la tensión de la fuente de energía eléctrica difiere 
de la tensión nominal de alimentación Vnom, o excede los límites de tensión, Vmin, Vmax, definidos por el 
fabricante del instrument o para pesar en:  
 Energía eléctrica del servicio público (ca)  
límite inferior = 0.85 Vnom o 0.85 Vmin 
límite superior = 1.10 Vnom o 1.10 Vmax 
 Unidad de alimentación eléctrica externa en ca o cc (Consultar 3.11) incluyendo la alimentación 
eléctrica por bater ía recargable, si es posible la (re)carga de la batería durante la operación del 
instrumento para pesar:  
límite inferior = Vmin        (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Miércoles 1 de agosto de 2018  
límite superior = 1.20 Vnom o 1.20 Vmax 
 Fuente de energía por batería no recargable (cc), incluyendo la alimentación eléctrica p or batería 
recargable, si no es posible la (re)carga de la batería durante la operación del instrumento para pesar:  
límite inferior = Vmin 
límite superior = Vnom o V max 
 Fuente de energía por batería de 12 Vcc o 24 Vcc abastecida por un vehículo:  
límite inf erior = Vmin 
límite superior = 16 Vcc (para batería de 12 Vcc) o 32 Vcc (para batería de 24 Vcc)  
NOTA:  La tensión mínima de operación ( Vmin) es definida como la tensión de operación más baja posible 
antes de que el instrumento para pesar se apague automáti camente.  
Los instrumentos para pesar electrónicos alimentados por batería e instrumentos para pesar con una 
unidad de alimentación eléctrica externa (ca o cc) deben seguir funcionando correctamente o no indicar 
ningún valor de peso si la tensión se encuent ra por debajo del valor especificado por el fabricante, siendo este 
último superior o igual al valor de la tensión mínima de operación.  
6.9.4  Tiempo  
En condiciones ambientales razonablemente constantes, un instrumento para pesar de clase de exactitud 
II, III o IIII debe cumplir con los siguientes requisitos:  
6.9.4.1  Fatiga  
Cuando en el IBP se mantiene una carga cercana a 1/3 de su capacidad máxima, la diferencia entre la 
indicación obtenida inmediatamente después de colocar la carga y la indicación observad a durante los 
siguientes 30 minutos, no debe ser superior a 0.5 e. Sin embargo, la diferencia entre la indicación obtenida al 
cabo de 15 minutos y la obtenida al cabo de 30 minutos no debe ser superior a 0.2 e. 
Si no se cumplen estas condiciones, la difere ncia entre la indicación obtenida inmediatamente después de 
colocar la carga en el instrumento para pesar y la indicación observada durante las siguientes cuatro horas no 
debe ser superior al valor absoluto del error máximo permitido para la carga aplicada . 
6.9.4.2  Retorno a cero  
El error debido al retorno a cero, una vez que la indicación se ha estabilizado después de retirar una carga 
cercana a 1/3 Max que haya permanecido en el instrumento para pesar por media hora, no debe ser superior 
a 0.5 e. 
Para un instrumento para pesar múlti -intervalo, la desviación no debe ser superior a 0.5 e1. 
Para un instrumento para pesar de intervalos múltiples, el error debido al retorno a cero desde Max i no 
debe ser superior a 0.5 ei. Además, después del retorno a cero a pa rtir de cualquier carga superior a Max 1 y 
después de la conmutación inmediata al intervalo de pesada más bajo, la indicación próxima a cero no deber 
variar en más de e1 durante los siguientes 5 minutos.  
6.9.4.3  Durabilidad  
El error de durabilidad debido al  uso y desgaste no debe ser superior al valor absoluto del error máximo 
permitido.  
Se asume que se ha cumplido este requisito si el instrumento para pesar supera la prueba de 
envejecimiento especificado en el Apéndice A.6, que debe realizarse sólo para los  instrumentos para pesar 
con Max ≤ 100 kg.  
6.9.5  Otras magnitudes de influencia y restricciones  
Cuando otras influencias y restricciones, tales como:  
 Vibraciones;  
 Precipitaciones y corrientes de aire; y/o  
 Limitaciones y restricciones mecánicas,  Miércoles 1 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)      
Constituyen una característica normal del en torno de funcionamiento previsto para el instrumento para 
pesar, éste debe cumplir con los requisitos de los capítulos 6 y 7 de este Proyecto de Norma Oficial Mexicana 
cuando está sometido a esas influencias y restricciones, ya sea porque ha sido diseñado para operar 
correctamente a pesar de estas influencias, o porque está protegido contra su acción.  
6.10 Pruebas y exámenes de una evaluación de modelo  
6.10.1  Instrumentos para pesar completos  
Para la evaluación de modelo, deben realizarse las pruebas indica das en los Apéndices A y B para 
verificar el cumplimiento de los requisitos de 6.5, 6.6, 6.8, 6.9, 7.5, 7.6, 8.3, 8.4 y 9.1. La prueba de durabilidad 
(A.6) debe realizarse después de todas las demás pruebas indicadas en los Apéndices A y B.  
En el caso de i nstrumentos para pesar controlados por software, se aplican los requisitos adicionales de 
8.5 y el Apéndice G.  
6.10.2  Módulos  
Previo acuerdo con la DGN, el fabricante puede definir y presentar módulos para ser examinados por 
separado.  
Esto es especialmente  aplicable en los siguientes casos:  
 Cuando es difícil o imposible evaluar el instrumento para pesar en su totalidad.  
 Cuando los módulos son fabricados y/o comercializados como unidades separadas para ser 
incorporados en instrumentos para pesar completos, o  
 Cuando el solicitante desea tener una variedad de módulos incluidos en el modelo aprobado.  
Cuando se examina los módulos por separado en el proceso de aprobación de modelo, se aplican los 
siguientes requisitos.  
6.10.2.1  Cálculo proporcional de errores  
Los límites de error aplicables a un módulo, M i, que se evalúa por separado, son iguales a una fracción pi 
de los errores máximos permitidos o las variaciones de la indicación aceptadas para el instrumento para pesar 
completo según se especifica en 6.5. Las f racciones de cualquier módulo deben aplicarse por lo menos a la 
misma clase de exactitud y por lo menos al mismo número de divisiones de la escala de verificación que para 
el instrumento para pesar completo con el módulo incorporado.  
Las fracciones pi debe n satisfacer la siguiente ecuación:  
 
La fracción p i debe ser seleccionada por el fabricante del módulo y debe ser verificada mediante una 
prueba apropiada, tomando en cuenta las siguientes condiciones:  
 Para dispositivos puramente digitales, pi puede ser i gual a 0.  
 Para los módulos de pesada, pi puede ser igual a 1.  
 Para todos los demás módulos (incluyendo celdas de carga digitales), la fracción no debe ser superior 
a 0.8 y no debe ser inferior a 0.3, cuando más de un módulo contribuye al efecto en cuestión . 
Solución aceptable (consultar la explicación en la nota introductoria del capítulo 7):  
Para estructuras mecánicas, tales como puentes de pesada, dispositivos transmisores de carga y 
elementos de conexión mecánicos o eléctricos evidentemente diseñados y f abricados de acuerdo con una 
buena práctica de ingeniería, se puede aplicar una fracción total pi = 0.5 sin necesidad de realizar ninguna 
prueba, por ejemplo, cuando las palancas son del mismo material y cuando el sistema de palancas tiene dos 
planos de si metría (longitudinal y transversal) o cuando las características de estabilidad de los elementos 
conectores eléctricos son apropiadas para las señales transmitidas, tales como la señal de salida de una 
celda de carga, la impedancia, etc.  
En el caso de inst rumentos para pesar que incorporan módulos típicos (consultar 3.2.2), las fracciones pi 
pueden tener los valores indicados en la Tabla 7. La Tabla 7 toma en cuenta que los módulos son afectados 
de manera diferente, dependiendo de los diferentes criterios d e funcionamiento.  
Tabla 7 -Fracciones de los emp para los módulos         (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Miércoles 1 de agosto de 2018  
Criterios de funcionamiento  Celda de 
carga  Indicador 
Electrónico  Elementos de 
conexión, etc.  
Efecto combinado*  0.7 0.5 0.5 
Efecto de la temperatura en la indicación sin carga  0.7 0.5 0.5 
Variación del suministro de energía  - 1 - 
Efecto de fatiga  1 - - 
Calor húmedo  0.7**  0.5 0.5 
Estabilidad del intervalo de pesada  - 1 - 
NOTA : *** El signo “ -” significa “no aplicable”.  
* Efectos combinados: no linealidad, histéresis, efecto de temperatu ra en el intervalo de pesada, 
repetibilidad, etc. Después del tiempo de calentamiento especificado por el fabricante, las fracciones de error 
del efecto combinado se aplican a los módulos.  
** Para celdas de carga probadas para SH (p LC = 0.7), de acuerdo co n la regulación vigente.  
6.10.2.2  Pruebas  
En la medida que aplique, deben realizarse las mismas pruebas que para los instrumentos para pesar 
completos. En el Apéndice C, se proporcionan las pruebas aplicables para indicadores y dispositivos  de 
procesamient o de datos analógicos, en el Apéndice D, las pruebas aplicables para dispositivos de 
procesamientos de datos digitales, terminales e indicadores digitales y, en el Apéndice E, las pruebas 
aplicables para módulos de pesada.  
En el caso de instrumentos para p esar controlados por software, se aplican los requisitos adicionales de 
8.5 y el Apéndice G.  
6.10.2.3  Compatibilidad  
El fabricante debe establecer y declarar la compatibilidad de módulos. En el caso de indicadores y celdas 
de carga, esto debe hacerse de ac uerdo con el Apéndice F.  
Para módulos con salida digital, la compatibilidad incluye la comunicación correcta y transferencia de 
datos mediante la o las interfaces digitales, consultar el Apéndice F.5.  
6.10.2.4  Uso de Certificados de cumplimiento con el PRO Y-NOM -010-SCFI -2017  
Si previamente existe un Certificado de cumplimiento con NOM -001-SCFI -1993 que evidencie el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en los numerales 6.10.2.1, 6.10.2.2 y 6.10.2.3, se pueden utilizar 
los siguientes componentes, sin q ue se requiera repetir las pruebas:  
 Celdas de carga probadas para SH o CH (pero no celdas de carga marcadas con NH) que han sido 
probadas por separado de acuerdo con la regulación vigente.  
 Indicadores y dispositivos de procesamiento de datos analógicos que  han sido probados por separado 
de acuerdo con el Apéndice C;  
 Dispositivos de procesamiento de datos digitales, terminales, e indicadores digitales que han sido 
probados por separado de acuerdo con el Apéndice D;  
 Módulos de pesada que han sido probados por  separado de acuerdo con el Apéndice E;  
 Otros módulos (si existe la NOM correspondiente).  
NOTA:  Se recomienda aplicar la OIML R 60:2000, en tanto no exista la Norma Oficial Mexicana 
correspondiente.  
Los Certificados de cumplimiento con el PROY -NOM -010-SCFI -2017, una vez que sean otorgados deben 
contener toda la información relevante exigida en el Apéndice F, cuando éstos correspondan únicamente a 
módulos, deben distinguirse claramente de los correspondientes a los instrumentos para pesar completos.  
Un instr umento completo representativo debe ser presentado para probar el funcionamiento correcto si el 
laboratorio de pruebas encargado lo considera necesario, por ejemplo, para llevar a cabo pruebas que no se 
han realizado, como la inclinación.  
6.10.3  Dispositiv os periféricos  Miércoles 1 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)      
Los dispositivos receptores periféricos tienen que ser evaluados sólo una vez mientras están conectados a 
un instrumento para pesar, y pueden ser declarados adecuados para conectarse a cualquier instrumento para 
pesar verificado provisto de una interfaz y una protección adecuada.  
Los dispositivos periféricos puramente digitales no tienen que ser sometidos a pruebas de temperaturas 
estáticas (A.5.3), humedad (B.2) y estabilidad del intervalo de la pesada (B.4). No tienen que ser sometidos a 
las pruebas de perturbaciones (B.3) si la conformidad se establece de otro modo.  
6.10.4  Prueba de una familia de instrumentos para pesar o módulos  
Cuando una familia de instrumentos para pesar o módulos de diferentes capacidades y características se 
presenta  para la evaluación de modelo, se aplican las siguientes disposiciones para seleccionar el IBP. Para 
indicadores, remitirse también al Apéndice C.2.  
6.10.4.1  Selección de IBP  
La selección de los IBP que deben ser sometidos a prueba debe ser tal que se mini mice su número pero 
que este sea lo suficientemente representativo (consultar ejemplo en solución aceptable de 6.10.4.6).  
La aprobación de los IBP más sensibles implica la aprobación de las variantes con características 
inferiores. Por lo tanto, cuando se puede elegir, se deben seleccionar para la prueba los IBP con las 
características metrológicas superiores.  
6.10.4.2  Variantes dentro de una familia bajo prueba  
Para cualquier familia, se deben seleccionar como IBP por lo menos la variante con el mayor núme ro de 
divisiones de escala de verificación ( n) y la variante con la división de escala de verificación más pequeña, e. 
Se pueden requerir IBP adicionales de acuerdo con 6.10.4.6. Si una variante tiene ambas características, un 
IBP puede ser suficiente.  
6.10.4.3  Variantes aceptables sin pruebas  
Se pueden aceptar variantes distintas a los IBP sin pruebas si se cumple una de las siguientes 
disposiciones listadas en viñetas (para características metrológicas comparables):  
 Sus capacidades, Max, se encuentran ent re dos capacidades probadas. La relación entre las 
capacidades probadas no debe ser superior a 10; o  
 Se cumplen las siguientes condiciones a), b) y c):  
a) n < nprueba 
b) e ≥ eprueba 
c) Max ≤ 5 x Max prueba  x (nprueba  / n) 
NOTA:  Maxprueba , nprueba y eprueba son las características del IBP.  
6.10.4.4  Clase de exactitud  
Si se ha probado completamente un IBP de una familia para una sola clase de exactitud, es suficiente para 
un IB P de una clase de exactitud inferior sólo realizar pruebas parciales que todavía no están cubiertas.  
6.10.4.5  Otras características a considerar  
Se debe probar todas las características y funciones metrológicamente relevantes por lo menos una vez 
en un IBP  en la medida en que apliquen y tantas como sea posible en el mismo IBP.  
Por ejemplo, no es aceptable probar el efecto de temperatura en la indicación sin carga en un IBP y el 
efecto combinado (consultar Tabla 7) en uno diferente. Las variaciones en las fu nciones y características 
metrológicamente relevantes tales como diferentes:  
 Cubiertas;  
 Receptores de carga;  
 Intervalos de temperatura y humedad;  
 Funciones del instrumento para pesar;  
 Indicaciones, etc.         (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Miércoles 1 de agosto de 2018  
Pueden requerir pruebas parciales adicionales de aque llos factores que son influenciados por dicha 
característica. Estas pruebas adicionales deben realizarse, de preferencia, en el mismo IBP, pero, si esto  no 
es posible, pueden realizarse pruebas en uno o más IBP adicionales bajo la responsabilidad del labor atorio de 
pruebas.  
6.10.4.6  Resumen de características metrológicas relevantes  
Los IBP deben cubrir:  
 número máximo de divisiones de escala de verificación, nmax; 
 división de escala de verificación más bajo, emin; 
 señal de entrada más baja, V/e (al utiliza r celdas de carga analógicas de tipo calibrador de tensión);  
 todas las clases de exactitud;  
 todos los intervalos de temperatura;  
 instrumento para pesar de un solo intervalo, de múlti -intervalo o de intervalo múltiple;  
 tamaño máximo del receptor de carga, s i es significativo;  
 características metrológicamente relevantes (consultar 6.10.4.5);  
 número máximo de funciones del instrumento para pesar;  
 número máximo de indicaciones;  
 número máximo de dispositivos periféricos conectados;  
 número máximo de dispositivos digitales implementados;  
 número máximo de interfaces analógicas y digitales;  
 varios receptores de carga, si pueden ser conectados al indicador; y  
 diferentes tipos de fuente de energía (red eléctrica y/o baterías)  
Solución aceptable para la selección de los  IBP de una familia:  
Tabla 8 -Selección de los IBP para un modelo de un instrumento para pesar de pesaje de 
funcionamiento no automático con dos familias  
 Variante  Max e d n IBP 
Familia 1  
Clase de exactitud II  
Intervalo de temperatura:  
10 °C / 30 °C  1.1 200 g 0.01 g  0.001 g  20 000   
1.2 400 g  0.01 g  0.001 g  40 000  X 
1.3 2 000 g  0.05 g  0.05 g  40 000   
Variante  Max e d n IBP 
Familia 2  
Clase de exactitud III  
Intervalo de temperatura:  
-10 °C / 40 °C  2.1 1.5 kg  0.5 g  0.5 g  3 000  X 
2.2 3 kg 1 g 1 g 3 000   
2.3 5 kg 2 g 2 g 2 500   
2.4 15 kg  5 g 5 g 3 000  X 
2.5 60 kg  20 g 20 g 3 000   
NOTA:  Este ejemplo cubre sólo las diferentes capacidades y características metrológicas de los IBP de 
acuerdo con 6.10.4.2 a 6.10.4.4. En la práctica, también se deben toma r en cuenta las otras características 
metrológicamente relevantes de acuerdo con 6.10.4.5 y éstas pueden dar lugar a uno o más IBP adicionales.  
Observaciones sobre la selección:  
 Se seleccionan las variantes 1.2, 2.1 y 2.4 como IBP (marcadas en la última co lumna de la Tabla 8).  
 La variante 1.1 no requiere ser probada debido a que tiene el mismo e y d que la variante 1.2. 
Solamente el valor de Max se reduce a 200 g (consultar 6.10.4.3).  
 La variante 1.2 tiene las mejores características metrológicas de la fami lia 1 y debe ser probada 
completamente de acuerdo con 6.10.4.2.  Miércoles 1 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)      
 La variante 1.3 no requiere ser probada debido a que Max no es superior a 5 veces la de la variante 
1.2 (consultar 6.10.4.3).  
 La variante 2.1 tiene las mejores características metrológicas de la familia 2, el e más pequeño y el 
mayor n. Por lo tanto, la variante 2.1 debe ser probada (consultar 6.10.4.4). Es suficiente realizar 
adicionalmente sólo las pruebas aplicables para la clase de exactitud III. No es necesario repetir 
aquellas pruebas que  son las mismas para las clases de exactitud II y III y que ya se han realizado en 
la variante 1.2.  
 Las variantes 2.2 y 2.3 no requieren ser probadas porque sus valores de Max se encuentran entre las 
variantes probadas 2.1 y 2.4 (consultar 6.10.4.3) y sus características metrológicas son inferiores o 
iguales a las de las variantes 2.1 y 2.4.  
 Se debe probar la variante 2.4 porque la relación entre la variante 2.5 y 2.1 es superior a 10 (consultar 
6.10.4.3). Para la variante 2.4, es suficiente realizar adicio nalmente algunas pruebas importantes, 
tales como prueba de pesada, temperatura, excentricidad, discriminación, repetibilidad, etc. 
Normalmente, no es necesario repetir otras pruebas (por ejemplo, pruebas de inclinación, suministro 
de energía, humedad, esta bilidad del intervalo de pesada, duración, perturbaciones), que ya se han 
realizado en las variantes 1.2 y 2.1.  
 La variante 2.5 no requiere ser probada porque Max no es superior a 5 veces la de la variante 2.4 
(consultar 6.10.4.3).  
Tabla 9 -Resumen de las c aracterísticas metrológicas presentadas en el Certificado PROY -NOM  
 Familia 1  Familia 2  
Clase de exactitud  II III 
Max 1 g ... 2 000 g  1.5 kg ... 60 kg  
e 0.01 g ... 0.05 g  0.5 g ... 20 g  
d 0.001 g ... 0.05 g  0.5 g ... 20 g  
n ≤ 40 000  ≤ 3 000  
Intervalo de equilibrio de tara  100 % de Max  100 % de Max  
Intervalo de tara predeterminada  100 % de Max  100 % de Max  
Intervalo de temperatura  10 °C / 30 °C  -10 °C / 40 °C  
 
NOTA : El respectivo Certificado de cumplimiento PROY -NOM debe i ncluir la familia completa de acuerdo 
con la Tabla 8 con ocho instrumentos para pesar de dos familias o puede incluir alternativamente las 
características metrológicas de las familias de acuerdo con la Tabla 9. En el último caso, los valores de Max 
pueden reducirse (en comparación con el IBP más pequeño, Tabla 8) si es un instrumento para pesar idéntico 
con la misma división de escala de verificación, e, y si se siguen cumpliendo las condiciones de la Tabla 3. El 
Certificado cubre todas las variantes que cu mplen las características metrológicas de la Tabla 9.  
7. Requisitos técnicos para los instrumentos para pesar con indicación automática o indicación 
semiautomática  
Los siguientes requisitos se refieren al diseño y la construcción de instrumentos para pesar  y tienen por 
objeto asegurar que éstos entreguen resultados de pesada y otras indicaciones primarias correctas y no 
ambiguas, en condiciones normales de uso y bajo la manipulación apropiada por usuarios inexpertos.  No 
están destinadas a recomendar solucio nes sino a definir el funcionam iento apropiado del instrumento  para 
pesar.  
Ciertas soluciones que se han  utilizado durante un largo peri odo, son ahora comúnmente aceptadas; estas 
soluciones son indicadas como "solución aceptable"; aunque no es necesario ad optarlas, se considera que 
cumplen con los requisitos de la disposición aplicable.  
7.1 Requisitos generales de construcción  
7.1.1  Idoneidad  
7.1.1.1  Idoneidad para la aplicación  
Un instrumento para pesar debe estar diseñado para adecuarse a su uso previsto.         (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Miércoles 1 de agosto de 2018  
NOTA : El término "uso previsto" incluye aspectos tales como la naturaleza y necesidades de la aplicación 
y el ambiente. Cuando se debe restringir el uso previsto, se puede requerir una marca que indique dicha 
restricción de acuerdo con las regulaciones na cionales.  
7.1.1.2  Idoneidad para el uso  
Un instrumento para pesar debe estar construido de manera sólida y cuidadosa con el fin de asegurar el 
mantenimiento de sus cualida des metrológicas durante un peri odo de uso.  
7.1.1.3  Idoneidad para la verificación  
Un instrumento para pesar debe permitir la realización de las pruebas establecidas en este Proyecto de 
Norma Oficial Mexicana.  
En especial, los receptores de carga deben ser de tal manera que, sobre éstos, se pueda(n) colocar 
fácilmente y con total seguridad  la(s) pesa(s) patrón. Si no se puede(n) colocar la(s) pesa(s), se puede permitir 
el uso de un soporte adicional.  
Debe ser posible identificar los dispositivos que han sido objeto de un procedimiento separado de examen 
de modelo (por ejemplo, celdas de car ga, impresoras, etc.).  
7.1.2  Seguridad  
7.1.2.1  Uso fraudulento  
Un instrumento para pesar no debe tener características que puedan facilitar su uso fraudulento.  
7.1.2.2  Falla accidental y desajuste  
Un instrumento para pesar debe estar construido de tal mane ra que no puedan ocurrir fallas accidentales o 
desajustes de los elementos de control que pudieran perturbar su correcto funcionamiento, sin que su efecto 
sea evidente.  
7.1.2.3  Controles  
Los controles deben estar diseñados de tal manera que no queden en po siciones distintas a las previstas 
por el diseño, a menos que durante la maniobra se vuelva imposible cualquier indicación. Las teclas deben 
estar identificadas claramente.  
7.1.2.4  Protección de componentes y controles predeterminados  
Se debe prever un med io de protección para los componentes y controles predeterminados a los cuales 
está prohibido el acceso o ajuste.  
En un instrumento de clase de exactitud I, los dispositivos de ajuste de la sensibilidad (o del intervalo de 
pesada) pueden permanecer desprot egidos.  
Solución aceptable:  
Para la aplicación de las marcas de control, el área de protección debe tener un diámetro de por lo menos 
5 mm.  
Los componentes y controles predeterminados pueden ser protegidos mediante software siempre que 
cualquier acceso a l os controles o funciones protegidos se vuelva evidente automáticamente. Además, se 
aplican los siguientes requisitos al software de protección:  
a) Por analogía con los métodos de protección convencionales, el estado legal del instrumento para 
pesar debe se r reconocible para el usuario o cualquier otra persona responsable en el mismo 
instrumento para pesar.  
Las medidas de protección deben proporcionar la evidencia de cualquier intervención hasta la siguiente 
verificación o inspección oficial comparable.  
Solu ción técnica aceptable:  
Un contador de eventos, es decir, un contador no reiniciable que se incrementa cada vez que se entra a 
un modo operativo protegido del instrumento para pesar y se realiza uno o más cambios a los parámetros 
específicos para un dispos itivo. El número de referencia del contador al momento de la verificación (inicial o 
periódica) se fija o se protege mediante hardware o software apropiado en el instrumento para pesar 
modificado. Se puede indicar el número del contador actual para compara rlo con el número de referencia 
mediante un procedimiento descrito en el manual y en el Certificado de cumplimiento PROY -NOM e Informe 
de Prueba.  Miércoles 1 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)      
NOTA : El término "no reiniciable" implica que, si el contador ha llegado a su número máximo, no debe 
continuar  con cero sin la intervención de una persona autorizada.  
b) El parámetro específico para un dispositivo y el número de referencia debe estar protegidos contra 
cambios involuntarios y accidentales. Para estos datos, se deben cumplir los requisitos para soft ware 
de 8.5.2.2 en la medida en que se apliquen.  
Solución técnica aceptable:  
El parámetro específico para un dispositivo sólo debe ser cambiado por una persona autorizada mediante 
un código PIN especial. Adicionalmente, se debe guardar el número de serie ( u otra identificación) del 
instrumento para pesar colocado en la placa principal del instrumento para pesar (u otras partes adecuadas) si 
el componente o subconjunto electrónico con el dispositivo de memoria no está protegido contra cambios. 
Estos datos de ben estar protegidos mediante una firma (suma de comprobación de por lo menos 2 bytes 
CRC -16 con función polinómica oculta), esto es considerado un método de protección suficiente. Se deben 
visualizar el número de referencia y el número de serie (u otra id entificación respectiva) después de un 
comando manual y se deben comparar con los mismos datos protegidos y colocados en la placa principal  (u 
otras partes adecuadas del instrumento para pesar).  
c) Un instrumento para pesar que utiliza un método de protecc ión por software, debe tener facilidades 
adecuadas para que una persona u organismo autorizado coloque el número de referencia en o 
cerca de la placa principal.  
NOTA:  Una diferencia entre el número de referencia indicado (de acuerdo con a)) y el número de 
referencia protegido y fijado en el instrumento para pesar indica una intervención. Las consecuencias son 
establecidas por la legislación nacional (por ejemplo, que el instrumento para pesar ya no debe utilizarse para 
fines de control legal).  
Solución técn ica aceptable:  
Un contador ajustable (hardware) que se monta firmemente en el instrumento para pesar y que se puede 
proteger después de haber sido ajustado al número del contador real al momento de la verificación (inicial  o 
periódica).  
7.1.2.5  Ajuste  
Un instrumento para pesar puede estar equipado con un dispositivo automático o semiautomático de 
ajuste del intervalo de pesada. Este dispositivo debe estar incorporado dentro del instrumento para pesar.  La 
influencia externa en este dispositivo debe ser práct icamente imposible después de la protección.  
7.1.2.6  Compensación por gravedad  
Un instrumento para pesar sensible a la gravedad puede estar equipado con un dispositivo de 
compensación de los efectos de las variaciones de la gravedad. Después de la protecci ón, cualquier influencia 
externa sobre este dispositivo o el acceso al mismo debe ser prácticamente imposible.  
7.2 Indicación de los resultados de pesada  
7.2.1  Calidad de lectura  
La lectura de las indicaciones primarias (consultar 3.1.4.1) debe ser confiab le, fácil e inequívoca en las 
condiciones normales de uso:  
 La inexactitud total de lectura de un dispositivo indicador analógico no debe ser superior a 0.2 e; y 
 Las cifras, unidades y designaciones que conforman las indicaciones primarias deben tener un 
tamaño, forma y claridad que hagan fácil la lectura.  
Las escalas, la numeración y la impresión deben permitir leer por simple yuxtaposición las cifras que 
forman los resultados.  
7.2.2  Forma de la indicación  
7.2.2.1  Los resultados de pesada y, si es aplicable , el precio unitario y el precio a pagar deben contener 
los nombres o símbolos de las unidades en las cuales son expresados.  
Para cualquier indicación de peso, sólo se puede utilizar una sola unidad de masa.  
La división de escala para los resultados de pes ada debe ser de la forma 1 x 10k, 2 x 10k o 5 x 10k 
unidades en las cuales el resultado es expresado, siendo el índice, k, un número entero positivo o negativo  o 
igual a cero.         (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Miércoles 1 de agosto de 2018  
Todos los dispositivos indicadores, impresión y pesada de la tara de un instrume nto para pesar deben 
tener, dentro de cualquier intervalo de pesada, la misma división de escala para una determinada carga.  
7.2.2.2  Una indicación digital debe mostrar por lo menos una cifra empezando de la extrema derecha.  
Cuando se cambia automáticament e la división de escala, el signo decimal debe mantener su posición  en 
la pantalla.  
Una parte decimal debe estar separada de su entero por un signo decimal (coma o punto), la indicación 
debe mostrar por lo menos una cifra a la izquierda del signo y todas l as cifras a la derecha.  
El signo decimal debe estar alineado con la parte inferior de las cifras (ejemplo: 0.305 kg, no 0·305 kg).  
El cero puede ser indicado por un cero a la extrema derecha, sin signo decimal.  
La unidad de masa debe ser seleccionada de ta l manera que los valores de peso tengan no más de un 
cero no significativo a la derecha. Para los valores con signo decimal, se permite el cero no significativo sólo 
en la tercera posición después del signo decimal. En el caso de instrumentos para pesar mú lti-intervalo  e 
instrumentos para pesar de intervalo múltiple con cambio automático, estos requisitos se aplican sólo al 
intervalo de pesada (parcial) más pequeño.  
Ejemplos de un instrumento para pesar múlti -intervalo o un instrumento para pesar de interva lo múltiple 
con cambio automático:  
Ejemplo 1  
Maxi ei Indicaciones permitidas  
Max 1 = 150 kg  e1 = 50 g  xxx.050 kg  xxx.050 kg  xxx.05 kg  xxx.05 kg  
Max 2 = 300 kg  e2 = 100 g  xxx.100 kg  xxx.1 kg  xxx.10 kg  xxx.1 kg  
 
Ejemplo 2  
Maxi ei Indicaciones permitidas  
Max1 = 1500 kg  e1 = 500 g  xxxx.5 kg  
Max 2 = 3000 kg  e2 = 1000 g  xxx1.0 kg  
 
7.2.3  Límites de indicación  
No debe haber ninguna indicación por encima de Max + 9 e. 
Para instrumentos para pesar de intervalos múltiples, esto se aplica a cada intervalo de pesada.  Sin 
embargo, para instrumentos para pesar de intervalo múltiple con cambio automático, Max es igual a Max r del 
mayor intervalo de pesada, r, y para el menor de los intervalos de pesada, i, no debe haber ninguna indicación 
por encima de Max i = n x ei 
Para instrumentos para pesar múlti - intervalo, no debe haber ninguna indicación que utilice ei; por encima 
de Max i = ni x ei para el menor de los intervalos de pesada parcial, i. 
Es posible una indicación por debajo de cero (con signo negativo) cuando un dispos itivo de tara está en 
funcionamiento y se ha retirado la carga de tara del receptor de carga. También es posible visualizar valores 
negativos hasta – 20 d aunque un dispositivo de tara no se encuentre en funcionamiento, siempre que estos 
valores no se pued an transmitir, imprimir o utilizar para un cálculo de precio.  
7.2.4  Dispositivo indicador aproximado  
La división de escala de un dispositivo indicador aproximado debe ser superior a Max/100 pero no inferior 
a 20 e. Se considera que este dispositivo aproxim ado da indicaciones secundarias.  
7.2.5 Ampliación del intervalo de la indicación automática en un instrumento para pesar con 
indicación semiautomática  
El intervalo de ampliación del intervalo de la indicación automática no debe ser superior al valor de la 
capacidad de la indicación automática.  
Soluciones aceptables:  Miércoles 1 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)      
a) La división de escala del intervalo de extensión de la indicación automática debe ser igual a la 
capacidad de la indicación automática (los instrumentos para pesar comparadores son excluidos de 
esta disposición).  
b) Un dispositivo de extensión con pesas deslizables accesibles está sujeto a los requisitos de 9.2.2.  
c) En un dispositivo de extensión con pesas deslizables o mecanismos de intercambio de pesas 
encerrados, cada extensión debe implic ar una modificación adecuada de la numeración. Debe ser 
posible sellar la cubierta y las cavidades de ajuste de las pesas o masas.  
7.3 Dispositivos indicadores analógicos  
Además de los indicados en 7.2.1 al 7.2.4, se aplican los siguientes requisitos.  
7.3.1 Longitud y ancho de las marcas de la escala  
Las escalas deben estar diseñadas y numeradas de tal manera que la lectura del resultado de pesada sea 
fácil e inequívoca.  
Soluciones aceptables:  
a) Forma de las marcas de la escala  
Las marcas de la escala debe n consistir de líneas del mismo espesor; este espesor debe ser constante y 
estar entre 1/10 y 1/4 del espaciado de la escala, sin que sea inferior a 0.2 mm. La longitud de las marcas de 
la escala más corta debe ser por lo menos igual al espaciado de la esc ala. 
b) Disposición de las marcas de la escala  
Las marcas de la escala deben estar dispuestas de acuerdo con uno de los esquemas de la Figura 6a  (la 
línea que une el extremo de las marcas de escala es opcional)  
 
Figura 6 a -Ejemplos de aplicación a escalas  rectilíneas  
c) Numeración  
En una escala, el intervalo de escala utilizado para la numeración debe ser:  
 constante,  
 de la forma 1 x 10k, 2 x 10k, 5 x 10k unidades (siendo k un número ent ero positivo o negativo o igual  a 
cero),  
 no mayor que 25 veces la divis ión de escala del instrumento para pesar.  
Si se proyecta la escala en una pantalla, por lo menos dos marcas de escala numeradas deben aparecer 
en su totalidad en la zona proyectada.  
La altura (real o aparente) de los números, expresada en milímetros, no de be ser inferior a tres veces la 
distancia mínima de lectura, expresada en metros, sin que sea inferior a 2 mm.  
Esta altura debe ser proporcional a la longitud de las marcas de la escala con los cuales está relacionada.  
El ancho de un número, medido paralel amente a la base de la escala, debe ser menor a la distancia entre 
dos marcas numeradas consecutivas de la escala.  
d) Componente indicador  
El ancho de la aguja del componente indicador debe ser aproximadamente igual al de las marcas de 
escala y de una long itud tal que su punta llegue por lo menos al nivel de la mitad de las marcas más cortas.  
La distancia entre la escala y la aguja debe ser como máximo igual al espaciado de la escala, sin que sea 
superior a 2 mm.         (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Miércoles 1 de agosto de 2018  
7.3.2  Espaciado de la escala  
El valor mínimo , io, del espaciado de la escala es igual a:  
 en un instrumento para pesar de clase de exactitud I o II:  
1 mm para los dispositivos indicadores;  
0.25 mm para dispositivos indicadores complementarios. En este caso, io es el desplazamiento 
relativo entre el c omponente indicador y la escala proyectada correspondiente a la división de escala 
de verificación del instrumento para pesar;  
 en un instrumento para pesar de clase de exactitud III o IIII:  
1.25 mm para dispositivos indicadores de cuadrante;  
1.75 mm para d ispositivos indicadores de proyección óptica.  
Solución aceptable:  
El espaciado de la escala (real o aparente), i, en milímetros, debe ser por lo menos igual a:  
(L + 0.5) i0, 
En donde:  i0 = El espaciado mínimo de la escala en milímetros,  
 L = la distancia mínima de lectura en metros; L  0.5 m.  
El mayor espaciado de la escala no debe ser superior a 1.2 veces el espaciado más pequeño de la  misma 
escala.  
7.3.3  Límites de indicación  
El movimiento del componente indicador debe estar limitado por topes, permitie ndo su desplazamiento por 
debajo de cero y por encima de la capacidad de la indicación automática. Este requisito no se aplica a 
instrumentos para pesar de cuadrante con varias vueltas de aguja.  
Solución aceptable:  
Los topes que limitan el movimiento del c omponente indicador, deben permitirle recorrer al menos cuatro 
espaciados de la escala por debajo de cero y por encima de la capacidad de la indicación automática (estas 
zonas no tienen una escala sobre los cuadrantes en abanico y sobre los cuadrantes con una sola vuelta de 
aguja; a éstas se les denomina "zonas en blanco").  
7.3.4  Amortiguamiento  
El amortiguamiento de las oscilaciones del componente indicador de la escala móvil debe ajustarse a un 
valor ligeramente inferior al "amortiguamiento crítico" (caso  más desfavorable), cualesquiera que sean los 
factores de influencia.  
Solución aceptable:  
El amortiguamiento debe permitir una indicación estable después de tres, cuatro o cinco semiperiodos  de 
oscilación.  
Los amortiguadores hidráulicos sensibles a variaci ones de temperatura deben estar provistos de un 
dispositivo de regulación automático o un dispositivo de regulación manual fácilmente accesible.  
El líquido de los amortiguadores hidráulicos de instrumentos para pesar portátiles no debe derramarse 
cuando se  incline el instrumento para pesar a 45°.  
7.4 Dispositivos indicadores digitales  
Además de los indicados en 7.2.1 al 7.2.5, se aplican los siguientes requisitos.  
7.4.1  Cambio de indicación  
Después de un cambio en el valor de la carga, la indicación previa no debe persistir por más de  1 
segundo.  
7.4.2  Equilibrio estable  
Una indicación es definida en equilibrio estable si está lo suficientemente próxima al valor de peso final. El 
equilibrio es considerado estable cuando:  Miércoles 1 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)      
 En el caso de una impresión y/o almace namiento de datos, el valor de la pesada impresa o 
almacenado no se desvía más de 1 e con respecto al valor de peso final (es decir, se permiten dos 
valores adyacentes);  
 En el caso de un ajuste a cero o tara, se logra el funcionamiento correcto del disposi tivo de acuerdo 
con 7.5.4, 7.5.6, 7.5.7 y 7.6.8, cumpliendo los requisitos de exactitud aplicables.  
Durante la perturbación continua o temporal del equilibrio, el instrumento para pesar no debe imprimir, 
almacenar datos, ajustar a cero o tarar.  
7.4.3  Dispo sitivos indicadores ampliados  
No debe utilizarse un dispositivo de indicación ampliado en un instrumento para pesar con una división de 
escala diferenciada.  
Cuando un instrumento para pesar está equipado con un dispositivo de indicación ampliado, la 
visual ización de la indicación con una división de escala inferior a e debe ser posible sólo:  
 mientras se presiona una tecla; o  
 por un periodo que no sobrepase los 5 segundos después de un comando manual.  
En cualquier caso, la impresión no debe ser posible mient ras el dispositivo de indicación ampliado está  en 
funcionamiento.  
7.4.4  Uso múltiple de dispositivos indicadores  
Se pueden visualizar o imprimir las indicaciones distintas a las indicaciones primarias en el mismo 
dispositivo indicador, siempre que:  
 cualqui er indicación adicional no conduzca a ninguna ambigüedad con respecto a las indicaciones 
primarias;  
 las magnitudes distintas a los valores de masa sean identificadas por la unidad de medida apropiada, 
o su símbolo, o un signo o designación especial; y  
 los valores de masa que no son resultados de pesada (3.5.2.1 al 3.5.2.3) sean claramente 
identificados. De lo contrario, se pueden visualizar sólo temporalmente después de un comando 
manual y no se deben imprimir.  
No se aplica ninguna restricción si el modo de  pesada se pone fuera de servicio y esto es claro  e 
inequívoco (también para los compradores, en el caso de instrumento s para pesar utilizados para la  venta 
directa).  
7.4.5  Dispositivos impresores  
La impresión debe ser clara y permanente para el uso previs to. Las cifras impresas deben tener por lo 
menos 2 mm de altura.  
Si se realiza la impresión, el nombre o símbolo de la unidad de medida debe aparecer a la derecha del 
valor o encima de una columna de valores. Los resultados de la pesada y, si es aplicable,  el precio unitario y 
el precio a pagar deben contener los nombres o símbolos de las unidades en las cuales son expresados.  
La impresión debe ser imposible cuando el equilibrio no es estable.  
7.4.6  Dispositivos de almacenamiento en memoria  
El almacenamient o de indicaciones primarias para la indicación posterior, transferencia de datos, 
totalización, etc. debe ser imposible cuando el equilibrio no es estable.  
7.5 Dispositivo de ajuste a cero y dispositivo de mantenimiento de cero  
Un instrumento para pesar pu ede tener uno o más dispositivos de ajuste a cero y no debe tener más de un 
dispositivo de mantenimiento de cero.  
7.5.1  Efecto máximo  
El efecto de cualquier dispositivo de ajuste a cero no debe modificar la capacidad de pesada máxima del 
instrumento para p esar.  
El efecto total de los dispositivos de ajuste a cero y de mantenimiento de cero no debe ser mayor del 4% 
de la capacidad máxima y para el dispositivo de ajuste a cero inicial, no mayor del 20%. Esta disposición no        (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Miércoles 1 de agosto de 2018  
afecta a un instrumento para pesar d e clase de exactitud IIII, excepto si se utiliza para transacciones 
comerciales.  
Para el dispositivo de ajuste a cero inicial se permite un intervalo más amplio si el instrumento para pesar 
cumple con 6.5, 6.6, 6.8 y 6.9 para cualquier carga compensada por  este dispositivo dentro del intervalo 
especificado.  
7.5.2  Exactitud  
Después del ajuste a cero, el efecto de la desviación de cero en el resultado de pesada no debe ser 
superior a ± 0.25 e. 
7.5.3  Instrumentos para pesar de intervalos múltiples  
El ajuste a cero en cualquier intervalo de pesada debe ser igualmente eficaz en los intervalos de pesada 
superiores si la conmutación a un intervalo de pesada superior es posible mientras el instrumento para pesar 
está con carga.  
7.5.4  Control del dispositivo de ajust e a cero  
Un instrumento para pesar con excepción de los indicados en 7.13 y 7.14, ya sea que esté equipado o no 
con un dispositivo de ajuste a cero inicial, puede tener un dispositivo de ajuste a cero semiautomático y un 
dispositivo de equilibrio de tara s emiautomático combinados, ambos operados por el mismo control o tecla.  
Si un instrumento para pesar tiene un dispositivo de ajuste a cero y un dispositivo de pesada de la tara, el 
control del dispositivo de ajuste a cero debe ser distinto al del dispositiv o de pesada de la tara.  
Un dispositivo de ajuste a cero semiautomático debe funcionar sólo si:  
 El instrumento para pesar se encuentra en equilibrio estable; y  
 Anula cualquier operación de tara anterior.  
7.5.5  Dispositivos indicadores de cero en un instrume nto para pesar con indicación digital  
Un instrumento para pesar con indicación digital debe tener un dispositivo que muestre una señal especial 
cuando la desviación con respecto a cero no es superior a ± 0.25 e. Este dispositivo puede funcionar 
igualmente cuando se indica el cero después de una operación de tara.  
Este dispositivo no es obligatorio en un instrumento para pesar que tiene un dispositivo indicador auxiliar o 
un dispositivo de mantenimiento de cero siempre que la velocidad de seguimiento de cero  no sea inferior  a 
0.25 d/s. 
7.5.6  Dispositivo automático de ajuste a cero  
Un dispositivo automático de ajuste a cero debe funcionar sólo cuando:  
 el equilibrio es estable; y  
 la indicación se ha mantenido estable por debajo de cero durante al menos 5 segund os. 
7.5.7  Dispositivos de mantenimiento de cero  
Un dispositivo de mantenimiento de cero debe funcionar sólo cuando:  
 la indicación está en cero o muestra un valor neto negativo equivalente a cero bruto;  
 el equilibrio es estable; y  
 las correcciones no son su periores a 0.5 d/segundo.  
Cuando se indica cero después de una operación de taraje, el dispositivo de mantenimiento de cero puede 
funcionar dentro de un intervalo de 4% de Max alrededor del valor real de cero.  
7.6 Dispositivos de tara  
7.6.1  Requisitos gene rales  
Un dispositivo de tara debe cumplir con las disposiciones aplicables de 7.1 al 7.4.  
7.6.2  División de escala  
La división de escala de un dispositivo de pesada de la tara debe ser igual a la división de escala del 
instrumento para pesar para cualquier  valor de la carga.  
7.6.3  Exactitud  Miércoles 1 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)      
Un dispositivo de tara debe permitir el ajuste a cero de la indicación con una exactitud mejor que:  
 ± 0.25 e para los instrumentos para pesar electrónicos y cualquier instrumento con indicación 
analógica; o  
 ± 0.5 d para los instrumentos para pesar mecánicos con indicación digital.  
Para instrumentos para pesar de intervalos múltiples, e debe ser reemplazado por e1. 
7.6.4  Intervalo de operación  
El dispositivo de tara no debe poder utilizarse en, o por debajo de su efecto ce ro ni por encima de su 
efecto máximo indicado.  
7.6.5  Visibilidad de operación  
Cuando el dispositivo de tara esté en operación ésta debe ser indicada de manera visible en el 
instrumento para pesar como: "T" o "TARE" o "TARA". En el caso de instrumentos para  pesar con indicación 
digital, esto debe hacerse marcando el valor de peso neto indicado con el signo "NET".  
NOTA  1: Alternativamente, se puede visualizar "NET" como "Net" o "net" o "N" o “NETO” o “Neto”.  
NOTA  2: Si un instrumento para pesar está equipado con un dispositivo que permite visualizar 
temporalmente el valor bruto mientras un dispositivo de tara está en operación, el símbolo "NET" debe 
desaparecer mientras se visualiza el valor bruto el cual debe estar indicado como: "G" o "GROSS" o "B"  o 
"BRUTO" . 
Esto no se aplica para los instrumentos para pesar equipados con un dispositivo semiautomático de ajuste 
a cero y un dispositivo semiautomático de equilibrio de tara combinados y accionados `por el mismo control  o 
tecla.  
Solución aceptable:  
Se debe mostr ar el uso de un dispositivo mecánico de tara aditiva mediante la indicación del valor de tara 
o mediante la indicación en el instrumento para pesar de un signo, por ejemplo, la letra "T".  
7.6.6  Dispositivos de tara sustractiva  
Cuando el uso de un dispositi vo de tara sustractiva no permite conocer el valor del intervalo de pesada 
residual, un dispositivo debe impedir el uso del instrumento para pesar más allá de su máxima capacidad o 
indicar que se ha alcanzado esta capacidad.  
7.6.7  Instrumentos para pesar d e intervalos múltiples  
En un instrumento para pesar de intervalos múltiples, la operación de tara debe ser igualmente eficaz en 
los intervalos de pesada superiores si la conmutación a un intervalo de pesada superior es posible mientras el 
instrumento para pesar está con carga. En ese caso, se deben redondear los valores de peso de tara a la 
división de escala del intervalo de pesada real que está en funcionamiento.  
7.6.8  Dispositivos de tara semiautomáticos o automáticos  
Estos dispositivos deben funcionar s ólo cuando el instrumento para pesar está en equilibrio estable.  
7.6.9  Dispositivo combinados de ajuste a cero y de equilibrio de tara  
Si el dispositivo semiautomático de ajuste a cero y el dispositivo semiautomático de equilibrio de tara son 
operados por el mismo control o tecla, se aplican 7.5.2, 7.5.5 y, si es apropiado, 7.5.7, a cualquier carga.  
7.6.10  Operaciones consecutivas de tara  
Se permite la operación repetida de un dispositivo de tara.  
Si varios dispositivos de tara están en funcionamiento al mi smo tiempo, se debe identificar claramente los 
valores de tara durante su indicación e impresión.  
7.6.11  Impresión de resultados de pesada  
Se pueden imprimir los valores de peso bruto sin ninguna identificación. Para una identificación mediante 
un símbolo,  sólo se permiten "G" o "B".         (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Miércoles 1 de agosto de 2018  
Si sólo se imprimen los valores de peso neto sin los correspondientes valores de peso bruto o de tara, se 
pueden imprimir sin ninguna identificación. El símbolo de identificación debe ser la letra "N". Esto también  se 
aplica cu ando se inician el ajuste a cero semiautomático y el equilibrio de tara semiautomático con el mismo 
mando.  
Los valores brutos, netos o de tara determinados por un instrumento para pesar de intervalo múltiple o de 
múlti -intervalo no tienen que ser marcados con una designación especial que haga referencia al intervalo  de 
pesada (parcial).  
Si se imprimen los valores de peso neto junto con los correspondientes valores de peso bruto y/o de tara, 
se debe identificar al menos los valores de peso neto y de tara med iante los símbolos correspondientes  "N" y 
"T". 
Sin embargo, se permite reemplazar los símbolos "G", "B", "N" y "T" por palabras completas en  idioma 
español.  
Si se imprimen por separado los valores de peso neto y los valores de tara determinados por diferen tes 
dispositivos de tara, se debe identificarlos adecuadamente. Si se imprimen juntos los valores brutos, netos y 
de tara, uno de estos valores puede calcularse a partir de dos determinaciones reales de masa. En el caso de 
un instrumento para pesar múlti -intervalo, el valor neto calculado se puede imprimir con una división de escala 
más pequeña.  
Se debe identificar claramente la salida impresa de un valor de peso calculado. Esto debe hacerse, de 
preferencia, mediante el símbolo "C" o “Calculado” si aplica a demás del símbolo antes mencionado si es 
aplicable o mediante palabras completas en idioma español.  
7.6.12  Ejemplos de indicaciones de resultados de pesada  
7.6.12.1  Instrumento para pesar con un dispositivo de equilibrio de tara  
Especificaciones del instru mento para pesar: Clase de exactitud III, Max = 15 kg, e = 5 g  
Instrumento para pesar sin carga  valor visualizado = 0.000 kg  
Cargado con carga de tara, valor interno = 2.728 kg  valor redondeado y visualizado = 2.730 kg1) 
Después de liberar el equilibrio de tara  valor neto visualizado = 0.000 kg Neto  
Cargado con carga neta, valor interno = 11.833 kg  valor neto redondeado y visualizado = 11.835 kg Neto1) 
Carga total, valor interno = 14.561 kg,  valor bruto redondeado y visualizado (si es posible) = 14.560 kg1) 
Posibles salidas impresas de acuerdo con 7.6.11:  
a) 14.560 kg B (o G)  11.835 kg N  
b) 14.560 kg  11.835 kg N  
c) 11.835 kg N  
d) 11.835 kg  
7.6.12.2  Instrumento para pesar con un dispositivo de pesada de la tara  
Especificaciones del instrumento para pesar : Clase de exactitud III, Max = 15 kg, e = 5 g  
Instrumento para pesar sin carga  valor visualizado = 0.000 kg  
Cargado con carga de tara, valor interno = 2.728 kg  valor redondeado y visualizado = 2.730 kg1) 
Después de liberar la pesada de la tara,  valor ne to visualizado = 0.000 kg Neto  
Cargado con carga neta, valor interno = 11.833 kg  valor neto redondeado y visualizado = 11.835 kg Neto1) 
Carga total, valor interno = 14.561 kg,  valor bruto redondeado y visualizado (si es posible) = 14.560 kg1) 
Posibles s alidas impresas de acuerdo con 4.6.11:  
a) 14.560 kg B (o G)  11.835 kg N  2.730 kg T4) 
b) 14.560 kg  11.835 kg N  2.730 kg T4) 
c) 11.835 kg N  2.730 kg T  
d) 11.835 kg N  
e) 11.835 kg  Miércoles 1 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)      
7.6.12.3  Instrumento para pesar de intervalos múltiples con un dispositivo de  pesada de la tara  
Especificaciones del instrumento para pesar: Clase de exactitud III, Max 1 = 60 kg, e1 = 10 g, Max 2 = 300 kg,  
e2 = 100 g  
Instrumento para pesar sin carga  valor visualizado en intervalo de pesada  (WR) 1 
= WR1  0.000 kg  
Cargado con carga de tara, valor interno  = 53.466 
kg, valor redondeado y visualizado= WR1  53.470 kg1) 
Después de liberar el pesada  de tara,  valor neto visualizado = WR1  0.000 kg Neto  
Cargado con carga neta, valor interno = 212.753 kg  valor neto redondeado y visualizado = WR 2 212.800 kg Neto1)2) 
Con cambio automático al intervalo de pesada  2, el 
valor de pesada  de la tara debe ser redondeado al 
valor del e real del intervalo de pesada  2, valor de pesada  de la tara redondeado = WR2  53.500 kg2)3) 
Carga total, valor interno = 266.219 kg  valor bruto redondeado y visualizado (si es 
posible) = WR2  266.200 kg1)2) 
Posibles salidas impresas de acuerdo con 7.6.11:  
a) 266.200 kg B (o G)  212.800 kg N  53.500 kg T 2)4) 
b) 266.200 kg  212.800 kg N  53.500 kg T 2)4) 
c) 212.800 kg N  53.500 kg  T2) 
d) 212.800 kg N2) 
e) 212.800 kg2) 
7.6.12.4  Instrumento para pesar de intervalos múltiples con un dispositivo de pesada de tara  
Especificaciones del instrumento para pesar: Clase III, Max = 3/6/15 t, e = 0.5/2/10 kg  
Instrumento para pesar sin carga  valor visualizado = 0.0 kg  
Cargado con carga de tara, valor interno=6674 kg  valor redondeado y visualizado = 6670.0 kg1) 
Después de liberar el pesada  de la tara,  valor neto visualizado = 0.0 kg Neto  
Cargado con carga neta, valor interno = 2673.7 kg  valor n eto redondeado y visualizado = 2673.5 kg Neto1) 
Carga total, valor interno = 9347.7 kg,  valor bruto redondeado y visualizado (si es posible) = 
9350.0 kg1)2) 
Posibles salidas impresas de acuerdo con 7.6.11:  
a) 9350.0 kg B (o G)  2673.5 kg N  6670.0 kg T2)4) 
b) 9350.0 kg  2673.5 kg N  6670.0 kg T2)4) 
c) 2673.5 kg N  6670.0 kg T2) 
d) 2673.5 kg N2) 
e) 2673.5 kg2) 
7.6.12.5  Instrumento para pesar múlti -intervalo con un dispositivo de tara predeterminada (7.7)  
Especificaciones del instrumento para pesar: Clase III, M ax = 4/10/20 kg, e = 2/5/10 g  
Instrumento para pesar sin carga  valor visualizado = 0.000 kg  
Cargado con carga bruta, valor interno= 13.376 kg,  valor bruto redondeado y visualizado = 13.380 kg1) 
Entrada del valor de tara predeterminada = 3.813 kg,  valor v isualizado durante entrada = 3.813 kg  
valor de tara predeterminada redondeado y 
temporalmente visualizado = 3.814 kg PT  
El valor de tara puede redondearse hacia arriba o hacia abajo porque e = 2 g (o  3.812 kg PT)  
Cálculo interno:  13.380 kg – 3.814 kg = 9. 566 kg, valor neto redondeado y visualizado = 9.565 kg Neto5) 
o:  13.380 kg – 3.812 kg = 9.568 kg, valor neto redondeado y visualizado = 9.570 kg Neto)5)        (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Miércoles 1 de agosto de 2018  
Posibles salidas impresas de acuerdo con 7.6.11 y 7.7.3:  
a) 13.380 kg B (o G)  9.565 kg N  3.814 kg PT4) 
b) 13.380 kg  9.565 kg N  3.814 kg PT4) 
c) 9.565 kg N  3.814 kg PT  
o: 
a) 13.380 kg B (o G)  9.570 kg N  3.812 kg PT4) 
b) 13.380 kg  9.570 kg N  3.812 kg PT4) 
c) 9.570 kg N  3.812 kg PT  
7.6.12.6  Instrumento para pesar múlti -intervalo con un valor de peso calculado  
Especificaciones del instrumento para pesar: Clase de exactitud III, Max = 20/50/150 kg, e = 10/20/100 g  
Instrumento para pesar sin carga  valor visualizado = 0.000 kg  
Primer pesada  
(recipiente vacío, valor de tara) = 17.726 kg  valor visualizado = 17.730 kg 
Instrumento para pesar sin carga  valor visualizado = 0.000 kg  
Segundo pesada  
(carga neta, valor neto) = 126.15 kg,  valor redondeado y visualizado = 126.200 kg  
Posibles salidas impresas de acuerdo con 7.6.11:  
Bruto 143.930 kg C  Tara 17.730 kg  Neto 126 .200 kg  
NOTAS:  
1)  Los errores máximos permitidos son aplicables a los resultados de pesada bruto (6.5.1), de tara 
(6.5.3.4) y neto (6.5.3.3) con excepción de los pesos netos calculados debido a una tara 
predeterminada (6.5.3.3).  
2)  En instrumentos para p esar de múlti -intervalo y de intervalo múltiple con cambio automático en los 
intervalos de pesada (parciales) superiores, puede aparecer más de un cero no significativo, 
dependiendo del intervalo de pesada e (parcial) más pequeño (7.2.2.2).  
3)  En instrume ntos para pesar de intervalo múltiple, se deben redondear los valores de tara a la 
división de escala del intervalo de pesada real que está en funcionamiento (7.6.7, 7.7.1).  
4)  Se deben redondear los resultados de pesada visualizados e impresos (bruto, pe sada de la tara, 
neto) al e actual. El e puede ser diferente dependiendo del intervalo de pesada o el intervalo de 
pesada parcial en uso, de manera que puede ser posible una desviación de 1 • e entre el resultado 
de pesada bruto y el cálculo de los valores  neto y de tara.  
Sólo son posibles resultados coherentes de acuerdo con el párrafo 6 y 7 de 7.6.11 (consultar 
7.6.12.6).  
5)  El valor neto calculado se calcula a partir del valor de peso bruto visualizado y del valor de tara 
predeterminada visualizado y ya  redondeado (3.5.3.2), no a partir de los valores internos.  
7.7 Dispositivos de tara predeterminada  
7.7.1  División de escala  
Independientemente de la manera en que se introduzca un valor de tara predeterminado en el dispositivo, 
su división de escala debe ser igual o redondeada automáticamente a la división de escala del instrumento 
para pesar. En un instrumento para pesar de intervalos múltiples, sólo se puede transferir el valor de tara 
predeterminado de un intervalo de pesada a otro con una división de e scala de verificación más grande pero 
luego debe ser redondeado a este último. Para un instrumento para pesar múlti -intervalo, el valor de tara 
predeterminado debe ser redondeado a la división de escala de verificación más pequeño, e1, del instrumento 
para pesar y el máximo valor de tara predeterminado no debe ser superior a Max1. El valor neto calculado 
visualizado o impreso debe ser redondeado a la división de escala del instrumento para pesar para el mismo 
valor de peso neto.  Miércoles 1 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)      
7.7.2  Modos de operación  
Se puede operar un dispositivo de tara predeterminada junto con uno o más dispositivos de tara  siempre 
que: 
 se cumpla 7.6.10; y  
 no se pueda modificar o anular una operación de predeterminación de tara mientras cualquier 
dispositivo de tara se haya puesto en f uncionamiento después de la operación de predeterminación 
de tara y esté todavía en uso.  
Los dispositivos de tara predeterminada pueden funcionar automáticamente sólo si el valor de tara 
predeterminado está claramente identificado con la carga a medir (por  ejemplo, mediante una identificación 
por código de barras en el envase de la carga a pesar).  
7.7.3  Indicación de la operación  
Se debe indicar de manera visible la operación del dispositivo de tara predeterminada en el instrumento 
para pesar. En el caso de  instrumentos para pesar con indicación digital, esto debe hacerse marcando el valor 
neto indicado con "NET", "Net" o "net" o “NETO” o con palabras completas en idioma español. Si un 
instrumento para pesar está equipado con un dispositivo que permite visua lizar temporalmente el valor bruto 
mientras un dispositivo de tara está en funcionamiento, el símbolo "NET" debe desaparecer mientras se 
visualiza el valor bruto.  
Debe ser posible indicar por lo menos temporalmente el valor de tara predeterminado.  
Se aplic a 7.6.11 según corresponda, con las siguientes condiciones:  
 Si se imprime el valor neto calculado, también se imprime por lo menos el valor de tara 
predeterminado, con excepción de los instrumentos para pesar cubiertos por 7.13, 7.14 o 7.16; y  
 Los valores de tara predeterminados son identificados con el símbolo "PT". Sin embargo, se permite 
reemplazar el símbolo "PT" por “valores de tara predeterminados”  
NOTA : 7.7.3 también se aplica a instrumentos para pesar con un dispositivo semiautomático de ajuste a 
cero y un dispositivo semiautomático de equilibrio de tara combinados y accionados por el mismo control  o 
tecla.  
7.8 Posiciones de bloqueo  
7.8.1  Impedimento de pesada fuera de la posición "pesar"  
Si un instrumento para pesar tiene uno o más dispositivos de b loqueo, estos dispositivos sólo deben tener 
dos posiciones fijas correspondientes un a "bloqueo" y la otra a "pesar" y la pesada sólo debe ser posible en la 
posición "pesar".  
Puede existir una posición "pre - pesada " en un instrumento para pesar de las cla ses de exactitud I o II, 
con excepción de los cubiertos en 7.13, 7.14 y 7.16.  
7.8.2  Indicación de posición  
Se deben indicar claramente las posiciones " bloqueo" y "pesar".  
7.9 Dispositivos auxiliares de verificación (removibles o fijos)  
7 .9.1  Dispositivos  con una o más plataformas  
El valor nominal de la relación entre las pesas a colocar en la plataforma para equilibrar una cierta carga y 
esta carga no debe ser inferior a 1/5000 (se debe indicar de manera visible justo encima de la plataforma).  
El valor de  las pesas necesarias para equilibrar una carga igual a la división de escala de verificación debe 
ser un entero múltiplo de 0.1 g.  
7.9.2  Dispositivos de escala numerada  
La división de escala del dispositivo auxiliar de verificación debe ser igual o inferi or a 1/5 de la división de 
escala de verificación para el cual está destinado.  
7.10 Selección de intervalos de pesada en un instrumento para pesar de intervalos múltiples  
Se debe indicar claramente el intervalo que realmente está en funcionamiento. Se perm ite la selección 
manual del intervalo de pesada:  
 De un intervalo de pesada inferior a un intervalo de pesada superior, con cualquier carga; y         (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Miércoles 1 de agosto de 2018  
 De un intervalo de pesada superior a un intervalo de pesada inferior, cuando no hay ninguna carga en 
el receptor d e carga y la indicación es cero o un valor neto negativo equivalente a cero bruto; se debe 
anular la operación de tara y realizar el ajuste a cero a ± 0.25 e1, ambas operaciones se realizan 
automáticamente.  
Se permite un cambio automático:  
 De un intervalo de pesada inferior al siguiente intervalo de pesada superior cuando la carga 
sobrepasa el peso bruto máximo Max i del intervalo, i, en funcionamiento; y  
 Solamente de un intervalo de pesada superior al intervalo de pesada más pequeño cuando no hay 
ninguna ca rga en el receptor de carga y la indicación es cero o un valor neto negativo equivalente a 
cero bruto. Se debe anular la operación de tara y realizar el ajuste de la medición a cero con ± 0.25 
e1, ambas operaciones se realizan automáticamente.  
7.11 Disposi tivos de selección (o conmutación) entre diferentes receptores de carga y/o 
dispositivos transmisores de carga y diferentes dispositivos de medición de carga  
7.11.1  Compensación del efecto sin carga  
El dispositivo de selección debe asegurar la compensación  de la desigualdad del efecto sin carga de los 
diferentes receptores de carga y/o dispositivos transmisores de carga en uso.  
7.11.2  Ajuste a cero  
El ajuste a cero de un instrumento para pesar con cualquier combinación múltiple de diferentes 
dispositivos de  medición de carga y diferentes receptores de carga debe poder realizarse sin ambigüedad y de 
acuerdo con las disposiciones de 7.5.  
7.11.3  Imposibilidad de pesada  
La pesada no debe ser posible mientras se están utilizando dispositivos de selección.  
7.11.4  Identificación de las combinaciones utilizadas  
Las combinaciones de receptores de carga y dispositivos de medición de carga utilizados deben ser 
fácilmente identificables. Debe ser claramente visible qué indicación(es) corresponde a qué receptor(es)  de 
carga. 
7.12 Instrumentos para pesar comparadores de "más y menos"  
Para los fines de la verificación, los instrumentos para pesar comparadores de "más y menos" son 
considerados como instrumentos para pesar de indicación semiautomática.  
7.12.1  Distinción entre zonas "más" y "menos"  
En un dispositivo indicador analógico, las zonas situadas a cada lado del cero deben diferenciarse con los 
signos "+" y " -". 
En un dispositivo indicador digital, se debe colocar una inscripción cerca del dispositivo indicador en la 
forma: 
 intervalo ± ... um; o 
 intervalo – ... um / + ... um 
En donde um representa la unidad de medida de acuerdo con 5.1.  
7.12.2  Forma de la escala  
La escala de un instrumento para pesar comparador debe tener por lo menos una división de escala d = e, 
a cada  lado del cero. El valor correspondiente debe aparecer en cualquiera de los dos extremos de la escala.  
7.13 Instrumentos para pesar utilizados para operaciones de venta directa al público  
Los siguientes requisitos se aplican a los instrumentos para pesar d e las clases de exactitud II, III o IIII con 
una capacidad máxima inferior o igual a 100 kg, diseñados para ser utilizados para la venta directa al público, 
además de los requisitos de 7.1 a 7.11 y 7.20.  
7.13.1  Indicaciones primarias  
En los instrumentos pa ra pesar utilizados para operaciones de venta directa al público, las indicaciones 
primarias son los resultados de pesada y la información sobre la posición correcta del cero, las operaciones 
de tara y predeterminación de tara.  Miércoles 1 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)      
7.13.2  Dispositivos de ajust e a cero  
Los instrumentos para pesar para la venta directa al público no deben estar equipados con un dispositivo 
no automático de ajuste a cero a menos que pueda ser accionado sólo con una herramienta.  
7.13.3  Dispositivos de tara  
Un instrumento para pesar  mecánico con un receptor de carga no debe estar equipado con un dispositivo 
de tara.  
Un instrumento para pesar con una sola plataforma puede estar equipado con dispositivos de tara si éstos 
permiten al público ver:  
 Si están en uso; y  
 Si se modifica su aju ste. 
Un solo dispositivo de tara debe estar en funcionamiento en un determinado momento.  
NOTA : Las restricciones en cuanto al uso aparecen en 7.13.3.2, segunda viñeta.  
Un instrumento para pesar no debe estar equipado con un dispositivo que permita recupera r el valor bruto 
mientras un dispositivo de tara o tara predeterminada está en funcionamiento.  
7.13.3.1  Dispositivos de tara no automáticos  
Un desplazamiento de 5 mm de un punto del control debe ser como máximo igual a una división de escala 
de verificació n. 
7.13.3.2  Dispositivos de tara semiautomáticos  
Un instrumento para pesar puede estar equipado con dispositivos de tara semiautomáticos si:  
 Su acción no permite la reducción del valor de tara; y  
 Se puede realizar la cancelación de su efecto sólo cuando el  receptor de carga está vacío.  
Además, el instrumento para pesar debe cumplir con por lo menos uno de los siguientes requisitos:  
 Se indica el valor de tara permanentemente en un indicador independiente;  
 Se indica el valor de tara con un signo " –" cuando n o hay carga en el receptor de carga; o  
 Se anula automáticamente el efecto del dispositivo y la indicación retorna a cero cuando se descarga 
el receptor de carga después de que se ha indicado un resultado estable de pesada neto superior  a 
cero.  
7.13.3.3  Dispositivos de tara automáticos  
Un instrumento para pesar no debe estar equipado con un dispositivo de tara automático.  
7.13.4  Dispositivos de tara predeterminada  
Se puede prever un dispositivo de tara predeterminada si se indica el valor de tara predetermin ado como 
una indicación primaria en un indicador independiente y que se diferencie claramente del indicador de peso. 
Se aplica el primer párrafo de 7.13.3.2.  
No debe ser posible operar un dispositivo de tara predeterminada cuando un dispositivo de tara est á en 
uso. 
Cuando un dispositivo de tara predeterminada está relacionado con un dispositivo de consulta de precio 
(PLU), se debe cancelar el valor de tara predeterminado al mismo tiempo que se cancela el PLU.  
7.13.5  Imposibilidad de pesada  
Debe ser imposibl e pesar o guiar el elemento indicador durante la operación normal de bloqueo o durante 
la operación normal de adición o sustracción de masas.  
7.13.6  Visibilidad  
Se deben indicar todas las indicaciones primarias (7.13.1 y 7.14.1 si es aplicable) en forma cl ara y 
simultánea para el vendedor y para el comprador. Si esto no es posible con un solo dispositivo indicador, son 
necesarios dos, uno para el vendedor y otro para el comprador.         (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Miércoles 1 de agosto de 2018  
En dispositivos digitales que visualizan indicaciones primarias, las cifras n uméricas que se muestran al 
comprador, deben tener por lo menos 9.5 mm de altura.  
En un instrumento para pesar que requiere el uso de pesas, debe ser posible distinguir el valor de las 
mismas.  
7.13.7  Dispositivos indicadores auxiliares y dispositivos de in dicación extendida  
Un instrumento para pesar no debe estar equipado con un dispositivo indicador auxiliar ni con un 
dispositivo de indicación extendida.  
7.13.8  Instrumentos para pesar de clase de exactitud II  
Un instrumento para pesar de clase de exactitud  II debe cumplir con los requisitos de 6.9 para un 
instrumento para pesar de clase de exactitud III.  
7.13.9  Falla significativa  
Cuando se ha detectado una falla significativa, se debe dar una alarma visible o audible al cliente, y se 
debe impedir la transm isión de datos a cualquier equipo periférico. Esta alarma debe continuar hasta que el 
usuario tome una acción o la causa desaparezca.  
7.13.10  Relación de conteo  
La relación de conteo en los instrumentos para pesar contadores mecánicos debe ser 1/10 o 1/100 . 
7.13.11  Instrumentos para pesar de autoservicio  
Un instrumento para pesar de autoservicio no requiere tener dos series de escalas o indicadores.  
Si se imprime un ticket o una etiqueta, las indicaciones primarias deben incluir una designación del 
producto  cuando se utiliza el instrumento para pesar para vender diferentes productos.  
Si se utiliza un instrumento para pesar calculador de precio como instrumento para pesar de autoservicio, 
entonces se deben cumplir los requisitos de 7.14.  
7.14 Requisitos adici onales para instrumentos para pesar calculadores de precio para la venta 
directa al público  
Se deben aplicar los siguientes requisitos, además de los indicados en 7.13.  
7.14.1  Indicaciones primarias  
En un instrumento para pesar indicador de precio, las ind icaciones primarias suplementarias son el precio 
unitario y el precio a pagar y, si es aplicable, la cantidad, el precio unitario y los precios a pagar de artículos no 
pesados, los precios de artículos no pesados y el precio total. Los diagramas de precio (a diferencia de las 
escalas de precio, que son cubiertas en 4.14.2 de la OIML R76 -1:2006), como los diagramas en abanico, no 
están sujetos a los requisitos de este Proyecto de Norma Oficial Mexicana.  
7.14.2  Instrumento para pesar con escalas de precio  
Para las escalas de precio unitario y de precio a pagar, se aplican 7.2 y 7.3.1 al 7.3.3 según corresponda; 
sin embargo, se deben indicar las partes decimales de acuerdo con las regulaciones nacionales.  
La lectura de escalas de precio debe ser tal que el valo r absoluto de la diferencia entre el producto del 
valor de peso indicado, W, por el precio unitario, U, y el precio a pagar indicado, P, no sea superior al producto 
de e por el precio unitario para esa escala:  
 
7.14.3  Instrumentos para pesar calculadores de precio  
El precio a pagar se debe calcular y redondear al intervalo del precio a pagar más próximo mediante la 
multiplicación del peso por el precio unitario, tal como estos valores son indicados por el instrumento para 
pesar. El dispositivo o dispositiv os que realizan el cálculo e indicación del precio a pagar son considerados, en 
cualquier caso, como parte del instrumento para pesar.  
El intervalo del precio a pagar debe cumplir con las regulaciones nacionales aplicables al comercio.  
El precio unitario s ólo puede ser expresado en precio/100 g o precio/kg.  Miércoles 1 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)      
No obstante, lo establecido en 7.4.1:  
 Las indicaciones de peso, precio unitario y precio a pagar deben permanecer visibles después de que 
la indicación de peso haya logrado la estabilidad y después de cu alquier introducción de un precio 
unitario, durante al menos un segundo y mientras la carga se encuentra sobre el receptor de carga; y  
 Estas indicaciones pueden permanecer visibles durante no más de 3 segundos después de retirar la 
carga, siempre que la in dicación de peso se haya estabilizado antes y la indicación sea por otro lado 
cero. Mientras haya una indicación de peso después de retirar la carga, no debe ser posible introducir 
o modificar ningún precio unitario.  
Si se imprimen las transacciones efectu adas por el instrumento para pesar, se deben imprimir el peso, el 
precio unitario y el precio a pagar.  
Los datos pueden ser almacenados en una memoria del instrumento para pesar antes de su impresión. No 
se deben imprimir los mismos datos dos veces en el t icket destinado al cliente.  
Los instrumentos para pesar que se pueden utilizar para operaciones de etiquetado de precios, también 
deben cumplir con 7.16.  
7.14.4  Aplicaciones especiales de instrumentos para pesar calculadores de precio  
Un instrumento para p esar calculador de precio puede efectuar otras operaciones que faciliten el comercio 
y la gestión, sólo si todas las transacciones realizadas por el instrumento para pesar o por los dispositivos 
periféricos conectados se imprimen en un ticket o etiqueta de stinado al cliente. Estas funciones no deben 
llevar a confusión en lo que respecta a los resultados de la pesada y el cálculo de precios.  
Pueden realizarse otras operaciones o indicaciones no cubiertas por las siguientes disposiciones, siempre 
que no se pr esenten indicaciones al consumidor que puedan confundirse con las indicaciones primarias.  
7.14.4.1  Artículos no pesados  
Un instrumento para pesar puede aceptar y registrar precios a pagar positivos o negativos de uno o varios 
artículos no pesados, siempre que la indicación de peso sea cero o que el modo de pesada se ponga fuera de 
servicio. El precio a pagar de uno o más de dichos artículos debe aparecer en la pantalla de precios a pagar.  
Si se calcula el precio a pagar para varios artículos idénticos, el n úmero de artículos debe aparecer en la 
pantalla de pesos, sin que se haya tomado del valor de pesada, y el precio de un artículo en la pantalla  de 
precios unitarios, a menos que se utilicen pantallas suplementarias para mostrar la cantidad de artículos  y el 
precio del artículo.  
Solución aceptable:  
El número de artículos mostrado en la pantalla de pesada se diferencia de un valor de pesada incluyendo 
una designación apropiada, por ejemplo "X" u otra designación clara de acuerdo con las regulaciones 
nacionale s (si hubiera alguna).  
7.14.4.2  Totalización  
Un instrumento para pesar puede totalizar las transacciones en uno o varios tickets; se debe indicar el 
precio total en la pantalla de precios a pagar, e imprimirlo con una palabra o símbolo especial, al final d e la 
columna de precios a pagar o en una etiqueta o ticket separado con las referencias apropiadas a los 
productos, cuyos precios a pagar han sido totalizados; se deben imprimir todos los precios a pagar que son 
totalizados, y el precio total debe ser la s uma algebraica de todos estos precios impresos.  
Un instrumento para pesar puede totalizar las transacciones realizadas por otros instrumentos para pesar 
conectados a éste, directamente o en dispositivos periféricos metrológicamente controlados, según las 
disposiciones de 7.14.4 y si las divisiones de escala de precio a pagar de todos los instrumentos para pesar 
conectados son idénticos.  
7.14.4.3  Operación múlti -vendedor  
Un instrumento para pesar puede estar diseñado para ser utilizado por más de un vendedor  o para 
atender a más de un cliente simultáneamente, siempre que se identifique apropiadamente la relación entre la 
transacción y el respectivo vendedor o cliente (remitirse a 7.14.4).  
7.14.4.4  Cancelación         (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Miércoles 1 de agosto de 2018  
Un instrumento para pesar puede cancelar transacci ones anteriores. Cuando ya se ha impreso la 
transacción, se debe imprimir el correspondiente precio a pagar cancelado con un comentario apropiado. Si se 
muestra al cliente la transacción a cancelar, debe diferenciarse claramente de las transacciones normal es. 
7.14.4.5  Información adicional  
Un instrumento para pesar puede imprimir información adicional si está claramente correlacionada con la 
transacción y no interfiere con la asignación del valor de pesada al símbolo de la unidad.  
7.15 Instrumentos para pes ar similares a los normalmente utilizados para la venta directa al público  
Los instrumentos para pesar similares a los normalmente utilizados para la venta directa al público que no 
cumplan con las disposiciones de 7.13 y 7.14, deben llevar, cerca de la pa ntalla, de manera indeleble la 
inscripción "No usar para la venta directa al público".  
7.16 Instrumentos para pesar etiquetadores de precio  
Se aplican los requisitos de 7.13.8, 7.14.3 (párrafos 1 y 5), 7.14.4.1 y 7.14.4.5.  
Los instrumentos para pesar etiqu etadores de precio deben tener por lo menos un indicador para el peso. 
Se pueden utilizar temporalmente para el establecimiento de valores como límites de pesada, precios 
unitarios, valores de tara predeterminados, nombres de productos.  
Debe ser posible ve rificar, durante el uso del instrumento para pesar, los valores reales del precio unitario 
y valores de tara predeterminados.  
No debe ser posible la impresión por debajo de la capacidad mínima.  
Se permite la impresión de etiquetas con valores fijos de peso , precio unitario y precio a pagar siempre 
que el modo de pesada se ponga fuera de servicio de manera evidente.  
7.17 Instrumentos para pesar contadores mecánicos  con receptor de pesada unitario  
Para fines de verificación, los instrumentos para pesar contad ores son considerados como instrumentos 
para pesar con indicadores semiautomáticos.  
7.17.1  Dispositivos indicadores  
Para permitir su verificación, los instrumentos para pesar contadores deben tener una escala con al menos 
una división, d = e, en cualquiera  de los dos lados del cero; el valor correspondiente debe mostrarse en  la 
escala.  
7.17.2  Relación de conteo  
Se debe indicar claramente la relación de conteo justo encima de cada plataforma de conteo o cada marca 
de escala de conteo.  
7.18 Requisitos técnico s adicionales para instrumentos para pesar móviles (consultar  también 
6.9.1.1).  
Dependiendo del modelo de instrumento para pesar móvil, las siguientes características deben ser 
definidas por el solicitante:  
 Procedimiento/periodo de calentamiento (además de  8.3.5) del sistema de alzamiento hidráulico 
cuando un sistema hidráulico está involucrado en el proceso de pesada;  
 El valor límite de inclinación (límite superior de inclinación) (consultar 6.9.1.1);  
 Condiciones especiales si el instrumento para pesar est á diseñado para ser utilizado para la pesada 
de productos líquidos;  
 Descripción de posiciones especiales (por ejemplo, ventana de pesada) para el receptor de carga con 
el fin de asegurar condiciones aceptables durante la operación de pesada; y  
 Descripción de detectores o sensores que se pueden utilizar para asegurar el cumplimiento de las 
condiciones de pesada (aplicables, por ejemplo, para instrumentos para pesar móviles utilizados  a la 
intemperie).  Miércoles 1 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)      
7.18.1  Instrumentos para pesar móviles utilizados a la in temperie, consultar también 6.9.1.1  inciso 
d). 
NOTA:  Esta sección también se aplica a aplicaciones especiales en interiores con terrenos o pisos 
disparejos (por ejemplo, montacargas en pasillos con pisos disparejos).  
El instrumento para pesar debe tener un  medio apropiado para indicar que se ha sobrepasado el valor 
límite de inclinación (por ejemplo, desconexión del indicador, una lámpara, señal de error) y para impedir la 
impresión y transmisión de datos en ese caso.  
Después de cada movimiento del vehículo , debe producirse automáticamente una operación de ajuste a 
cero o de equilibrio de tara al menos luego del encendido del instrumento para pesar.  
En instrumentos para pesar con una ventana de pesada (posiciones o condiciones especiales del receptor 
de carg a), se debe indicar en qué momento el instrumento para pesar no se encuentra dentro de la ventana 
de pesada (por ejemplo, desconexión del indicador, una lámpara, señal de error) y se debe impedir la 
impresión y transmisión de datos. Se pueden utilizar sens ores, interruptores u otros medios para reconocer  la 
ventana de pesada.  
Si el dispositivo de medición de carga del instrumento para pesar es sensible a influencias que dependen 
del movimiento o accionamiento, debe estar equipado con un sistema de protecció n apropiado.  
8.3.5 se aplica durante un periodo o procedimiento de calentamiento, por ejemplo, si un sistema hidráulico 
está involucrado en el proceso de pesada.  
Cuando también se utiliza un sensor de inclinación automático para compensar el efecto de incl inación 
sumando una corrección al resultado de pesada, este sensor es considerado como parte esencial del 
instrumento para pesar que debe ser sometido a pruebas de factores de influencia y perturbaciones durante el 
procedimiento de aprobación de modelo.  
Cuando se utiliza una suspensión cardánica (tipo cardán), se deben tomar las medidas apropiadas para 
evitar la indicación, impresión o transmisión de datos de resultados de pesada erróneos si el sistema 
suspendido o el receptor de carga entra en contacto con  la estructura de construcción circundante, 
especialmente cuando se inclina más allá del valor límite.  
El Informe de Prueba para el presente Proyecto de Norma Oficial Mexicana debe incluir una descripción 
de las pruebas de inclinación que deben realizarse en la verificación.  
7.18.2  Otros instrumentos para pesar móviles  
Los instrumentos para pesar móviles no destinados a ser usados a la intemperie (por ejemplo, instrumento 
para pesar para sillas de ruedas, elevadores de pacientes) deben tener un dispositivo para evitar la influencia 
de la inclinación de acuerdo con el inciso 6.9.1.1 a), b) o d). Si están equipados con un dispositivo de 
nivelación y un indicador de nivel de acuerdo con 6.9.1.1 a), se debe operar el dispositivo de nivelación 
fácilmente sin herr amientas. Deben llevar una inscripción apropiada que señale al usuario la necesidad de 
nivelación después de cada movimiento.  
7.19 Instrumentos para pesar portátiles para pesada de vehículos de carretera  
Los instrumentos para pesar portátiles deben ser ide ntificados como tales en la solicitud de aprobación de 
modelo y en el correspondiente Certificado NOM emitido.  
El solicitante debe proporcionar la documentación que describe la superficie de montaje apropiada.  
NOTAS : 
1) Se pueden utilizar grupos de instrum entos para pesar de carga por eje o rueda asociados para 
determinar la masa total del vehículo sólo si todas las ruedas son apoyadas simultáneamente. 
Dependiendo de las regulaciones nacionales, se podría permitir la determinación secuencial de las 
cargas p or eje o rueda con un instrumento para pesar de carga por eje/rueda para determinar la 
masa total de un vehículo de carretera, pero esto no está dentro del alcance de este Proyecto de 
Norma Oficial Mexicana. La masa total puede calcularse a partir de carga s por eje, pero se considera 
que esto no está sujeto a control legal, por las razones dadas en la Nota 2.         (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Miércoles 1 de agosto de 2018  
2) Al utilizar instrumentos para pesar de carga por eje o rueda simples, el mismo vehículo es la carga y, 
por lo tanto, forma una conexión entre el in strumento para pesar portátil y el entorno fijo. Esto puede 
conducir a considerables errores si no se toman en cuenta apropiadamente los efectos adicionales 
en el resultado de pesada. Estos efectos pueden ser causados por:  
 Las fuerzas laterales debidas a l as interacciones del instrumento para pesar con el vehículo;  
 Las fuerzas ejercidas sobre parte del vehículo por el comportamiento transitorio diferente y la fricción 
dentro de las suspensiones del eje; o  
 Las fuerzas ejercidas sobre parte de las rampas si h ay diferentes niveles entre un instrumento para 
pesar y la rampa que pueden conducir a la distribución variable de la carga del eje.  
7.20 Modos de operación  
Un instrumento para pesar puede tener diferentes modos de operación que se pueden seleccionar 
despu és de un control manual.  
Ejemplos de modo de pesada son:  
 intervalos de pesada;  
 combinaciones de plataformas;  
 instrumento para pesar de múlti -intervalo o de un solo intervalo;  
 modo con operador y autoservicio;  
 ajuste de tara predeterminada; y  
 desconexión de l indicador o instrumento para pesar, etc.  
Ejemplos de modos de no pesada (modos en los cuales la pesada está inhabilitada) son:  
 valores calculados;  
 sumas;  
 conteo;  
 porcentaje;  
 estadísticas;  
 calibración; y  
 configuración; etc.  
Se debe identificar claramente el modo que realmente está en funcionamiento, con un signo especial, 
símbolo o palabras en el idioma español. En cualquier caso, también se aplican los requisitos de 7.4.4.  
En cualquier modo y en cualquier momento, debe ser posible cambiar al modo de pesad a. 
Sólo se permite la selección automática del modo dentro de una secuencia de pesada (por ejemplo, 
secuencia fija de pesada para obtener una mezcla). Al término de la secuencia de pesada, el instrumento para 
pesar debe regresar automáticamente al modo de pesada.  
Al volver de un modo de no pesada al modo de pesada, se puede visualizar el valor de peso real.  
Al volver del estado de desconexión (desconexión de pantalla o instrumento para pesar) al modo de 
pesada, se debe visualizar cero (ajuste automático a c ero o de tara). Alternativamente, se puede visualizar el 
valor de peso real pero sólo si se ha verificado automáticamente la posición correcta de cero antes.  
8. Requisitos técnicos para los instrumentos para pesar electrónicos  
Adicional a los requisitos de  los capítulos 6 "Requisitos metrológicos" y 7 "Requisitos técnicos para los 
instrumentos para pesar con indicación automática o indicación semiautomática", los instrumentos para pesar 
electrónicos deben cumplir con los siguientes requisitos:  
8.1 Requisito s generales  Miércoles 1 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)      
8.1.1  Los instrumentos para pesar electrónicos deben estar diseñados y fabricados de tal manera que, 
cuando estén expuestos a perturbaciones:  
a) no se produzcan fallas significativas; o  
b) se detecten y se ponga en evidencia las fallas signific ativas. La indicación de fallas significativas en 
la pantalla no debe prestarse a confusión con otros mensajes que aparecen en el indicador.  
NOTA:  Se permite una falla igual o inferior a e independientemente del valor del error de medición . 
8.1.2  Se deben cumplir permanentemente los requisitos de 6.5, 6.6, 6.8, 6.9 y 8.1.1, según el uso previsto 
del instrumento para pesar.  
8.1.3  Se asume que un modelo de instrumento para pesar electrónico cumple con los requisitos de 8.1.1, 
8.1.2 y 8.3.2 si supera los exáme nes y pruebas especificados en 8.4.  
8.1.4  Los requisitos de 8. 1.1 pueden aplicarse por separado a:  
a) Cada causa individual de falla significativa; y/o  
b) Cada parte del instrumento para pesar electrónico.  
Se deja a criterio del fabricante la elección de aplicar 8. 1.1 a) o 8.1.1 b).  
8.2 Acciones ante fallas significativas  
Cuando se ha detectado una falla significativa, el instrumento para pesar debe ponerse fuera de servicio 
automáticamente o se debe dar automáticamente una indicación visible o audible, l a cual debe continuar 
hasta que el usuario tome una acción o la falla desaparezca.  
8.3 Requisitos de funcionamiento  
8.3.1  Una vez haya sido encendido (indicación de encendido), debe realizarse un procedimiento especial 
que muestre todos los signos relevant es del indicador en estado activo y no activo, durante un tiempo 
suficiente para que el operador pueda verificarlos.  
Esto no es aplicable para indicadores en las cuales una falla se vuelve evidente, por ejemplo, pantallas no 
segmentadas, pantallas de indic ación, pantallas matriciales, etc.  
8.3.2  Además de 6.9, los instrumentos para pesar electrónicos deben cumplir con los requisitos a una 
humedad relativa de 85 % en el límite superior del intervalo de temperatura. Esto no es aplicable a los 
instrumentos par a pesar electrónicos de clase de exactitud I ni de clase de exactitud II si e es inferior a 1 g.  
8.3.3  Los instrumentos para pesar electrónicos, a excepción de los de clase de exactitud I, deben ser 
sometidos a la prueba de estabilidad del intervalo de pes ada especificado en 5.4.4. El error próximo a la 
capacidad máxima no debe sobrepasar el error máximo permitido y el valor absoluto de la diferencia entre los 
errores obtenidos para dos mediciones cualesquiera no debe sobrepasar la mitad de la división de l a escala 
de verificación o la mitad del valor absoluto del error máximo permitido, el mayor de estos dos valores.  
8.3.4  Cuando un instrumento para pesar electrónico es sometido a las perturbaciones especificadas en 
8.4.3, la diferencia entre la indicación de peso debida a la perturbación y la indicación sin perturbación (error 
intrínseco) no debe sobrepasar e o el instrumento para pesar debe detectar y reaccionar ante una falla 
significativa.  
8.3.5  Durante el tiempo de calentamiento de un instrumento electr ónico, no debe haber ni indicación ni 
transmisión de un resultado de pesada.  
Durante el tiempo de calentamiento de un instrumento para pesar electrónico, la(s) lectura(s) del(os) 
dispositivo(s) indicador(es), no deben considerarse como un resultado de pesa da, incluyendo su transmisión 
por cualquier medio.  
8.3.6  Un instrumento para pesar electrónico puede estar equipado con interfaces que permitan conectar el 
instrumento para pesar a dispositivos periféricos o a otros instrumentos para pesar.  
Una interfaz no  debe permitir que las funciones metrológicas del instrumento para pesar y sus datos de 
medición sean influenciados de manera inadmisible por los dispositivos periféricos (por ejemplo,        (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Miércoles 1 de agosto de 2018  
computadoras), por otros instrumentos para pesar interconectados, o por  las perturbaciones que actúan sobre 
la interfaz.  
Las funciones realizadas o iniciadas mediante una interfaz deben cumplir con los requisitos y condiciones 
aplicables del capítulo 7.  
NOTA : Una "interfaz" comprende todas las propiedades mecánicas, eléctrica s y lógicas en el punto de 
intercambio de datos entre un instrumento para pesar y los dispositivos periféricos u otros instrumentos  para 
pesar.  
8.3.6.1  No debe ser posible introducir en un instrumento para pesar; a través de la interfaz; instrucciones o 
datos, destinados o adecuados, para:  
 Desplegar datos que no están claramente definidos y que pueden tomarse por error de un resultado 
de pesada;  
 Falsificar los resultados de pesada visualizados, procesados o almacenados;  
 Ajustar los instrumentos para pesar o  cambiar un factor de ajuste; sin embargo, se puede dar 
mediante una interfaz instrucciones para realizar un procedimiento de ajuste utilizando un dispositivo 
de ajuste del intervalo de pesada incorporado en el instrumento para pesar o, en el caso de 
instrumentos para pesar de clase de exactitud I, una pesa o masa patrón externa.  
 Falsificar las indicaciones primarias visualizadas en el caso de venta directa al público.  
8.3.6.2  No es necesario proteger una interfaz mediante la cual no se pueden realizar o in iciar las funciones 
mencionadas en 8.3.6.1. Las otras interfaces deben ser protegidas de acuerdo con 7.1.2.4.  
8.3.6.3  Una interfaz destinada a ser conectada a un dispositivo periférico al cual se aplican los requisitos 
de este Proyecto de Norma Oficial Mex icana, debe transmitir los datos referentes a las indicaciones primarias 
de tal manera que el dispositivo periférico pueda cumplir con los requisitos.  
8.4 Pruebas de desempeño y de estabilidad del intervalo de pesada  
8.4.1  Consideraciones sobre las pruebas  
Todos los instrumentos para pesar electrónicos de la misma categoría deben ser sometidos al mismo 
programa de pruebas de desempeño, ya sea que estén equipados o no con sistemas de control.  
8.4.2  Estado del instrumento para pesar sometido a prueba  
Las prue bas de desempeño deben realizarse en el equipo completamente operativo, en su configuración 
normal de funcionamiento o en un estado lo más similar posible. Cuando las conexiones son diferentes a las 
de la configuración normal, el procedimiento debe ser def inido de común acuerdo entre la autoridad de 
aprobación y el solicitante y debe ser descrito en el documento sobre las pruebas.  
Si un instrumento para pesar electrónico está equipado con una interfaz que permite conectarlo a un 
equipo externo, el instrumen to para pesar debe estar conectado, durante las pruebas B.3.2, B.3.3 y B.3.4 del 
Apéndice B, al equipo externo, según lo especificado en el procedimiento de prueba.  
8.4.3  Pruebas de desempeño  
Las pruebas de desempeño deben realizarse de acuerdo con el Apén dice B, B.2 y B.3.  
Tabla 10 -Pruebas y características  
Prueba  Característica 
bajo prueba  
Temperaturas estáticas  factor de influencia  
Calor húmedo, prueba continua  factor de influencia  
Variaciones de  tensión eléctrica  factor de influencia  
Caídas de tensi ón de la red eléctrica de ca e interrupciones breves  Perturbación  
Estallidos (transitorios)  Perturbación  Miércoles 1 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)      
Descargas electrostáticas  Perturbación  
Ondas de choque (si es aplicable)  Perturbación  
 Inmunidad a campos electromagnéticos radiados  Perturbación  
Inmunidad a campos de radiofrecuencia transmitidos por conducción  Perturbación  
Requisitos especiales de compatibilidad electromagnética para instrumentos para 
pesar alimentados por el suministro eléctrico de un vehículo de carretera  Perturbación  
8.4.4  Prueba de estabilidad del intervalo de pesada  
La prueba de estabilidad del intervalo de pesada debe realizarse de acuerdo con el Apéndice B, en B.4.  
8.5 Requisitos adicionales para dispositivos electrónicos controlados por software  
NOTA:  Pueden existir más r equisitos generales para instrumentos de medición y dispositivos controlados 
por software y consejos sobre éstos en otras regulaciones.  
8.5.1  Dispositivos con software integrado  
Para instrumentos para pesar y módulos con software integrado, el fabricante d ebe describir o declarar 
que el software del instrumento para pesar o módulo está integrado, es decir, se utiliza en un entorno de 
hardware y software fijo y no se puede modificar o cargar a través de una interfaz u otros medios después de 
la protección y/ o verificación.  
Además de la documentación exigida en 11.2.1.2, el fabricante debe presentar la siguiente 
documentación:  
 Descripción de las funciones legalmente relevantes;  
 Identificación del software que está claramente asignada a las funciones legalmente  relevantes;  
 Medidas de protección previstas para proporcionar evidencia de una intervención.  
La identificación del software debe ser proporcionada por el instrumento para pesar y mencionada en el 
Certificado NOM.  
Solución aceptable:  
La identificación del software se proporciona en el modo de operación normal mediante:  
 Una operación claramente identificada de una tecla física o tecla de función, botón o interruptor; o  
 Un número de versión continuamente visualizado o suma de comprobación, etc.  
Acompañado, en  ambos casos, de instrucciones claras sobre cómo comparar la identificación real del 
software con el número de referencia (mencionado en el Certificado NOM) marcado en el instrumento para 
pesar o visualizado por éste.  
8.5.2  Computadoras personales, instrum entos para pesar con componentes de PC, y otros 
instrumentos para pesar, dispositivos, módulos y elementos con software legalmente relevante 
programable o cargable  
Se pueden utilizar computadoras personales y otros instrumentos para pesar/dispositivos con software 
programable o cargable como indicadores, terminales, dispositivos de almacenamiento de datos, dispositivos 
periféricos, etc. si se cumplen los siguientes requisitos adicionales.  
NOTA:  Aunque estos dispositivos pueden ser instrumentos para pesar co mpletos con software cargable o 
módulos y componentes basados en PC, etc., en lo sucesivo se les denomina simplemente "PC". Siempre se 
asume que es una "PC" si no se cumplen las condiciones de software integrado según 8.5.1.  
8.5.2.1  Requisitos para hardwar e 
Una PC utilizada como un módulo que incorpora los componentes analógicos metrológicamente 
pertinentes, debe ser examinada de acuerdo con el Apéndice C (indicador), Consultar la Tabla 11, para las 
categorías 1 y 2.         (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Miércoles 1 de agosto de 2018  
Una PC utilizada como un módulo totalmen te digital sin incorporar componentes analógicos 
metrológicamente pertinentes (por ejemplo, usada como una terminal o dispositivo que calcula el precio de 
punto de venta), debe ser examinada de acuerdo con la Tabla 11, para las categorías 3 y 4.  
Una PC uti lizada como un dispositivo periférico puramente digital, debe ser examinada de acuerdo con la 
Tabla 11, para la categoría 5.  
La Tabla 11 también especifica el grado de detalle de la documentación a presentar por componentes 
analógicos y digitales de la PC,  la cual debe estar en función de la respectiva categoría (descripción de la 
fuente de alimentación, tipo de interfaz, tarjeta madre, cubierta, etc.).  
Tabla 11 Pruebas y documentación requerida para PC utilizadas como  módulos o dispositivos 
periféricos  
 Categoría  Pruebas necesarias  Documentación  Observaciones  
No. Descripción   Componentes de  Hardware   
1 PC como módulo, 
indicaciones primarias en 
el monitor, PC incorpora 
los componentes 
analógicos 
metrológicamente 
relevantes (ADC) en una 
tarjeta de circuito impreso 
montada en una ranura y 
que no está blindada 
("dispositivo abierto"), 
dispositivo de suministro 
de energía para el ADC 
desde la PC o a través del 
sistema bus de la PC.  ADC y PC probados 
como unidad:  
 pruebas como para 
indicadores de 
acuerdo con el 
Apéndice C;  
 el modelo debe 
estar equipado con 
la máxima 
configuración 
posible (máximo 
consumo de 
energía)  ADC: Igual que en 11.2.1.2 
(diagramas de circuito, 
disposiciones, descripciones, 
etc.) 
PC: Igual que en 11.2.1.2 
(fabricante, tipo de PC, tipo 
de cubie rta, tipos de todos 
los módulos, dispositivos y 
componentes electrónicos, 
incluyendo dispositivo de 
suministro de energía, hojas 
de datos, manuales, etc.)  Las influencias de  la PC 
en el ADC  (temperatura,  
interferencia  
electromagnética  (EMC)) 
son Posibles  
2 PC como módulo,  
indicaciones primarias  en 
el monitor,  La PC 
incorpora al  ADC, pero el 
ADC  incorporado tiene 
una cubierta blindada  
("dispositivo cerrado"),  
dispositivo de  suministro 
de energía  para el ADC 
desde la  PC pero no a 
través del sistema bus de 
la PC. ADC y PC probados  
como unidad:  
 pruebas como para 
indicadores de 
acuerdo con el 
Apéndice C;  
el modelo debe estar 
equipado con la máxima 
configuración posible 
(máximo consumo de 
energía)  ADC: Igual que en 11.2.1.2 
(diagramas de circuito, 
disposiciones, descripciones, 
etc.) 
PC: Dispositivo de suministro 
de energía: Igual que en 
11.2.1.2 (fabricante, tipo, 
hoja de datos)  
Otras partes: Sólo 
descripción general o 
información necesaria con 
respecto a la forma de la 
cubierta, placa madre, tipo 
de procesador, R AM, Las influencias del 
dispositivo de suministro 
de energía de la PC en el 
ADC (temperatura, EMC) 
son posibles.  
Otras influencias de la PC 
no son críticas.  
Nuevas pruebas de  
compatibilidad  
electromagnética  (PC), 
son necesarias si se 
cambia el dispositivo de 
suministro de energía.  
   unidades de disco flexible y 
de disco duro, tarjetas 
controladoras, controlador de 
video, interfaces, monitor, 
teclado, etc.   
 
3 PC como módulo  
puramente digital,  
indicaciones primarias  en 
el monitor,  ADC fuera de 
la PC en  una cubierta ADC: pruebas como para 
indicadores de acuerdo 
con el Apéndice C 
utilizando el monitor de la 
PC para las indicaciones ADC: Igual que para  la 
categoría 2  
PC: Dispositivo de suministro 
de energía – igual que para La influencia del  
dispositivo de  suministro 
de energía de la PC  (sólo 
EMC) en el  ADC es Miércoles 1 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)      
separada,  dispositivo de  
suministro de energía  
para el ADC desde la  PC. primarias.  
PC: De acuerdo con 
6.10.2  categoría 2, otras partes – 
igual que para categoría 4  posible.  
Otras influencias de la PC 
no son posibles o no son 
críticas.  
Nuevas pruebas de 
compatibilidad  
Electromagnética  (PC), 
son necesarias si se 
cambia el dispositivo de 
suministro de energía.  
4 PC como módulo 
puramente digital, 
indicación primaria en el 
monitor, ADC fuera de la 
PC en una c ubierta 
separada que tiene su 
propio dispositivo de 
suministro de energía.  ADC: Igual que para la  
categoría 3  
PC: Igual que para la  
categoría 3  ADC: Igual que para la 
categoría 2  
PC: Sólo descripción general 
o información necesaria, por 
ejemplo. Con respec to al tipo 
de placa madre, tipo de 
procesador, RAM, unidades 
de disco flexible y de disco 
duro, tarjetas controladoras, 
controlador de video, 
interfaces, monitor, teclado.  Las influencias de  la PC 
(temperatura,  EMC) en el 
ADC no son posibles.  
5 PC como di spositivo 
periférico puramente 
digital  PC: De acuerdo con 
3.10.3  PC: Igual que para la 
categoría 4   
NOTA:  PC = Computadora Personal  
ADC = Componente(s) analógico relevante, incluyendo Convertidor Analógico a Digital  
(Consultar Figura 1)  
EMC = Compatibilid ad Electromagnética (CEM)  
8.5.2.2  Requisitos para software  
El software legalmente relevante de una PC, es decir, el software que es crítico para las características de 
medición, datos de medición y parámetros metrológicamente relevantes, almacenados o tran smitidos, es 
considerado como parte esencial de un instrumento de pesada y debe ser examinado de acuerdo con el 
Apéndice G.2. El software legalmente relevante debe cumplir con los siguientes requisitos.  
a) El software legalmente relevante debe ser protegid o adecuadamente de cambios accidentales o 
intencionales. Evidencias de una intervención, por ejemplo, cambiar, cargar o eludir el software 
legalmente relevante, deben estar disponibles hasta la siguiente verificación o inspección oficial 
comparable. (Ver A péndice N)  
Este requisito implica que:  
La protección contra cambios intencionales con herramientas de software especiales no es objeto de estos 
requisitos porque esto es considerado como acto delictivo.  
Normalmente, se puede asumir que no es posible influi r en los parámetros y datos legalmente relevantes, 
especialmente valores variables procesados, siempre que sean procesados mediante un programa que 
cumpla estos requisitos. Sin embargo, si se transmiten parámetros y datos legalmente relevantes, 
especialmen te valores variables finales, fuera de la parte protegida del software para aplicaciones o funciones 
sujetas a control legal, deben ser protegidos para cumplir con los requisitos de 8.3.6.3. El software legalmente 
relevante con todos los datos, parámetros,  valores variables, etc. Son considerados como lo suficientemente        (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Miércoles 1 de agosto de 2018  
protegidos si no se pueden cambiar con herramientas de software comunes. En este momento, por ejemplo, 
todos los tipos de editores de texto son considerados como herramientas de software com unes.  
Solución aceptable:  
Después de iniciar el programa, cálculo automático de una suma de comprobación para el código de 
máquina de todo el software legalmente relevante (por lo menos una suma de comprobación CRC -16 con 
función polinómica oculta) y compa ración del resultado con un valor fijo almacenado. No hay inicio si el código 
de máquina está falsificado.  
b) Cuando hay software asociado que prevé otras funciones además de la o las funciones de medición, 
el software legalmente relevante debe ser identif icable y no debe ser influenciado de manera 
inadmisible por el software asociado.  
Este requisito implica que:  
El software asociado esté separado del software legalmente relevante en el sentido que se comuniquen 
por medio de una interfaz de software. Una in terfaz de software es considerada como interfaz de protección si:  
 Sólo se puede intercambiar un conjunto definido y permitido de parámetros, funciones y datos a través 
de esta interfaz, de acuerdo con 8.3.6.1; y  
 Ninguna parte puede intercambiar información  por medio de cualquier otro enlace.  
Las interfaces de software son parte del software legalmente relevante. El hecho de que el usuario eluda 
la interfaz de protección, es considerado como acto delictivo.  
Solución aceptable:  
Definición de todas las funcion es, comandos, datos, etc., que se intercambian a través de la interfaz de 
protección desde el software legalmente relevante hacia todas las demás partes de software o hardware 
conectadas. Comprobando que todas las funciones, comandos y datos están permitid os. 
c) El software legalmente relevante debe ser identificado como tal y estar protegido. El dispositivo debe 
proporcionar fácilmente su identificación para controles metrológicos o inspecciones.  
Este requisito implica que:  
El sistema operativo o software estándar auxiliar similar, tales como controladores de video, controladores 
de impresora o controladores de disco duro, no necesitan ser incluidos en la identificación del software.  
Solución aceptable:  
Cálculo de una suma de comprobación en el código de má quina del software legalmente relevante en el 
tiempo de ejecución y la indicación después de un comando manual. Esta suma de comprobación representa 
el software legalmente relevante y puede compararse con la suma de comprobación definida en la aprobación 
de modelo.  
d) Además de la documentación descrita en 11.2.1.2, la documentación especial del software  debe 
incluir:  
 Una descripción del hardware del sistema, por ejemplo, diagrama de bloques, tipo de computadora(s), 
tipo de red, si no se describe en el manu al de operación (consultar también la Tabla 11);  
 Una descripción del entorno del software legalmente relevante, por ejemplo, el sistema operativo, 
controladores requeridos, etc.;  
 Una descripción de todas las funciones del software legalmente relevante, los  parámetros legalmente 
relevantes, interruptores y teclas que determinan la funcionalidad del instrumento para pesar, 
incluyendo una declaración de la integridad de esta descripción;  
 Una descripción de los algoritmos de medición relevantes (por ejemplo, eq uilibrio estable, cálculo de 
precios, redondeo);  
 Una descripción de los menús y diálogos relevantes;  
 las medidas de seguridad (por ejemplo, suma de comprobación, firma, pista de auditoría);  Miércoles 1 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)      
 El conjunto completo de comandos y parámetros (que incluya una bre ve descripción de cada 
comando y parámetro) que se puedan intercambiar entre el software legalmente relevante y el 
software asociado a través de la interfaz de software de protección, incluyendo una declaración de la 
integridad de la lista;  
 La identificaci ón del software legalmente relevante;  
 Si el instrumento para pesar permite la descarga de software por medio de un módem o internet: una 
descripción detallada del procedimiento de carga y las medidas de protección contra cambios 
accidentales o intencionale s; 
 Si el instrumento para pesar no permite la descarga de software por medio de un módem o internet: 
una descripción de las medidas tomadas para impedir la carga inadmisible de software legalmente 
relevante; y  
 En el caso de almacenamiento prolongado y tran smisión de datos a través de redes, una descripción 
de los grupos de datos y medidas de protección (consultar 8.5.3).  
8.5.3  Dispositivos de almacenamiento de datos (DAD)  
Si hay un dispositivo, ya sea que esté incorporado en el instrumento para pesar o sea parte del 
instrumento para pesar como solución de software o conectado a éste externamente, que esté destinado al 
almacenamiento prolongado de datos de pesada (en el sentido de 3.2.8.5), se aplican los siguientes requisitos 
adicionales.  
8.5.3.1  El DAD debe  tener una capacidad de almacenamiento que sea suficiente para el propósito 
previsto.  
NOTA : La regulación del período mínimo de mantenimiento de información está fuera del alcance de este 
Proyecto de Norma Oficial Mexicana y probablemente queda a criterio de las regulaciones comerciales 
nacionales. Es responsabilidad del propietario del instrumento para pesar tener un instrumento para pesar con 
suficiente capacidad de almacenamiento para cumplir los requisitos de su actividad. En el examen de modelo, 
sólo v erifica que los datos son almacenados y recuperados correctamente y que se proporcionan los medios 
adecuados para evitar la pérdida de datos si se agota la capacidad de almacenamiento antes del  plazo 
previsto.  
8.5.3.2  Los datos legalmente relevantes almace nados deben incluir toda la información relevante 
necesaria para recuperar una pesada anterior.  
NOTA:  Los datos legalmente relevantes son (consultar también 3.2.8.1):  
 Valores brutos o netos y valores de tara (si es aplicable, junto con una distinción de ta ra y tara 
predeterminada);  
 El signo(s) decimal;  
 Unidad(es) de medida (puede estar codificada);  
 Identificación de los datos almacenados;  
 El número de identificación del instrumento para pesar o el receptor de carga si varios instrumentos 
para pesar o recept ores de carga están conectados al dispositivo de almacenamiento de datos; y  
 Una suma de comprobación u otra firma de los datos almacenados.  
8.5.3.3  Los datos legalmente relevantes deben estar protegidos adecuadamente contra cambios 
accidentales o intencion ales.  
Ejemplos de soluciones aceptables:  
a) Una simple comprobación de paridad es considerada suficiente para proteger los datos contra 
cambios accidentales durante la transmisión.  
b) El dispositivo de almacenamiento de datos puede materializarse como un d ispositivo controlado por 
software externo utilizando, por ejemplo, el disco duro de una PC como medio de almacenamiento. 
En este caso, el respectivo software debe cumplir los requisitos para software indicados en 8.5.2.2. 
Si los datos almacenados están en criptados o protegidos mediante una firma (por lo menos 2 bytes, 
por ejemplo, una suma de comprobación CRC -16 con función polinómica oculta), esto se considera 
suficiente para proteger los datos contra cambios intencionales.         (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Miércoles 1 de agosto de 2018  
8.5.3.4  Los datos legalmente re levantes almacenados deben ser susceptibles de ser identificados y 
visualizados, cuando se deben almacenar el o los números de identificación para uso posterior y registrarlos 
en el medio de transacción oficial. En caso de una salida impresa, se deben impr imir el o los números de 
identificación.  
Ejemplo de una solución aceptable:  
La identificación puede materializarse como números consecutivos o como la respectiva fecha y hora 
(mm:dd:hh:mm:ss) de la transacción.  
8.5.3.5  Se deben almacenar automáticamente lo s datos legalmente relevantes.  
NOTA : Este requisito significa que la función de almacenamiento no debe depender de la decisión del 
operador. Sin embargo, se acepta que no se almacenen pesada intermedios que no hayan sido usados para 
las transacciones.  
8.5.3.6 Los grupos de datos legalmente relevantes que se deben verificar mediante la identificación, deben 
ser visualizados o impresos en un dispositivo sujeto a control legal.  
8.5.3.7  Los DADs son identificados como una característica o parámetro en los Certi ficados incorporados 
en el instrumento o forman parte del instrumento como solución de software.  
8.6 Métodos de prueba  
Los numerales 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3, 8.1.4, 8.2, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4, 8.3.5, 8.3.6, 8.3.6.1, 8.3.6.2, 8.3.6.3, 
8.4.3, 8.4.4, 8.5, 8. 5.1, 8.5.2, 8.5.2.1, 8.5.2.2, 8.5.3, 8.5.3.1, 8.5.3.2, 8.5.3.3, 8.5.3.4, 8.5.3.5, 8.5.3.6 y 8.5.3.7 
se verifican mediante el método de prueba previsto en el numeral N.1 Análisis documental; los numerales 
8.1.1, 8.1.2, 8.1.3, 8.1.4, 8.2, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3 , 8.3.4, 8.3.5, 8.3.6, 8.3.6.1, 8.3.6.2, 8.3.6.3, 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3, 
8.5, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.2.1, 8.5.2.2, 8.5.3, 8.5.3.1, 8.5.3.2, 8.5.3.3, 8.5.3.4, 8.5.3.5, 8.5.3.6 y 8.5.3.7 se verifican 
mediante el método de prueba previsto en el numeral N.2 Prueba de l software; los numerales 8.1.2, 8.3.3, 
8.3.6, 8.3.6.1, 8.3.6.3, 8.5.2.2, 8.5.3.2, 8.5.3.3 y 8.5.3.4 se verifican mediante el método de prueba previsto en 
el numeral N.3 Análisis de flujo de datos metrológicos; los numerales 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3, 8.1.4, 8.2 , 8.3.1, 
8.3.2, 8.3.3, 8.3.4, 8.3.5, 8.3.6, 8.3.6.1, 8.3.6.2, 8.3.6.3, 8.4.3, 8.5.1, 8.5.2.1, 8.5.2.2, 8.5.3, 8.5.3.1, 8.5.3.2, 
8.5.3.3, 8.5.3.4, 8.5.3.5, 8.5.3.6 y 8.5.3.7 se verifican mediante el método de prueba previsto en el numeral 
N.4 Inspección y r evisión del código del programa.  
9. Requisitos técnicos para los instrumentos para pesar con indicación no automática  
Los instrumentos para pesar con indicación no automática deben cumplir con los requisitos aplicables de 
los capítulos 6 y 7. Este capítulo  da disposiciones complementarias correspondientes a algunos de los 
requisitos del capítulo 7.  
Aunque las disposiciones de 9.1 son obligatorias, las de 9.2 contienen "soluciones aceptables" 
introducidas en el capítulo 7.  
Los incisos 9.3 al 9.9 contienen di sposiciones para ciertos instrumentos para pesar simples que pueden 
ser sometidos directamente a la verificación inicial. Estos instrumentos para pesar simples son:  
 Astil simple de brazos iguales y de una relación 1/10;  
 Romana simple con pesas deslizables;  
 Instrumentos para pesar Roberval y Béranger;  
 Instrumentos para pesar con plataformas de relación; e  
 Instrumentos para pesar del tipo romana con pesas deslizables accesibles.  
9.1 Sensibilidad mínima  
La colocación sobre el instrumento para pesar en equilibr io de una carga adicional equivalente al valor 
absoluto del error máximo permitido para la carga aplicada, pero no inferior a 1 mg, debe producir un 
desplazamiento permanente del elemento indicador de al menos:  
1 mm en un instrumento para pesar de clase de  exactitud I o II;  
2 mm en un instrumento para pesar de clase de exactitud III o IIII con Max ≤ 30 kg;  
5 mm en un instrumento para pesar de clase de exactitud III o IIII con Max > 30 kg;  
Las pruebas de sensibilidad deben realizarse colocando cargas adicion ales con un ligero impacto a fin de 
eliminar los efectos de umbral de discriminación.  
9.2 Soluciones aceptables para los dispositivos indicadores  Miércoles 1 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)      
9.2.1  Disposiciones generales  
9.2.1.1  Componentes indicadores de equilibrio  
Para un instrumento para pesar con  un componente indicador que se desplaza en relación con otro 
componente indicador, los dos índices tienen el mismo grosor y la distancia entre éstos no debe sobrepasar 
este grosor.  
Sin embargo, esta distancia puede ser igual a 1 mm si el grosor de los índ ices es inferior a este valor.  
9.2.1.2  Protección  
Es posible proteger las pesas cursores, las masas removibles y las cavidades de ajuste o las cubiertas de 
dichos dispositivos.  
9.2.1.3  Impresión  
Si el dispositivo permite la impresión, esto es posible sólo si las pesas cursores o barras corredizas o el 
mecanismo de conmutación de pesas se encuentran cada uno en una posición correspondiente a un número 
entero de divisiones de escala. Salvo en el caso de pesas cursores o barras corredizas accesibles, la 
impres ión es posible sólo si el componente indicador de equilibrio se encuentra en la posición de referencia 
dentro de la mitad de la división de escala más cercana.  
9.2.2  Dispositivos con pesas deslizables  
9.2.2.1  Forma de las marcas de la escala  
En las barras en las cuales la división de escala es la división de escala de verificación del instrumento 
para pesar, los trazos de escala están compuestos por líneas de grosor constante. En otras barras mayores  (o 
menores), las marcas de escala están compuestos por mu escas.  
9.2.2.2  Espaciado de la escala  
La distancia entre las marcas de escala no es inferior a 2 mm y tiene una longitud suficiente para que la 
tolerancia normal de maquinado de las muescas o las marcas de escala no produzca en el resultado de 
pesada un er ror que sobrepase 0.2 veces la división de escala de verificación.  
9.2.2.3  Topes  
El desplazamiento de las pesas deslizables y barras menores se limita a la parte graduada de las barras 
mayores y menores.  
9.2.2.4  Componentes del indicador  
Cada pesa deslizab le lleva un componente de indicación.  
9.2.2.5  Dispositivos con pesas deslizables accesibles  
No hay partes móviles en las pesas deslizables, con excepción de las barras corredizas menores.  
Las pesas deslizables están libres de cavidades que pueden recibir a ccidentalmente cuerpos extraños.  
Es posible asegurar las partes que son desmontables.  
El desplazamiento de pesas deslizables y barras menores requiere un cierto esfuerzo.  
9.2.3  Indicación mediante el uso de pesas metrológicamente controladas  
Las relaciones  de reducción son de la forma 10 k, siendo k un número entero o cero.  
En los instrumentos para pesar destinados a la venta directa al público, la altura del borde que sobresale 
de la plataforma receptora de pesas es como máximo igual a un décimo de la mayor  dimensión de la 
plataforma, sin ser superior a 25 mm.  
9.3 Condiciones de construcción  
9. 3.1  Componentes indicadores de equilibrio  
Los instrumentos para pesar deben estar provistos de dos índices móviles o de un componente indicador 
móvil y una marca de r eferencia fija, cuyas respectivas posiciones indiquen la posición de referencia  de 
equilibrio.  
En los instrumentos para pesar de clases de exactitud III y IIII diseñados para la venta directa al público, 
los índices y marcas de escala deben permitir observ ar el equilibrio desde ambos lados del instrumento  para 
pesar.  
9.3.2  Cuchillas, cojinetes y placas de fricción         (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Miércoles 1 de agosto de 2018  
9.3.2.1  Tipos de conexión  
Las palancas sólo deben estar equipadas con cuchillas; éstas deben estar articuladas con cojinetes.  
La línea de contact o entre cuchillas y cojinetes debe ser una línea recta.  
Los brazos de medición deben pivotear sobre los bordes de las cuchillas.  
9.3.2.2  Cuchillas  
Las cuchillas deben ser montadas en las palancas de tal manera que se asegure la invariabilidad de las 
relaci ones de los brazos de estas palancas. No deben estar soldadas.  
Los bordes de las cuchillas de una misma palanca deben estar prácticamente paralelos y situados en un 
mismo plano.  
9.3.2.3  Cojinetes  
Los cojinetes no deben estar soldados a su soporte o en su b rida. 
Los cojinetes de un instrumento para pesar con plataformas de relación y de romanas deben poder oscilar 
en todas las direcciones sobre su soporte o en su brida. En estos instrumentos para pesar, dispositivos anti -
desconexión deben impedir la desconex ión de partes articuladas.  
9.3.2.4  Placas de fricción  
El juego longitudinal de las cuchillas debe ser limitado por placas de fricción. Hay un punto de contacto 
entre la cuchilla y las placas de fricción que está situado en la extensión de la(s) línea(s) de  contacto entre la 
cuchilla y el (los) cojinete(s).  
Las placas de fricción deben ser planas alrededor del punto de contacto con la cuchilla y su plano debe ser 
perpendicular a la línea de contacto entre la cuchilla y el cojinete. No deben estar soldadas a los cojinetes o su 
soporte.  
9.3.3  Dureza  
Las partes en contacto entre las cuchillas, cojinetes, placas de fricción, dispositivos de pesas deslizables, 
inter-palancas, soportes y estribos de inter -palanca deben tener una dureza de al menos 58 Rockwell C.  
9.3.4 Revestimiento protector  
Puede aplicarse un revestimiento protector a las partes en contacto de los componentes de articulación, 
siempre que esto no conduzca a cambios de las propiedades metrológicas.  
9.3.5  Dispositivos de tara  
Los instrumentos para pes ar no deben estar equipados con un dispositivo de tara.  
9.4 Barra simple de brazos iguales  
9.4.1  Simetría de los brazos  
El brazo debe tener dos planos de simetría: longitudinal y transversal. Debe estar en equilibrio con o sin 
platillos. Las piezas desmont ables que pueden utilizarse de manera indiferente en cualquiera de los dos 
extremos del brazo, deben ser intercambiables y tener masas iguales.  
9.4.2  Ajuste a cero  
Si un instrumento para pesar de clase de exactitud III o IIII está provisto de un dispositiv o de puesta a 
cero, éste debe consistir de una cavidad debajo de uno de los platillos.  
Esta cavidad puede estar protegida.  
9.5 Barra simple de relación 1/10  
9.5.1  Indicación de la relación  
Se debe indicar la relación de manera legible y permanente en el br azo en la forma 1:10 ó 1/10.  
9.5.2  Simetría del brazo  
El brazo debe tener un plano de simetría longitudinal.  
9.5.3  Ajuste a cero  Miércoles 1 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)      
Se aplican las disposiciones de 9.4.2.  
9.6 Instrumentos para pesar simples con pesas deslizables (romanas)  
9.6.1  Generalidades  
9.6.1.1  Marcas de escala  
Las marcas de escala deben consistir de líneas o muescas, en el borde o en la parte plana de la  regla 
graduada.  
La longitud mínima de una división es de 2 mm entre muescas y 4 mm entre las líneas.  
9.6.1.2  Pivotes  
La carga por unida d de longitud sobre las cuchillas no debe ser superior a 10 kg/mm.  
Los orificios de los cojinetes en forma de anillo deben tener un diámetro al menos igual a 1.5 veces la 
dimensión más grande de la sección transversal de la cuchilla.  
9.6.1.3  Componente ind icador de equilibrio  
La longitud del componente indicador de equilibrio, tomada desde el borde de la cuchilla de suspensión del 
instrumento para pesar, no debe ser inferior a 1/15 de la longitud de la parte graduada de la barra principal.  
9.6.1.4  Marca dis tintiva  
El cabezal y la pesa deslizable de un instrumento para pesar con pesa deslizable desmontable deben 
llevar la misma marca distintiva.  
9.6.2  Instrumentos para pesar de una sola capacidad  
9.6.2.1  Distancia mínima entre bordes de cuchillas  
La distancia  mínima entre bordes de cuchillas es:  
 25 mm para las capacidades máximas ≤ 30 kg, y  
 20 mm para las capacidades máximas > 30 kg  
9.6.2.2  Graduación  
La graduación debe extenderse desde cero hasta la capacidad máxima.  
9.6.2.3  Ajuste a cero  
Si un instrumento para pesar de clase de exactitud III o IIII está provisto de un dispositivo  de ajuste a cero, 
éste debe ser un dispositivo de tornillo o tuerca imperdible con un efecto máximo de 4 divisiones de escala de 
verificación por vuelta.  
9.6.3  Instrumentos para pesar con doble capacidad  
9.6.3.1  Distancia mínima entre los bordes de cuchil las 
La distancia mínima entre bordes de cuchillas es:  
 45 mm para la capacidad más baja; y  
 20 mm para la capacidad más alta.  
9.6.3.2  Diferenciación de mecanismos de suspensión  
El mecanismo de suspensión de un instrumento para pesar debe diferenciarse del me canismo de 
suspensión de cargas.  
9.6.3.3  Escalas numeradas  
Las escalas correspondientes a cada una de las capacidades del instrumento para pesar deben permitir 
pesar desde cero hasta la capacidad máxima, sin discontinuidad:  
 Sin que las dos escalas tengan u na parte común; o  
 Con una parte común de un valor como máximo igual a 1/5 del máximo valor de la escala inferior.  
9.6.3.4  Divisiones de escala  
Las divisiones de escala de cada una de las escalas deben tener un valor constante.         (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Miércoles 1 de agosto de 2018  
9.6.3.5  Dispositivos de ajust e a cero  
No están permitidos los dispositivos de ajuste a cero.  
9.7 Instrumentos para pesar Roberval y Béranger  
9.7.1  Simetría  
Las partes simétricas desmontables que se presentan en pares, deben ser intercambiables y tener  masas 
iguales.  
9.7.2  Ajuste a cer o 
Si un instrumento para pesar está provisto de un dispositivo de ajuste a cero, éste debe consistir de una 
cavidad debajo del soporte de uno de los platillos. Esta cavidad puede estar protegida.  
9.7.3  Longitud de las cuchillas  
En los instrumentos para pes ar que tienen un solo brazo:  
 La distancia entre los extremos externos de los bordes de la cuchilla de carga deben ser al menos 
igual al diámetro del fondo del platillo; y  
 La distancia entre los extremos externos los bordes de la cuchilla central deben ser al menos igual a 
0.7 veces la longitud de las cuchillas de carga.  
Los instrumentos para pesar de doble brazo deben tener una estabilidad del mecanismo igual a la 
obtenida con los instrumentos para pesar de brazo simple.  
 
Figura 7 -Instrumentos para pesar d e un solo brazo y de doble brazo  
9.8 Instrumentos para pesar con plataformas de relación  
9.8.1  Capacidad máxima  
La capacidad máxima del instrumento para pesar debe ser superior a 30 kg  
9.8.2  Indicación de la relación  
Se debe indicar la relación entre la ca rga pesada y la carga de equilibrio de manera legible y permanente 
en el brazo en la forma 1:10 ó 1/10.  
9.8.3  Ajuste a cero  
El instrumento para pesar debe tener un dispositivo de ajuste a cero compuesto de:  
 Una copa con una tapa muy convexa; o  
 Un dispositi vo de tornillo o tuerca cautiva, con un efecto máximo de cuatro divisiones de escala de 
verificación por vuelta.  
9.8.4  Dispositivos de equilibrio complementarios  
Si el instrumento para pesar está provisto de un dispositivo de equilibrio complementario que evita el uso 
de pesas de bajo valor en relación con la capacidad máxima, este dispositivo debe ser una regla graduada 
con una pesa deslizable, con un efecto máximo aditivo de 10 kg.  
9.8.5  Bloqueo de brazo  
El instrumento para pesar debe tener un dispositivo  manual de bloqueo del brazo, cuya acción evite la 
coincidencia de los índices de equilibrio cuando está en reposo.  
9.8.6  Disposiciones referentes a partes de madera  Miércoles 1 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)      
Si ciertas partes de un instrumento para pesar, tales como el chasis, la plataforma o el t ablero son  de 
madera, ésta debe estar seca y libre de defectos. Debe estar cubierta de una pintura o un barniz  protector 
eficaz.  
No se deben utilizar clavos para el ensamblaje definitivo de las partes de madera.  
9.9 Instrumentos para pesar con un dispositi vo de medición de carga con pesas deslizables 
accesibles (del tipo romana)  
9.9.1  Generalidades  
Se deben cumplir las disposiciones de 9.2 referentes a los dispositivos de medición de carga con pesas 
deslizables accesibles.  
9.9.2  Intervalo de la escala numer ada 
La escala numerada del instrumento para pesar debe permitir la pesada continua desde cero hasta la 
capacidad máxima.  
9.9.3  Espaciado mínimo de la escala  
El espaciado de la escala ix de las diferentes barras ( x = 1, 2, 3...) correspondiente a la divisió n de escala, 
dx, de estas barras, debe ser:  
ix ≥ (dx/e) × 0.05 mm,   pero ix ≥ 2 mm  
9.9.4  Plataforma de relación  
Si el instrumento para pesar está provisto de una plataforma de relación que permite la ampliación del 
intervalo de indicación de la escala nume rada, la relación entre el valor de las pesas colocadas sobre la 
plataforma para equilibrar una carga y esta carga debe ser de 1/10 ó 1/100.  
Se debe indicar esta relación de manera legible y permanente en el brazo en un lugar cercano a la 
plataforma de rel ación, en la forma: 1:10, 1:100 ó 1/10, 1/100.  
9.9.5  Ajuste a cero  
Se aplican las disposiciones de 9.8.3.  
9.9.6  Traba del astil  
Se aplican las disposiciones de 9.8.5.  
9.9.7  Partes de madera  
Se aplican las disposiciones de 9.8.6.  
10. Marcado de los instrume ntos para pesar y módulos  
10.1 Marcas descriptivas  
NOTA : Las marcas descriptivas indicadas aquí son a modo de ejemplo, pero pueden variar según las 
regulaciones aplicables de otras áreas (seguridad, etc.), por ejemplo: NOM´s o NMX´s.  
Los instrumentos para pesar deben llevar las siguientes marcas:  
10.1.1  Obligatorias en todos los casos  
 Marca o nombre del fabricante, expresado completo (A);  
 Modelo  
 Marcas metrológicas (B):  
- Indicación de la clase de exactitud en la forma siguiente:  
Para clase de exactitud esp ecial I 
 
Para clase de exactitud fina  II 
        (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Miércoles 1 de agosto de 2018  
Para clase de exactitud media  III 
 
Para clase de exactitud ordinaria  IIII 
 
- Capacidad máxima en la forma Max =  
- Capacidad mínima en la forma Min =  
- División de la escala en la forma d = 
- División de la escala de verificación en la forma e = 
- Número de aprobación de modelo (F)  
- Número de serie (D)  
- La leyenda "Hecho en México" para instrumentos para pesar de fabricación nacional o indicación del 
país de origen para instrumentos para pesar importados.  
10.1.2  Obligatorias si es aplicable  
 Nombre o marca del representante del fabricante, para los instrumentos para pesar importados (C);  
 Marca de identificación de cada unidad de instrumentos para pesar compuestos de unidades 
separadas pero asociadas (E);  
 Cara cterísticas metrológicas suplementarias (G):  
- identificación del software (obligatorio para instrumentos para pesar 
controlados por software)   
- efecto máximo de tara aditiva, en la forma:  T = + ...  
- efecto máximo de tara sustractiva, en la forma:  T = – ... 
- división de tara, en la forma:  dT = ... 
- relación de conteo para los instrumentos para pesar contadores de 
acuerdo con 7.17, en la forma:  1:... ó 1/...  
- intervalo de indicación más/menos de un instrumento para pesar 
comparador digital, en la  forma:  
 (um representa la unidad de masa según 5.1)   ±...um ó –... um / +... um 
- relación entre la plataforma para pesas y la plataforma de carga según se especifica en 9.5.1, 
9.8.2 y 9.9.4;  
 Límites especiales (H):  
- Carga límite máxima, en la forma:  Lim = ...  
 (si el fabricante ha previsto una carga límite máxima superior a Max + T)  
- los límites especiales de temperatura de acuerdo con 6.9.2.2 dentro 
de los cuales el instrumento para pesar cumple con las condiciones 
reglamentarias de correcto funcio namiento, en la forma:   ... °C/ ... °C.  
Además, para el caso de un instrumento para pesar electrónico y conforme aplique,  
 Tensión de alimentación;  
 Frecuencia de operación;  
 Consumo de corriente;  
 Consumo de potencia  
 Cantidad y/o tipo de batería(s)  
10.1.3  Marcas adicionales (I):  Miércoles 1 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)      
Se pueden exigir, si es necesario, marcas adicionales en los instrumentos para pesar según su uso 
particular o ciertas características especiales, como, por ejemplo:  
 No usar para la venta directa al público/para transacciones comercia les; 
 Uso exclusivo: ...................................................................;  
 El sello no garantiza/garantiza sólo: .................................;  
 Usar solamente como se indica a continuación: ................  
Estas marcas adicionales deben estar en idioma español o en forma de pictogramas o signos 
internacionalmente acordados y publicados adecuados.  
10.1. 4  Presentación de marcas descriptivas  
Todas las marcas descriptivas deben ser legibles, indelebles, y tener un tamaño, forma y claridad qu e 
permitan una fácil lectura.  
Deben estar agrupadas en uno o dos lugares bien visibles del instrumento para pesar, en una placa o 
etiqueta adhesiva fijada al instrumento para pesar o en una parte no removible del mismo instrumento para 
pesar. En caso de un a placa o etiqueta adhesiva que no se destruye al ser retirada, se debe prever un medio 
de protección, por ejemplo, puede aplicarse una marca de control.  
Como alternativa, se pueden visualizar simultáneamente todas las marcas aplicables indicadas en  10.1.1  
(B) y 10.1.2 (G) mediante un software, ya sea de forma permanente o después de una acción manual.  En este 
caso, las marcas son consideradas como parámetros específicos de un dispositivo (consultar 3.2.8.4, 7.1.2.4 y 
8.5). 
Las marcas:  Max = ...,  
 Min = .. ., 
 e = ..., y  
 d = ... si d 
 e 
Deben aparecer al menos en un lugar y de forma permanente en el indicador o cerca del mismo en  una 
posición claramente visible. Alternativamente, toda la información adicional mencionada en 10.1.1 (B) y 10.1.2 
(G) puede apa recer en una placa o se pueden visualizar simultáneamente mediante un software en forma 
permanente o después de una acción manual. En este caso, las marcas son consideradas como parámetros 
específicos de un dispositivo (consultar 3.2.8.4, 7.1.2.4 y 8.5). S i la(s) unidad(es) de masa se visualiza(n) en el 
dispositivo indicador, ésta(s) debe(n) estar conforme al Sistema General de Unidades de Medida (SGUM).  
Debe ser posible sellar la placa que lleva las marcas descriptivas, a menos que su retiro ocasione su 
destrucción. Si se sella la placa descriptiva, debe ser posible aplicar una marca de control a la misma.  
Soluciones aceptables:  
a) Marcado de Max, Min, e ... y d si d 
 e: 
Estos valores aparecen en forma permanente y simultánea en la pantalla del indicador e n modo de pesada 
mientras el instrumento para pesar esté encendido.  
Se pueden desplazar estos valores hacia arriba o hacia abajo automáticamente (visualizar alternando uno 
después de otro) en una pantalla. El desplazamiento automático (pero no después de u n comando manual) es 
considerado como "permanente".  
b) Marcado de instrumentos para pesar de múlti -intervalo y de intervalo múltiple:  
En casos especiales, algunas de las marcas deben aparecer en forma de tabla. Ver ejemplos en la Figura 8.  
Para un instrume nto 
para pesar  múlti -
intervalo   Para un instrumento para pesar con 
más de un intervalo de pesada  (W1, 
W2)  Para un instrumento para pesar 
con intervalos de pesada  en 
diferentes clases de exactitud  
   W1 W2   W1 
III W2 
III        (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Miércoles 1 de agosto de 2018  
Max 2/5/15 kg  
Min 20 g 
e = 1/2/5  g  Max 
Min 
e = 20 kg  
200 g  
10 g 100 kg  
1 kg 
50 g  Max 
Min 
e = 
d = 1 000 g  
1 g 
0.1 g  
0.02 g  5 000 g  
40 g 
2 g 
2 g 
Figura 8 -Marcado de instrumentos para pesar de m ulti-intervalo y de intervalo múltiple  
c) Fijación  
Si se utiliza una placa, debe ser fijada, p or ejemplo, con remaches o tornillos. Uno de los remaches debe 
ser de cobre o de un material con cualidades similares o se deben usar marcas de control no removibles.  
Debe ser posible proteger la cabeza de uno de los tornillos con medios apropiados (por ej emplo, mediante 
una tapa de material adecuado insertada en un dispositivo que no se pueda desmontar, u otra solución 
técnica apropiada).  
La placa puede estar pegada al instrumento para pesar o puede ser una calcomanía, siempre que su retiro 
ocasione su des trucción.  
d) Dimensiones de las letras  
La altura de las letras mayúsculas debe ser como mínimo 2 mm.  
10.1.5  Casos específicos  
10.1.1 al 10.1.4 se aplican íntegramente a instrumentos para pesar simples hechos por un solo fabricante.  
Cuando un fabricante con struye un instrumento para pesar complejo o cuando varios fabricantes 
intervienen para construir un instrumento para pesar simple o complejo, se deben aplicar las disposiciones 
adicionales siguientes:  
10.1.5.1  Instrumentos para pesar con varios receptores de carga y varios dispositivos de medición 
de carga  
Cada dispositivo de medición de carga que está conectado o puede ser conectado a uno o más receptores 
de carga, debe llevar las marcas descriptivas referentes siguientes:  
 Marca de identificación;  
 Capacida d máxima;  
 Capacidad mínima;  
 División de escala de verificación; y  
 Carga límite máxima y efecto máximo de tara aditiva (si es apropiado).  
10.1.5.2  Instrumentos para pesar compuestos por partes principales construidas por separado  
Si no se pueden intercambia r las partes principales sin alterar las características metrológicas del 
instrumento para pesar, cada unidad debe tener una marca de identificación que debe repetirse en las marcas 
descriptivas.  
10.1.5.3  Módulos probados por separado  
Para celdas de carga con un Certificado, se aplican las marcas.  
Para otros módulos (indicadores y módulos de pesada), se aplican las marcas según el Apéndice C o D. 
Sin embargo, cada módulo debe llevar por lo menos las siguientes marcas descriptivas para su identificación:  
 Designación del modelo;  
 Número de serie; y  
 Fabricante (marca o nombre).  
Se debe incluir cualquier otra información y características relevantes en el Certificado de Aprobación de 
Modelo (o sea: modelo del módulo, fracción pi del error máximo permitido, número  de Certificado, clase  de 
exactitud, Max, e, etc.) y se deben incluir en un documento que acompañe al respectivo módulo.  Miércoles 1 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)      
10.1.5.4  Dispositivos periféricos  
Los dispositivos periféricos mencionados en un Certificado de Aprobación de Modelo deben llevar las 
siguientes marcas descriptivas:  
 Designación de modelo;  
 Número de serie;  
 Fabricante; y  
 Otra información en la medida en que sea aplicable (marca, modelo).  
10.2 Marcas de verificación  
Los instrumentos para pesar deben tener un lugar que permita la aplicación de marcas de verificación. 
Este lugar debe:  
 Ser tal que la parte en la cual se encuentran, no se pueda retirar del instrumento para pesar sin dañar 
las marcas;  
 Permitir una fácil aplicación de las marcas sin cambiar las características metrológicas del ins trumento 
para pesar; y  
 Ser visible sin tener que mover el instrumento para pesar cuando está en servicio.  
NOTA:  Si existen razones técnicas que determinan que las marcas de verificación se deban ubicar  en un 
lugar "oculto" (por ejemplo, cuando un instrumen to para pesar – en combinación con otro dispositivo – está 
integrado en otro equipo), esto puede aceptarse si resulta fácil acceder a las marcas y existe un aviso legible 
en el instrumento para pesar ubicado en un lugar bien visible que se refiera a marcas  o si su ubicación está 
definida en el manual de operación, el Certificado y el Informe de Prueba.  
Solución aceptable:  
Los instrumentos para pesar que requieren llevar marcas de verificación, deben tener en el lugar previsto 
más arriba un soporte de marca de verificación que asegure la conservación de las marcas:  
a) cuando la marca se hace con un sello, este soporte puede estar compuesto de una tira de metal 
adecuado o cualquier otro material con características similares al plomo (por ejemplo, plástico, 
bronce, etc.), insertada en una placa fijada al instrumento para pesar o una cavidad hecha en el 
instrumento para pesar; o  
b) cuando la marca es de tipo autoadhesivo, se debe prever en el instrumento para pesar un espacio 
para la aplicación de esta marca. Pa ra la aplicación de las marcas de verificación, se requiere un 
área de estampado de al menos 150 mm2.  
Si se utilizan etiquetas autoadhesivas como marcas de verificación, el espacio para estas etiquetas debe 
tener un diámetro de al menos 15 mm. Estas marcas  deben ser adecuadamente durables para el uso previsto 
del instrumento para pesar, por ejemplo, mediante una protección adecuada.  
11. Controles metrológicos  
11.1 Obligación a controles metrológicos  
Si se imponen controles para determinar la conformidad, és tos pueden consistir de una aprobación de 
modelo, verificación inicial, verificaciones posteriores – como son las verificaciones, periódicas, verificaciones 
extraordinarias o inspecciones en servicio u otros procedimientos de control metrológico equivalent es. 
Sin embargo, los instrumentos para pesar cubiertos por 9.4 a 9.9 de este Proyecto de Norma Oficial 
Mexicana no deben ser sometidos a la aprobación de modelo.  
11.2 Aprobación de modelo  
11.2.1  Solicitud de aprobación de modelo  
La solicitud de aprobación de modelo debe incluir la presentación de al menos un prototipo del modelo a 
evaluar. Se debe respetar el enfoque modular (6.10.2) y de familia de instrumentos para pesar o módulos 
(6.10.4).  
El solicitante debe proporcionar la siguiente información.  
11.2.1 .1 Características metrológicas         (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Miércoles 1 de agosto de 2018  
 características del instrumento para pesar, según 10.1; y  
 especificaciones de los módulos o componentes del sistema de medición según 6.10.2.  
11.2.1.2  Documentos descriptivos  
NOTA : Los números entre paréntesis de la siguient e tabla 11a hacen referencia a los capítulos de este 
Proyecto de Norma Oficial Mexicana . 
Tabla 11a -Documentación requerida  
Ítem Documentación requerida  
1 Descripción general del instrumento para pesar, descripción de la función, uso previsto, modelo 
de instrumento para pesar (por ejemplo, plataforma, escala más -menos, etiquetador de precio).  
2 Características generales (fabricante; Clase de exactitud, Max, Min, e, n, de un solo intervalo -
/múlti - intervalo, intervalo múltiple, intervalo de temperatura, te nsión, etc.).  
3 Lista de descripciones y datos característicos de todos los dispositivos y módulos del 
instrumento para pesar  
4 Planos de disposición general y detalles de interés metrológico, incluyendo detalles de 
interbloqueos, protecciones, restricci ones, límites, etc.  
4.1 Protección de componentes, dispositivos de ajuste, controles, etc. (7.1.2), acceso protegido a 
operaciones de configuración y ajuste (7.1.2.4).  
4.2 Lugar para aplicación de marcas de control, elementos de protección, marcas descri ptivas, 
marcas de identificación, conformidad y/o aprobación (10.1, 10.2).  
5 Dispositivos del instrumento para pesar.  
5.1 Dispositivos indicadores auxiliares o extendidos (6.4, 7.4.3, 7.13.7).  
 
5.2 Dispositivos indicadores de uso múltiple (7.4.4).  
5.3 Dispositivos de impresión (7.4.5, 7.6.11, 7.7.3, 7.14.4, 7.16).  
5.4 Dispositivos de almacenamiento en memoria (7.4.6).  
5.5 Dispositivos de ajuste a cero y de mantenimiento de cero (7.5, 7.6.9, 7.13.2)  
5.6 Dispositivos de tara (7.6, 7.10, 7.13.3) y dispo sitivos de pre selección de tara (7.7, 7.13.4).  
5.7 Dispositivo de nivelación e indicador de nivel, sensor de inclinación, límite superior de inclinación 
(6.9.1)  
5.8 Dispositivos de bloqueo (7.8, 7.13.5) y dispositivos auxiliares de verificación (7.9).  
5.9 Selección de intervalos de pesada en instrumentos para pesar de intervalo múltiple (7.10).  
5.10 Conexión de diferentes receptores de carga (7.11).  
5.11 Interfaces (modelos, uso previsto, inmunidad a influencias externas, instrucciones (8.3.6).  
5.12 Dispositivos periféricos, por ejemplo, impresoras, indicadores secundarios, para incluir en el 
certificado de aprobación de modelo y para conexión para las pruebas de perturbaciones (8.4.2).  
5.13 Funciones de instrumentos para pesar calculadores de precio  (por ejemplo, para la venta directa 
al público) (7.14), autoservicio (7.13.11), etiquetado de precio (7.16).  
5.14 Otros dispositivos o funciones, por ejemplo, para fines distintos a la determinación de masa (no 
sujetos a evaluación de la conformidad).  
5.15 Descripción detallada de la función de equilibrio estable (7.4.2, A.4.12) del instrumento para 
pesar.  
6 Información sobre casos especiales.  
6.1 Subdivisión del instrumento para pesar en módulos – por ejemplo, celdas de carga, sistema 
mecánico, indica dor, pantalla – indicando las funciones de cada módulo y las fracciones pi. Para 
módulos que ya han sido aprobados, referencia a informes de prueba o certificados de 
aprobación de modelo (6.10.2), Referencia a evaluación de acuerdo para celdas de carga 
(Apéndice F).  
6.2 Condiciones de funcionamiento especiales (6.9.5).  
6.3 Reacción del instrumento para pesar a fallas significativas (8.1.1, 8.2, 7.13.9).  Miércoles 1 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)      
6.4 Funcionamiento del indicador después del encendido (8.3.1).  
7 Descripción técnica, planos y dibuj os de dispositivos, subconjuntos, etc. especialmente los 
cubiertos por 10.1 a 10.2.  
7.1 Receptor de carga, sistemas de palanca si no están de acuerdo con (9.3.2 -9.3.4), dispositivos 
transmisores de fuerza.  
7.2 Celdas de carga, si no se presentan como mód ulos.  
7.3 Elementos de conexión eléctricos, por ejemplo, para conectar celdas de carga al indicador, 
incluyendo la longitud de líneas de señal (necesarios para la prueba de ondas de choque, 
consultar B.3.3).  
7.4 Indicador: diagrama de bloques, diagramas esquemáticos, procesamiento interno e intercambio 
de datos por medio de una interfaz, teclado con función asignada a cualquier tecla.  
7.5 Declaraciones del fabricante, por ejemplo, para interfaces (8.3.6.1), para acceso protegido a 
operaciones de configur ación y ajuste (7.1.2.4), para otras operaciones basadas en software.  
7.6 Muestras de todas las salidas impresas previstas.  
8 Resultados de las pruebas realizados por laboratorios acreditados, en protocolos, incluyendo 
evidencia de la competencia del lab oratorio.  
9 Certificados de otras aprobaciones de modelo o pruebas separados, referentes a módulos u 
otras partes mencionadas en la documentación, junto con protocolos de prueba.  
10 Para instrumentos para pesar o módulos controlados por software, documen tos adicionales 
según 8.5.1 y 8.5.2.2 (Tabla 11).  
11 Planos o fotografías del instrumento para pesar que muestren el principio y la ubicación de las 
marcas de verificación y protección que deben aplicarse, lo cual es necesario incluir en el 
Certificado o Aprobación de Modelo.  
La DGN debe mantener todos los documentos del instrumento para pesar, con excepción del plano o 
fotografía (ítem 11), en absoluta confidencialidad, salvo en la medida en que se acuerde algo diferente con el 
fabricante.  
11.2.2  Evaluac ión del modelo  
Los documentos presentados deben ser revisados para verificar la conformidad con los requisitos de este 
Proyecto de Norma Oficial Mexicana.  
Verificaciones adecuadas deben realizarse para asegurarse de que las funciones se realizan 
correctame nte de acuerdo con los documentos presentados. No es necesario provocar reacciones a fallas 
significativas.  
Los instrumentos para pesar deben ser presentados, en base a 6.10 y con patrones de prueba de acuerdo 
con 6.7.1, a los procedimientos de prueba del Apéndice A y del Apéndice B si es aplicable. Para dispositivos 
periféricos, consultar 6.10.3.  
Puede ser posible realizar las pruebas en locales distintos a los del laboratorio de pruebas.  
La DGN puede, en casos especiales, exigir al solicitante que proporc ione cargas de prueba, equipo y 
personal necesarios para las pruebas, conforme al artículo 93 de la Ley Federal sobre Metrología  y 
Normalización.  
Se recomienda a la DGN considerar la posibilidad de aceptar, con el consentimiento del solicitante, los 
result ados de prueba obtenidos de laboratorios extranjeros, previo acuerdo de reconocimiento mutuo, sin 
volver a realizar estas pruebas*.  
Éstas pueden, a su criterio y bajo su responsabilidad, aceptar los resultados de prueba proporcionados por 
el solicitante pa ra el modelo presentado, y reducir sus propias pruebas como corresponde*.  
* Pueden consultarse OIML B 3:2011, OIML B 10:2011 Amended 2012.  
11.3 Verificación inicial  
La verificación inicial debe ser realizada por las unidades de verificación acreditadas y a probadas de 
acuerdo con las regulaciones nacionales, o por las dependencias competentes.         (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Miércoles 1 de agosto de 2018  
La verificación inicial no debe realizarse a menos que se haya establecido la conformidad del instrumento 
para pesar con el modelo aprobado y/o los requisitos de este Proyecto de Norma Oficial Mexicana. Se debe 
probar el instrumento para pesar en el momento en que se instala y está listo para el uso, a menos que se 
pueda enviar fácilmente e instalar después de la verificación inicial.  
La verificación inicial puede reali zarse en el local del fabricante o en cualquier otro lugar:  
a) si el transporte al lugar de uso no requiere desmontar el instrumento para pesar;  
b) si la puesta en servicio del instrumento para pesar en su lugar de uso no requiere el montaje del 
instrument o para pesar u otro trabajo técnico de instalación que probablemente afecte el desempeño 
del mismo; y  
c) si se considera el valor de la gravedad en el lugar en el cual se pone en servicio el instrumento para 
pesar o si el desempeño del instrumento para pes ar no es sensible a las variaciones de gravedad.  
En todos los demás casos, las pruebas deben realizarse en el lugar donde se utiliza el instrumento  para 
pesar.  
Si el desempeño del instrumento para pesar es sensible a las variaciones de gravedad, los proced imientos 
de verificación pueden realizarse en dos etapas, donde la segunda etapa debe incluir todos los exámenes y 
pruebas, cuyos resultados dependen de la gravedad, y la primera etapa, todos los demás exámenes  y 
pruebas. La segunda etapa debe realizarse e n el lugar donde se utilizará el instrumento para pesar.  
En vez del lugar de uso, se puede definir una zona de gravedad o una zona de uso siempre que  el 
instrumento para pesar cumpla con los respectivos requisitos nacionales o regionales con respecto  a la 
gravedad.  
11.3.1  Conformidad  
Una declaración de conformidad con el modelo aprobado y/o los requisitos de este Proyecto de Norma 
Oficial Mexicana debe cubrir:  
 el funcionamiento correcto de todos los dispositivos, por ejemplo, los de ajuste a cero, de tara  y de 
cálculo;  
 los materiales de construcción y el diseño, en la medida en que tengan una importancia metrológica;  
 evidencia de compatibilidad de los módulos si se ha elegido el enfoque modular según 6.10.2; y  
 si es apropiado, una lista de las pruebas realiz adas.  
11.3.2  Inspección visual  
Antes de las pruebas, el instrumento para pesar debe ser inspeccionado visualmente en lo que respecta a:  
 sus características metrológicas, es decir, clase de exactitud, Min, Max, e, d; 
 la identificación del software si es apl icable;  
 la identificación de los módulos si es aplicable; y  
 las inscripciones reglamentarias y la ubicación de las marcas de verificación y control.  
Si el lugar y las condiciones de uso del instrumento para pesar son conocidos, se debe considerar si son 
apropiados.  
11.3.3  Pruebas  
Se deben realizar pruebas para verificar el cumplimiento de los siguientes requisitos:  
 6.5.1, 6.5.3.3 y 6.5.3.4: errores de indicación (remitirse a A.4.4 - A.4.6, cinco valores de carga son 
normalmente suficientes, las cargas de pr ueba seleccionadas deben incluir Min sólo si Min  100 mg);  
 7.5.2 y 7.6.3: exactitud de dispositivos de ajuste a cero y de tara (remitirse a A.4.2.3 y A.4.6.2);  
 6.6.1: repetibilidad (remitirse a A.4.10, 3er párrafo);  
 6.6.2: carga excéntrica (remitirse a A. 4.7); Miércoles 1 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)      
 6.8: discriminación (remitirse a A.4.8); no aplicable para instrumentos para pesar con  indicación 
digital;  
 7.18: inclinación en caso de instrumentos para pesar móviles (remitirse a A.5.1.3); y  
 9.1: sensibilidad de instrumentos para pesar con indicaci ón no automática (remitirse a A.4.9).  
Se pueden realizar otras pruebas en casos especiales, por ejemplo, construcción inusual, resultados 
dudosos, o según se indique en el respectivo Certificado.  
La DGN de aprobación puede, en casos especiales, exigir al s olicitante que proporcione cargas de prueba, 
equipo y personal necesarios para las pruebas, conforme al artículo 93 de la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización (remitirse a 6.7).  
Para todas las pruebas, los límites de error que deben respetarse, deb en ser los errores máximos 
permitidos en la verificación inicial. Si se debe enviar el instrumento para pesar a otro lugar después de la 
verificación inicial, la diferencia en la aceleración de la gravedad local entre los lugares de prueba y de uso 
debe se r considerada apropiadamente, por ejemplo, mediante una segunda etapa de verificación inicial 
después del ajuste o considerando el valor de la gravedad local del lugar de uso durante la verificación inicial.  
11.3.4  Marcado y protección  
La verificación inic ial puede ser indicada mediante marcas de verificación. Estas marcas pueden indicar el 
mes o año en que se llevó a cabo la verificación inicial, o el momento en que debe efectuarse la verificación 
periódica o extraordinaria. Asimismo, la legislación nacion al puede exigir la protección de los componentes, 
cuyo desmontaje o desajuste puede alterar las características metrológicas del instrumento para pesar sin que 
estas alteraciones sean claramente visibles. Se deben cumplir las disposiciones de 7.1.2.4 y 10. 2. 
11.4 Controles metrológicos posteriores  
Los controles metrológicos posteriores deben ser realizados por las unidades de verificación acreditadas y 
aprobadas de acuerdo con las regulaciones nacionales, o por las dependencias competentes.  
11.4.1  Verificac ión periódica o extraordinaria  
La verificación periódica o extraordinaria no debe realizarse a menos que se haya establecido  la 
conformidad del instrumento con el modelo aprobado y/o los requisitos de este Proyecto de Norma  Oficial 
Mexicana.  
Durante la ver ificación periódica o extraordinaria, sólo se deben realizar los exámenes y pruebas descritos 
en 12.6.2.5, siendo los límites de error el doble de los de la verificación inicial. El marcado, etiquetado  y la 
protección deben permanecer inalterables o ser re novados mediante una nueva verificación  (consultar 
12.6.2.9)  
12. Procedimiento de evaluación de la conformidad  
12.1 Introducción  
El presente procedimiento establece las responsabilidades de cumplimiento de los destinatarios de este 
proyecto de norma, así c omo las responsabilidades de quienes intervienen en la evaluación de  la 
conformidad.  
12.2 Objetivo  
Establecer los procedimientos y las responsabilidades de observancia obligatoria, para los fabricantes, 
importadores, comercializadores o usuarios y las pers onas acreditadas y aprobadas; para el cumplimiento con 
esta norma y que incluye los sistemas de calibración, certificación de producto, aprobación de modelo o 
prototipo y verificación.  
12.3 Campo de aplicación  
El presente procedimiento para la evaluación d e la conformidad es aplicable para los instrumentos para 
pesar de funcionamiento no automático, cuando para fines oficiales se requiera comprobar el cumplimiento de 
esta norma.  
12.4 Referencias  
Para la correcta aplicación de este Proyecto de Norma Oficial Mexicana, debe aplicarse la Norma Oficial 
Mexicana vigente o la que la sustituya:         (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Miércoles 1 de agosto de 2018  
NOM -008-SCFI -2002  Sistema General de Unidades de Medida  
12.5 Definiciones  
Para los efectos de este proyecto de norma oficial mexicana son válidas las definiciones aplicables de la 
“Ley Federal sobre Metrología y Normalización”, la “Lista de instrumentos de medición cuya verificación inicial, 
periódica o extraordinaria es obligatoria, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de abril de 2016, 
así como las normas ap licables para efectuarla”, además de los siguientes:  
12.5.1  ampliación de titularidad  
extensión de la propiedad y responsabilidad que el titular del certificado de conformidad tiene, a una 
persona mexicana, física o moral, que él designe.  
12.5.2  cancelació n 
Acto por medio del cual la Secretaría de Economía deja sin efectos, de modo definitivo  el certificado  de 
conformidad.  
12.5.3  certificado de conformidad  
el documento mediante el cual un OCP declara conformidad con las especificaciones técnicas  del PROY -
NOM. 
12.5.4  certificado del sistema de control de la calidad  
el documento mediante el cual un organismo de certificación para sistemas de control de la calidad, hace 
constar que un solicitante de la certificación determinado cumple con los requisitos estable cidos en las normas 
mexicanas de sistemas de control de la calidad de la serie CC, y que incluye, dentro de su alcance, la línea de 
producción del producto a certificar.  
12.5.5  comercialización  
es la puesta a disposición (puesta en el mercado) de los produ ctos fabricados en los Estados Unidos 
Mexicanos o importado de un tercer país con vistas a su distribución y/o uso en territorio nacional.  
La puesta en el mercado puede ser efectuada bien por el fabricante, bien por su representante en los 
Estados Unidos M exicanos. Dicha puesta en el mercado se refiere a cada equipo individual que exista 
físicamente y terminado, independientemente del momento o lugar en que haya sido fabricado y de que se 
trate de un producto fabricado en serie o por unidades.  No obstante, para uso en territorio de los Estados 
Unidos Mexicanos únicamente se podrán ofrecer equipos conforme al presente PROY -NOM.  
12.5.6  criterios generales en materia de certificación  
lineamientos que dan claridad a la aplicación e interpretación del PROY -NOM, s in sobre -regular, modificar 
el campo de aplicación o las disposiciones del mismo PROY -NOM y para armonizar los procedimientos de 
certificación de los organismos de certificación de producto.  
12.5.7  DGN  
Dirección General de Normas  
12.5.8  documentación técni ca del producto  
conjunto de documentos elaborados por el fabricante que amparan el producto que se desea certificar.  
12.5.9  familia de productos  
conjunto de instrumentos para pesar o módulos que pertenecen al mismo modelo de diseño común, 
construcción, par tes, y principios metrológicos de medición (por ejemplo, el mismo tipo de indicador, el mismo 
tipo de diseño de celda de carga y dispositivo transmisor de carga) pero que pueden diferir en algunas 
características metrológicas y de desempeño técnico (por ej emplo, Max, Min, e, d, clase exactitud, etc.), o 
conjuntos esenciales que aseguran la conformidad con los requisitos aplicables.  
NOTA : Una familia de productos puede definirse en función de una configuración completa de un 
producto, una lista de componente s o sub ensambles más una descripción de la forma en que cada uno de los 
modelos que la componen, están construidos. Todos los modelos que están incluidos en la familia tienen 
típicamente un diseño, construcción, partes o ensambles esenciales comunes para asegurar la conformidad 
con los requisitos aplicables.  
12.5.10  informe de pruebas / calibración  Miércoles 1 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)      
es el documento que emite un laboratorio de pruebas/calibración acreditado y aprobado, mediante el cual 
hacen constar los resultados obtenidos de las pruebas/ca libración realizadas a un producto, conforme a las 
especificaciones establecidas en el PROY -NOM. El informe de pruebas debe cumplir con el formato 
establecido en el Apéndice D de este Procedimiento.  
12.5.11  módulo  
parte identificable de un instrumento para  pesar que realiza una función o funciones específicas, y que 
puede evaluarse por separado de acuerdo con los requisitos de funcionamiento, metrológicos y técnicos 
especificados en una Norma Oficial Mexicana, Norma Mexicana o lineamiento internacional apli cable. Los 
módulos de un instrumento para pesar están sujetos a límites de error especificados.  
NOTA : Los módulos típicos de un instrumento para pesar son: celda de carga, indicador, dispositivo de 
procesamiento de datos analógico o digital, módulo de pesa da, terminal, indicador primario.  
Se podrán emitir certificados de conformidad independientes para los módulos mencionados en 3.2.2.1 a 
3.2.2.7 del presente PROY -NOM. El concepto módulo no aplica para afectos de verificación  
12.5.12  muestra tipo  
espécimen o especímenes de productos representativos según el sistema de certificación de que se trate.  
12.5.13  PROY -NOM  
Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY -NOM -010-SCFI -2017, Instrumentos de medición - 
Instrumentos para pesar de funcionamiento no automático - Requisitos técnicos y metrológicos, métodos de 
prueba y de verificación (cancela al PROY -NOM -010-SCFI -2014 y cancelará a la NOM -010-SCFI -1994)  
12.5.14  OCP  
Organismo de certificación para productos  
12.5.15  PROFECO  
Procuraduría Federal del Consumidor   
12.5.16  producto  
instrumento para pesar de funcionamiento no automático  
12.5.17  pruebas  tipo 
las realizadas a una muestra tipo para fines de certificación, verificación o seguimiento.  
12.5.18  seguimiento  
evaluación de los procesos y productos mediante inspección ocular, muestreo, pruebas, investigación de 
campo o revisión y evaluación de los programas de calidad, posterior a la expedición del certificado  de 
conformidad, para comprobar el cumplimiento con el presente PROY -NOM, así como las condiciones bajo las 
cuales se otorgó dicho certificado;  
12.5.19  Solicitante de la certificación (solicitante)  
La persona física o moral que fabrica, importa o comercializa productos en el alcance del presente  PROY -
NOM y que para ello solicita cumplimiento de acuerdo con el presen te procedimiento de evaluación de la 
conformidad.  
12.5.20  suspensión del certificado  
Acto mediante el cual la Secretaría de Economía interrumpe la validez de manera temporal o parcial del 
certificado de conformidad en los términos previstos en la Ley Feder al sobre Metrología y Normalización  y su 
Reglamento.  
12.5.21  Titular del certificado de conformidad  
Persona física o moral legalmente constituida en los Estados Unidos Mexicanos que adquiere los 
derechos y responsabilidades de un certificado de conformidad  y que es el responsable de presentar 
muestras de los productos certificados en el alcance del presente PROY -NOM, cuando se le requieran para 
efectos de seguimiento o de verificación (inicial y periódica).  
El titular de un certificado de conformidad puede ser un fabricante, importador, comercializador o usuario 
de los productos en el alcance del PROY -NOM.  
12.5.22  Usuario         (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Miércoles 1 de agosto de 2018  
Persona física o moral que puede solicitar servicios de verificación y calibración para utilizar en 
transacciones comerciales, equipos en el alcance del PROY -NOM.  
12.5.23  UV 
Unidad de verificación acreditada y aprobada.  
12.5.24  dictamen de verificación  
Es el documento que acredita legalmente los resultados de la verificación, expedido por una unidad de 
verificación acreditada y aprobada o po r la autoridad competente, y se deberá señalar la siguiente información 
en el dictamen de verificación: registro federal de contribuyentes, ubicación en coordenadas UTM (Universal 
Transverse Mercator), fecha de verificación, resultado de la verificación, d escripción del instrumento (marca, 
modelo, número de serie, número de aprobación del modelo o prototipo), calcomanía etiqueta o precinto de la 
unidad de verificación, folio del holograma y/o precinto de la dependencia competente en su caso, nombre del 
verificador, personal de apoyo, si corresponde, tipo de verificación realizada y número de dictamen.  
12.6 Procedimiento de evaluación de la conformidad  
12.6.1  Procesos del procedimiento de evaluación de la conformidad  
El procedimiento de evaluación de la confo rmidad para la determinación de cumplimiento de los 
instrumentos de medición en el alcance del presente PROY -NOM, son: certificación, calibración, aprobación 
del modelo o prototipo y verificación (inicial, periódica y extraordinaria).  
Los gastos por concep to de Evaluación de la Conformidad (entre otros, calibración, certificación, 
verificación y pruebas son con cargo al solicitante o usuario, según aplique.  
12.6.1.1  Certificación  
12.6.1.1.1 Preparación de la solicitud de certificación   
Para obtener el certi ficado de conformidad se estará a lo siguiente:  
12.6.1.1.2 El solicitante pedirá al OCP los requisitos o la información necesaria para iniciar con el trámite 
correspondiente.  
12.6.1.1.3  El OCP debe proporcionar al solicitante, y tener disponible cuando se le solicite, ya sea a través 
de publicaciones, medios electrónicos u otros medios, lo siguiente:  
I.  Solicitud de servicios de certificación;  
II.  Información acerca de las reglas y procedimientos para otorgar, mantener, ampliar, suspender y 
retirar la cer tificación,  
III.  Información acerca del proceso de certificación relacionado con cada sistema de certificación  de 
producto,  
IV.  Relación de documentos requeridos conforme al Apéndice H, así como el listado completo de los 
laboratorios subcontratados.  
V.  Contrato de prestación de servicios  
12.6.1.1.4  Con base en la información proporcionada por el OCP , el solicitante debe elegir un laboratorio 
de pruebas, con objeto de someter a pruebas de laboratorio una muestra tipo.  
12.6.1.1.5  Una vez que el solicitant e ha analizado la información proporcionada por el OCP presentará la 
solicitud debidamente documentada, una vez que haya firmado el contrato de prestación de servicios de 
certificación que celebre con el OCP, firmado en original por duplicado. El contrato debe ser firmado por el 
representante legal del solicitante. Para acreditar dicha representación se debe presentar copia simple del 
acta constitutiva o poder notarial de dicho representante y copia de identificación oficial.  
12.6.1.1.6 El fabricante o come rcializador es responsable de asegurar que el producto a comercializarse 
en los Estados Unidos Mexicanos, esté diseñado y fabricado, para cumplir los requisitos establecidos en el 
PROY -NOM y de presentar muestras para efectos de seguimiento o verificación (inicial y periódica).  
12.6.1.1.7  Antes de la comercialización de los productos en el territorio nacional, el titular del certificado de 
conformidad, debe construir un expediente con la documentación técnica del producto. La documentación 
técnica del produ cto debe contener al menos, los elementos señalados en el Apéndice H.  
12.6.1.2  Fase de certificación  
Para obtener el certificado conforme al presente PROY -NOM por un OCP, se estará a lo siguiente:  Miércoles 1 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)      
12.6.1.2.1 El solicitante debe entregar la solicitud debida mente requisitada al OCP, dicho organismo 
verificará que se presente la información necesaria solicitada, en caso de detectar alguna deficiencia en la 
misma, le devolverá la solicitud, junto con una constancia en la que se indique con claridad la deficienc ia que 
el solicitante debe subsanar.  
12.6.1.2.2  El tiempo de respuesta de los servicios de certificación será en un plazo máximo de diez días 
hábiles, una vez que se cuente con la solicitud debidamente requisitada.  
En su caso, el OCP informará al solicitan te, a través de comunicados, las desviaciones detectadas durante 
el proceso de certificación. El tiempo de respuesta para  que el OCP analice las acciones correctivas que 
ingrese el solicitante, derivadas de los comunicados del organismo, será de cinco días  hábiles.  
12.6.1.2.3 En caso de que el OCP emita un comunicado en el que se informe de desviaciones en la 
solicitud, el solicitante tendrá un plazo de 60 días naturales, a partir del día siguiente en que el solicitante haya 
sido notificado. En caso de que no se hayan subsanado las deficiencias manifestadas, en el plazo establecido, 
el OCP genera un registro en el cual manifieste el motivo por el cual no otorga la certificación, dando por 
terminado el trámite.  
En caso de que el producto no cumpla con el pres ente PROY -NOM, el OCP generará un documento, en el 
cual manifieste el motivo del incumplimiento.  
12.6.1.2.4 En caso de que las solicitudes estén debidamente requisitadas y que el personal del OCP 
encuentre conformidad con el presente PROY -NOM, dicho organi smo expedirá el certificado de conformidad 
correspondiente.  
12.6.1.2.5 Los certificados de conformidad se expedirán por producto o familia de productos o módulos. 
Pueden ser titulares de dichos certificados las personas físicas o morales que sean mexicanos  o fabricantes 
nacionales de otros países con los que el gobierno mexicano haya suscrito algún tratado o acuerdo en materia 
de relaciones comerciales, con representación legal en los Estados Unidos Mexicanos. El certificado es válido 
solo para el titular.  
Los certificados de conformidad por familia, así como las ampliaciones a los certificados de conformidad, 
se otorgarán con base a los criterios establecidos en el Apéndice B.  
Los certificados de conformidad expedidos por los OCP se expedirán conforme a lo establecido en el 
Apéndice C.  
12.6.1.2.6  Los OCP mantendrán permanentemente informada a la DGN de los certificados de conformidad 
que expida.  
12.6.1.2.7 Posterior a la obtención del certificado de conformidad, los solicitantes deberán solicitar ante la 
DGN , aprobación del modelo o prototipo de los productos en el alcance del PROY -NOM.  Lo anterior conforme 
a los formatos y requisitos que la misma DGN establezca.  
12.6.1.2.8 Una vez que los solicitantes o los usuarios tengan la aprobación de modelo o prototipo  de 
productos en el alcance del PROY -NOM, los usuarios deben solicitar verificación inicial de los equipos en el 
alcance del PROY -NOM, si éstos van a utilizarse en transacciones comerciales.  
12.6.1.2.9 La DGN debe mantener vigente y públicamente disponible  en medios electrónicos, la lista de 
instrumentos de medición certificados y aprobados. La lista de instrumentos de medición para pesar, 
certificados y aprobados debe contener al menos los siguientes campos:  
Empresa, producto, marca, modelo, certificado de  conformidad, aprobación de modelo o prototipo y 
descripción del instrumento para pesar.  
12.6.1.3  Seguimiento  
12.6.1.3.1 Los certificados de conformidad otorgados, así como las ampliaciones de titularidad estarán 
sujetos a visita de seguimiento por parte d el OCP dentro del periodo de vigencia del certificado, de acuerdo 
con el sistema de certificación de producto que el solicitante haya seleccionado para la certificación.  
12.6.1.3.2 Los seguimientos se realizarán en las instalaciones del titular del certifi cado de conformidad.  
12.6.1.3.3 En caso de queja que evidencie algún incumplimiento de un producto certificado, se deben 
efectuar los seguimientos necesarios adicionales para evaluar el cumplimiento de dicho producto con el 
PROY -NOM.  
12.6.1.3.4 De cada seg uimiento realizado por el OCP se expedirá un informe detallado, sea cual fuere el 
resultado, que será firmado por el representante del OCP, y el titular del certificado si hubiere intervenido. La 
falta de participación del titular en el seguimiento o su ne gativa a firmar el informe, no afectará su validez.         (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Miércoles 1 de agosto de 2018  
12.6.1.3.5  Las visitas de seguimiento que lleve a cabo el OCP, se practicarán únicamente por personal 
autorizado por éste.  
12.6.1.3.6 Los titulares de los certificados de conformidad, tendrán la obligació n de permitir el acceso y 
proporcionar las facilidades necesarias al personal del OCP.  
12.6.1.3.7 En los informes de las visitas de seguimiento se hará constar:  
I. Nombre, denominación o razón social del titular del certificado  
II. Hora, día, mes y año en que inicie y en que concluya el seguimiento  
III. Calle, número, población o colonia, municipio o delegación, código postal y entidad federativa en que 
se encuentre ubicado el lugar en que se practique la visita;  
IV. Número y fecha del oficio de comisión qu e la motivó, en su caso;  
V. Nombre y cargo de la persona con quien se entendió la visita de seguimiento;  
VI. Datos relativos a los productos relacionados en el seguimiento y en su caso las muestras 
seleccionadas para envío a pruebas.  
VII. Datos relativos a  la actuación;  
VIII. Declaración del visitado, si quisiera hacerla; y  
IX. Nombre y firma de quienes intervinieron en la diligencia, incluyendo los de quien la llevó a cabo.  
12.6.1.4  Muestras  
12.6.1.4.1 A fin de impedir su sustitución, los especímenes se gu ardan o aseguran, en forma  tal que no 
sea posible su violación sin dejar huella. Las muestras se realizarán de conformidad con la  NMX -Z-012/2 -
1987.  
12.6.1.4.2 Las muestras podrán recabarse por duplicado, quedando, en su caso, éstas en resguardo del 
titular  del certificado visitado. En su caso, sobre un tanto de los especímenes, se harán las primeras pruebas 
de seguimiento, cuyo informe de resultados debe ser presentado al OCP en un plazo no mayor a 30 días 
naturales después de emitido el informe de pruebas,  si de ésta se desprende que el producto cumple con lo 
dispuesto en este Proyecto de Norma Oficial Mexicana, quedará sin efecto el otro tanto de especímenes y a 
disposición de quien se haya obtenido.  
12.6.1.4.3 Los gastos que se originen por los servicios de evaluación de la conformidad, se llevarán a cabo 
conforme a lo establecido en la LFMN y su reglamento.  
12.6.1.5  Suspensión y cancelación  
Sin perjuicio de las condiciones contractuales de la prestación del servicio de certificación, se procederá a 
la sus pensión o cancelación de un certificado, conforme a lo establecido en la LFMN y su reglamento.  
12.6.1.6  Renovación del certificado de conformidad  
Para obtener la renovación de un certificado en el sistema de certificación que resulta aplicable, se 
procede conforme a lo siguiente.  
12.6.1.6.1 Se deben presentar los documentos siguientes:  
a) Solicitud de renovación.  
b) Actualización de la información técnica debido a modificaciones que pudieran haber ocurrido en el 
producto, en su caso.  
12.6.1.6.2 La renovació n estará sujeta a lo siguiente:  
a) Haber cumplido en forma satisfactoria con los seguimientos y pruebas correspondientes.  
b) Que se mantienen las condiciones de la modalidad de certificación, bajo la cual se emitió el 
certificado de conformidad inicial;  
12.6.1.6.3  Una vez renovado el certificado de cumplimiento, se estará sujeto a los seguimientos indicados 
en los sistemas de certificación de producto bajo los cuales se renovó, así como las disposiciones aplicables 
del presente procedimiento para la evaluac ión de la conformidad.  
12.6.1.7  Ampliación, modificación o reducción del alcance de la certificación  Miércoles 1 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)      
12.6.1.7.1  Una vez otorgado el certificado de conformidad se puede ampliar, reducir o modificar su 
alcance, a petición del titular del certificado, siempre  y cuando se demuestre que se cumple con los requisitos 
del PROY -NOM, mediante análisis documental y, de ser el caso, pruebas tipo.  
12.6.1.7.2 El titular del certificado de conformidad puede ampliar, modificar o reducir en los certificados, 
modelos, marcas , especificaciones técnicas o domicilios, entre otros, siempre y cuando se cumpla con los 
criterios generales en materia de certificación y correspondan a la misma familia de productos.  
12.6.1.7.3 Los certificados que se expidan por solicitud de ampliación  tendrán la misma vigencia que los 
certificados PROY -NOM a que correspondan.  
12.6.1.7.4 Para ampliar, modificar o reducir el alcance de la certificación, se deben presentar los 
documentos siguientes:  
a) Información técnica que justifiquen los cambios solic itados y que demuestren el cumplimiento con el 
PROY -NOM, con los requisitos de agrupación de familia (ver Apéndice I) y con los sistemas de 
certificación de producto descritos en el presente documento.  
b) Si el(los) modelo(s) a ampliar, son de un Alcance M áximo mayor al modelo que se aprobó 
inicialmente, se deberá(n) presentar un informe de pruebas para dicho(s) modelo(s).  
12.6.1.7.5 Los titulares de los certificados de conformidad podrán ampliar la titularidad de los certificados a 
las personas mexicanas, ya sean físicas o morales, que designen. Para obtener una ampliación de titularidad, 
tanto los titulares como los beneficiarios de la ampliación de los certificados deberán aceptar su 
corresponsabilidad. Asimismo, los beneficiarios deberán establecer un co ntrato con el OCP, en los mismos 
términos que el titular del certificado.  
12.6.1.7.6 Los certificados de conformidad expedidos como consecuencia de una ampliación de titularidad 
quedarán condicionados tanto a la vigencia y seguimiento, como a la correspons abilidad adquirida. Los 
certificados de conformidad expedidos podrán contener la totalidad de modelos y marcas del certificado base, 
o bien una parcialidad de éstos.  
12.6.1.7.7 En caso de que un producto sufra alguna modificación, el titular del certificad o debe notificarlo al 
OCP, para que se compruebe que se siga cumpliendo con el PROY -NOM. Aquellos particulares que cuenten 
con una ampliación de titularidad, la pierden automáticamente en caso de que modifiquen las características 
originales del producto.  
12.6.1.7.8 Los documentos que debe presentar el solicitante, para fines de una ampliación de titularidad, son:  
a) Copia de certificado  
b) Solicitud de ampliación  
c) Declaración escrita con firma autógrafa del titular del certificado de conformidad en la qu e señale ser 
responsable solidario del uso que se le da al certificado solicitado y, en su caso, que informará 
oportunamente al OCP, cualquier anomalía que detecte en el uso del certificado por sus 
importadores, distribuidores o comercializadores.  
Los titu lares deben informar por escrito cuando cese la relación con sus importadores, distribuidores y 
comercializadores para la cancelación de las ampliaciones de los certificados respectivos.  
12.6.1.8  Sistemas de certificación de producto  
El procedimiento para la evaluación de la conformidad debe aplicarse con apego a los sistemas de 
certificación de producto que se señalan a continuación.  
12.6.1.8.1 Esquema de certificación con seguimiento del producto  
El esquema de certificación con seguimiento del producto, s e basa en el procedimiento de prueba de tipo. 
Un OCP acreditado y aprobado debe controlar la conformidad con la prueba de tipo y emitir un certificado de 
conformidad. Este sistema debe contemplar los aspectos siguientes:  
Los requisitos a cumplir para ingre sar la solicitud de certificación de producto son los siguientes:  
a) Documentación técnica (Apéndice H)  
b) Informe de pruebas y muestras tipo solicitadas. La vigencia del(os) informe(s) de pruebas debe tener 
máximo 90 días naturales a partir de su fecha de  emisión; el informe para su emisión no deberá 
exceder a 7 días naturales posteriores a la terminación de las pruebas; tanto para efectos de 
certificación como de seguimiento.         (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Miércoles 1 de agosto de 2018  
El interesado es responsable de informar de cualquier cambio en el producto, una  vez que esté 
certificado.  
c) Solicitud de certificación.  
Con base en los requisitos anteriores, el OCP procede con el proceso de certificación de producto, para lo 
cual, debe llevar a cabo lo siguiente:  
1) Determinación de los requisitos por medio de las pruebas de tipo y evaluación;  
2) Evaluación del informe de pruebas;  
3) Decisión sobre la certificación;  
4) Autorización de uso del certificado de conformidad y del uso de marca del OCP;  
5) Se hace al menos un seguimiento con pruebas de tipo totales, durant e la vigencia del certificado de 
conformidad, probando una muestra tipo del producto, debe probarse al menos un modelo 
representativo de ésta durante la vigencia del certificado de conformidad, que no sea el mismo 
modelo que se sometió a pruebas en la cert ificación inicial (puede variar el país de origen o el país 
de procedencia o el modelo, por ejemplo). El seguimiento debe realizarse antes del noveno mes a 
partir de que se emite el certificado de conformidad.  
6) La vigencia del certificado de conformidad es de dos años, renovable por el mismo periodo.  
Este esquema de certificación no aplica para productos de segunda mano, segunda línea, reconstruidos 
sin manual, reacondicionados, discontinuados y usados.  
12.6.1.8.2 Esquema de certificación con base en el s istema de control de la calidad de las líneas  de 
producción  
Abarca la fase de producción y se basa en el procedimiento de prueba de tipo, con evaluación y 
aprobación de las medidas tomadas por el fabricante para el control de la calidad de las líneas de pr oducción. 
Este sistema debe contemplar los aspectos siguientes:  
Los requisitos a cumplir para ingresar la solicitud de certificación de producto son los siguientes:  
a) Documentación técnica (Apéndice H).  
b) Informe de pruebas y muestras tipo solicitadas. L a vigencia del informe de pruebas debe tener 
máximo 90 días naturales a partir de su fecha de emisión; el informe para su emisión no deberá 
exceder a 7 días naturales posteriores a la terminación de las pruebas; tanto para efectos de 
certificación como de seguimiento.  
Además del informe de pruebas, se debe entregar carta compromiso en la que se señale y se asuma 
la responsabilidad de que la muestra presentada es representativa del producto a certificar. El 
interesado es responsable de informar de cualquier cambio en el producto, una vez que esté 
certificado.  
c) Copia del certificado del sistema de control de la calidad vigente de las líneas de producción cuyo 
alcance sea de cumplimiento de los productos con este PROY -NOM.  
d)  Solicitud de certificación.  
Con base en los requisitos anteriores, el OCP procede con el proceso de certificación de producto, para lo 
cual debe llevar a cabo lo siguiente:  
1) Determinación de los requisitos por medio de pruebas de tipo y evaluación;  
2) Evaluación del informe de pruebas;  
3) Decisión sobre la certificación;  
4) Autorización de uso del certificado de conformidad y del uso de la marca del OCP;  
5) Se asegura que se evalúa anualmente el sistema de control de la calidad de la línea de producción 
por parte del organismo de certif icación de sistemas de gestión de la calidad  
6) Se hacen al menos dos seguimientos con pruebas de tipo totales, durante la vigencia del certificado 
de conformidad, probando una muestra tipo del producto certificado. Para el caso de una familia de 
productos , debe probarse al menos un modelo representativo de ésta, durante la vigencia del 
certificado de conformidad, que no sea el que se sometió a pruebas en la certificación inicial (puede 
variar el país de origen o el país de procedencia o el modelo, por ejem plo). El primer seguimiento 
debe realizarse antes del vigésimo mes y el segundo antes del trigésimo mes a partir de que se Miércoles 1 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)      
emite el certificado de conformidad. Al menos dos evaluaciones al sistema de control de la calidad 
por el organismo de certificación de sistemas de gestión de la calidad.  
7) La muestra es tomada al azar en el lugar que acuerden ambas partes  
8) La vigencia de este certificado de conformidad es por tres años, renovable por el mismo periodo.  
Este esquema de certificación no aplica para pro ducto de segunda mano, segunda línea, discontinuados, 
reconstruidos, reacondicionados y usados.  
12.6.2  Verificación (inicial, periódica o extraordinaria)  
El marcado, etiquetado y la protección deben permanecer inalterables o ser renovados mediante una 
nuev a verificación (consultar 11.3.4)  
12.6.2.1  La verificación inicial, periódica o extraordinaria de los instrumentos para pesar sujetos a 
cumplimiento del PROY -NOM, se realizará de la siguiente manera:  
12.6.2.2 La verificación inicial, periódica o extraordin aria se llevará a cabo tomando en consideración la 
lista de instrumentos de medición cuya verificación inicial, periódica o extraordinaria es obligatoria, así como 
las normas aplicables para efectuarla, que publique la Dirección General de Normas de la Sec retaría  de 
Economía, a través del Diario Oficial de la Federación, en base a lo dispuesto por la Ley Federal de 
Metrología y Normalización.  
La verificación inicial, periódica o extraordinaria puede realizarse en el local del fabricante o en cualquier 
otro lugar:  
a) Si el transporte al lugar de uso no requiere desmontar el instrumento para pesar.  
b) Si la puesta en servicio del instrumento para pesar en su lugar de uso no requiere el montaje del 
instrumento para pesar u otro trabajo técnico de instalación qu e probablemente afecte el desempeño 
del mismo.  
c) En todos los demás casos, las pruebas deben realizarse en el lugar donde se utilizará el instrumento 
para pesar.  
12.6.2.3 La verificación extraordinaria se realizará exclusivamente por las figuras que deter mine la 
Secretaría, respecto de las propiedades de funcionamiento y uso de los instrumentos de medición para 
determinar si operan de conformidad con las características metrológicas o de funcionamiento establecidas en 
la(s) norma(s) aplicable(s), cuando lo  soliciten los usuarios de los mismos y los suministradores de servicios o 
cuando pierdan su condición de “instrumento para pesar verificado”.  
12.6.2.4  Verificación visual  
12.6.2.4.1 Antes de las pruebas, el instrumento para pesar debe ser inspeccionado vi sualmente en lo que 
respecta a:  
 Sus características metrológicas, es decir, clase de exactitud, Min, Max, e, d; 
 Las inscripciones reglamentarias y la ubicación de las marcas de verificación, control y sellado  cuando 
aplique;  
 Si el lugar y las condiciones d e uso del instrumento para pesar son conocidos, se debe considerar si 
son apropiados.  
La UV debe elaborar un informe de resultados de verificación de acuerdo al formato establecido en el 
Apéndice L.  
12.6.2.5  Pruebas  
Durante la verificación inicial, periódi ca o extraordinaria, sólo se deben realizar los exámenes y pruebas 
siguientes:  
a) Prueba de pesada (ver A. 4. 4. 1 y A.4.4.5 para uso de cargas de sustitución);  
b) Prueba de excentricidad (ver A.4.7) y;  
c) Prueba de repetibilidad (ver A.4.10).  
12.6.2.5.1  Precarga         (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Miércoles 1 de agosto de 2018  
Antes de la prueba de exactitud, el instrumento para pesar debe ser precargado una vez a un valor 
cercano del Max o al límite superior definido por el fabricante (excepto en instrumentos para pesar de  alto 
alcance).  
12.6.2.5.2 Errores máximos permi tidos (emp)  
Los valores de los errores máximos permitidos en la verificación inicial, periódica y extraordinaria se 
encuentran definidos en el numeral 6.5  
12.6.2.6  Información que se deberá incluir en el dictamen de verificación  
La UV acreditada y aprobada  o PROFECO debe de emitir un dictamen del servicio de verificación el cual 
debe de incluir:  
a) Nombre o razón social del solicitante.  
b) Folio de la solicitud de verificación.  
c) Domicilio donde se realizó la verificación.  
d) Fecha de verificación.  
e) Hora  de inicio y final de la verificación.  
f) Tipo de verificación realizada.  
g) Modelo de instrumento para pesar.  
h) Marca del instrumento para pesar.  
i) Modelo.  
j) Número de serie.  
k) Numero de aprobación de modelo prototipo.  
l) Capacidad máxima (Max).  
m) División de verificación (e).  
n) Capacidad mínima (Min).  
o) Clase de exactitud.  
p) Capacidad de medición.  
q) Resultados de la verificación.  
r) Identificación del equipo patrón utilizado en la verificación.  
s) Folio del holograma asignado al instrumento para pesar.  
t) Folio de calcomanía, etiqueta o distintivo de unidad de verificación asignado al instrumento  para 
pesar.  
u) Nombre y firma del verificador y personal de apoyo que participo en la verificación.  
v) Firma de aceptación del cliente.  
w) Información qu e se omitió del alcance original del servicio de verificación.  
x) Para el caso de verificación de instrumentos para pesar de alto alcance, indicar el material de 
sustitución que fue utilizado para las pruebas y debe conservar evidencia fotográfica.  
Cuando los resultados de la verificación determinen que el instrumento para pesar de medición no cumple 
con las características metrológicas y condiciones de funcionamiento asignadas que establece la(s) norma(s) 
aplicable(s), se procederá a su ajuste. Cuando no s ea posible ajustar el instrumento de medición, se 
procederá a adherir en forma ostensible y en lugar visible, una o varias etiquetas, calcomanías o sellos con la 
leyenda “INSTRUMENTO DE MEDICIÓN NO APTO PARA TRANSACCIONES COMERCIALES”, de tal 
manera que no  sea posible su utilización.  
En los casos anteriores, se indicará a los solicitantes o usuarios de instrumentos de medición que deberá 
proceder a la reparación del instrumento de medición de que se trate, y una vez hecha la reparación o el 
retiro, podrá ac udir a la UV o a la PROFECO, según sea quien haya colocado la etiqueta, calcomanía o sello 
indicado, para solicitar una nueva verificación.  Miércoles 1 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)      
La etiqueta, calcomanía o sello a que se refiere el párrafo anterior, sólo podrán ser retirados por la unidad 
de ver ificación que realizó la verificación o por la DGN o por la PROFECO, después de comprobar mediante 
una verificación extraordinaria que el instrumento de medición cumple con la exactitud y características 
metrológicas y condiciones de funcionamiento asignad as que establece la norma oficial mexicana aplicable.  
12.6.2.7  Contraseñas de verificación  
Una vez efectuada la verificación, si los resultados  demuestran que el instrumento para pesar no 
automático funciona adecuadamente y con la exactitud que establece e l Proyecto de Norma Oficial Mexicana, 
se procederá a colocar las contraseñas de verificación, de acuerdo a lo publicado en el Diario Oficial de la 
Federación por parte de la Secretaría de Economía sobre la lista de instrumentos de medición vigente.  
12.6.2. 8 Sistema de control de sellos de verificación de instrumentos para pesar no automáticos  
Los hologramas (contraseñas o sellos) de verificación de los instrumentos para pesar no automáticos 
verificados deberán ser diseñados y aprobados de conformidad con la s especificaciones establecidas en la 
Lista de instrumentos de medición que, en su momento emita la Secretaría de Economía.  
12.6.2.9  Pruebas a realizar en la aprobación de modelo o prototipo  
Las pruebas a realizar el proceso de aprobación de modelo son las  definidas en el numeral 11.2.2 de este 
proyecto de norma.  
13. Evaluación de la conformidad  
La evaluación de la conformidad de los instrumentos para pesar, objeto del presente Proyecto Norma 
Oficial Mexicana, se lleva a cabo por personas acreditadas y apro badas en términos de lo dispuesto por la Ley 
Federal sobre Metrología y Normalización y su Reglamento.  
14. Vigilancia  
La vigilancia del presente Proyecto de Norma Oficial Mexicana está a cargo de la Secretaría de Economía 
por conducto de la Dirección Gener al de Normas y de la Procuraduría Federal del Consumidor conforme a sus 
respectivas atribuciones.  
14.1 Vigilancia del proceso de evaluación de la conformidad  
La PROFECO podrá realizar visitas de verificación con el objeto de vigilar el cumplimiento con el presente 
Proyecto de Norma Oficial Mexicana, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables.  
La Dirección General de Normas podrá realizar visitas de verificación con el objeto de vigilar el 
cumplimiento con los presentes procedimientos para la evaluaci ón de la conformidad, en los términos 
establecidos en el Título Quinto de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.  
15. Concordancia con Normas Internacionales  
Este Proyecto de Norma Oficial Mexicana es modificado (MOD) con respecto a la norma inter nacional 
OIML R 76 -1:2006 “Non -automatic weighing instruments Part 1: Metrological and technical requirements - 
Tests” ed (2006) y la OIML R 76 -2:2007 “Non -automatic weighing instruments Part 2: Test report format” ed 
(2007) de la Organización Internaciona l de Metrología Legal y difiere en lo siguiente: el Proyecto de Norma 
Oficial Mexicana hace referencia normativa a las Normas Mexicanas y Oficiales Mexicanas correspondientes.  
Apéndice A  
(Normativo)  
Procedimientos de prueba para Instrumentos para pesar de funcionamiento no automático  
A.1 Examen administrativo (11.2.1)  
Revisar la documentación que se ha presentado, incluyendo las fotografías, planos, especificaciones 
técnicas relevantes de los componentes principales, etc. necesarios, a fin de determinar si es adecuada y 
correcta. Considerar el manual de operación o documentación equivalente del usuario.  
NOTA : El "manual de operación" puede ser un borrador.  
A.2 Comparación entre la construcción y la documentación (11.2.2)  
Examinar los diferentes dispositivos del instrumento para pesar para asegurarse de su conformidad con la 
documentación. Considerar también 3.10.  
A.3 Examen inicial         (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Miércoles 1 de agosto de 2018  
A.3.1  Características metrológicas  
Registrar las características metrológicas de acuerdo con el formato de Informe de Resultados de Pruebas 
o Verificación.  (Consultar OIML R 76 -2:2007)  
A.3.2  Marcas descriptivas (10.1)  
Verificar las marcas descriptivas de acuerdo con la lista de verificación dada en el Formato de Informe  de 
Prueba.  
A.3.3  Estampado y protección (7.1.2.4 y 10.2)  
Verifi car la ubicación para estampado y protección de acuerdo con la lista de verificación dada en el 
Formato de Informe de Prueba.  
A.4 Pruebas de desempeño  
A.4.1  Condiciones generales  
A.4.1.1  Condiciones normales de prueba (6.5.3.1)  
Los errores deben ser determ inados en condiciones normales de prueba. Cuando se evalúa el efecto de 
un factor, todos los demás factores deben mantenerse relativamente constantes, con un valor próximo  a la 
normal.  
En el caso de instrumentos para pesar de clase de exactitud I, deben ap licarse todas las correcciones 
necesarias con respecto a factores de influencia debido a la carga de prueba, por ejemplo, la influencia del 
empuje del aire.  
A.4.1.2  Temperatura  
Se deben realizar todas las pruebas a una temperatura ambiente estable, general mente la temperatura 
ambiente normal a menos que se especifique lo contrario.  
La temperatura es considerada estable cuando la diferencia entre las temperaturas extremas registradas 
durante la prueba, no sobrepasa 1/5 del intervalo de temperatura del instru mento para pesar considerado, sin 
que sea superior a 5 °C (2 °C en el caso de una prueba de arranque), y la velocidad de variación no 
sobrepase 5 °C por hora.  
A.4.1.3  Suministro de energía  
Los instrumentos para pesar alimentados eléctricamente deben estar normalmente conectados a la red 
eléctrica o un dispositivo de suministro de energía y encendidos durante todas las pruebas.  
A.4.1.4  Posición de referencia antes de las pruebas  
En el caso de un instrumento para pesar susceptible de inclinarse, este debe ser  nivelado a su posición  de 
referencia.  
A.4.1.5  Ajuste a cero automático y mantenimiento de cero  
Durante las pruebas, se pueden eliminar o suprimir los efectos del dispositivo automático de ajuste a cero 
o el dispositivo de mantenimiento de cero comenzando la prueba con una carga igual a, por ejemplo, 10 e. 
En ciertas pruebas en los que el ajuste a cero automático o el mantenimiento de cero debe estar en 
funcionamiento (o no debe estar en funcionamiento), se hace una mención específica de este hecho en la 
descripción de la prueba.  
A.4.1.6  Indicación con una división de escala inferior a e 
Si un instrumento para pesar con indicación digital tiene un dispositivo indicador que muestre la indicación 
con una división de escala inferior (no superior a 1/5 e), se pu ede utilizar este dispositivo para determinar el 
error. Si se utiliza este dispositivo, se debe señalar en el Informe de Prueba.  
A.4.1.7  Uso de un simulador para probar módulos (6.10.2 y 6.7.1)  
Si se utiliza un simulador para probar un módulo, la repetibil idad y estabilidad del simulador deben 
permitirle determinar el desempeño del módulo con al menos la misma exactitud que cuando se prueba un 
instrumento para pesar completo con pesas, siendo los emp a considerar los aplicables al módulo. Si se utiliza 
un simulador, se debe mencionar esto en el Formato de Informe de Prueba y se debe hacer referencia a su 
trazabilidad.  
A.4.1.8  Ajuste (7.1.2.5)  
Se debe iniciar un dispositivo de ajuste semiautomático del intervalo de pesada sólo una vez antes de la 
primera prue ba. Miércoles 1 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)      
Un instrumento para pesar de clase de exactitud I debe, si es aplicable, ser ajustado antes de cada prueba 
según las instrucciones del manual de operación.  
NOTA : La prueba de temperatura A.5.3.1 es considerado como un a sola prueba.  
A.4.1.9  Recuperación  
Después de cada prueba, se debe dejar que el instrumento para pesar se recupere lo suficiente antes de 
la siguiente prueba.  
A.4.1.10  Precarga  
Antes de cada prueba de pesada, el instrumento para pesar debe ser pre -cargado una vez a Max o a Lim, 
si este val or está definido, excepto para las pruebas A.5.2 y A.5.3.2.  
Cuando se ensayan por separado celdas de carga, la precarga debe realizarse de acuerdo con la 
regulación vigente:  
NOTA : Se recomienda aplicar la OIML R 60:2000, en tanto no exista la Norma Oficial  Mexicana 
correspondiente.  
A.4.1.11  Instrumentos para pesar de intervalo múltiple  
En principio, se debe probar cada intervalo como un instrumento para pesar separado. Sin embargo, en el 
caso de instrumentos para pesar con cambio automático, es posible real izar pruebas combinados.  
A.4.2  Verificación de cero  
A.4.2.1  Intervalo de ajuste a cero (7.5.1)  
A.4.2.1.1  Ajuste a cero inicial  
Con el receptor de carga vacío, ajustar el instrumento para pesar a cero. Colocar una carga de prueba en 
el receptor de carga y a pagar el instrumento para pesar y luego volver a encenderlo. Continuar este proceso 
hasta que, después de colocar una carga en el receptor de carga y apagar y encender el instrumento para 
pesar, la indicación no se mantenga en cero. La carga máxima que per mite que se mantenga el cero, es la 
parte positiva del intervalo de ajuste a cero inicial.  
Retirar la carga del receptor de carga y poner el instrumento para pesar a cero. Luego retirar el receptor de 
carga (plataforma) del instrumento para pesar. Si, en e ste momento, se puede ajustar el instrumento para 
pesar a cero apagando y encendiendo sucesivamente el instrumento para pesar, se considera la masa del 
receptor de carga como la parte negativa del intervalo de ajuste a cero inicial.  
Si no se puede poner el  instrumento para pesar a cero cuando se quita el receptor de carga, añadir pesas 
en una parte sensible del instrumento para pesar (por ejemplo, en el soporte del receptor de carga) hasta que 
el instrumento para pesar indique nuevamente cero.  
Luego retirar  las pesas y, después de que cada pesa es retirada, apagar y volver a encender el 
instrumento para pesar. La carga máxima que se puede retirar mientras el instrumento para pesar  puede 
todavía mantener el cero apagándolo y encendiéndolo, es la parte negativ a del intervalo de ajuste  a cero 
inicial.  
El intervalo de ajuste a cero inicial es la suma de las partes positiva y negativa. Si no se puede quitar 
fácilmente el receptor de carga, sólo se debe considerar la parte positiva del intervalo de ajuste a cero in icial. 
A.4.2.1.2  Ajuste a cero no automático y semiautomático  
Esta prueba se realiza de la misma manera que la descrita en A.4.2.1.1, excepto que se utiliza el botón de 
ajuste a cero en vez de apagar y encender el instrumento para pesar.  
A.4.2.1.3  Ajuste a  cero automático  
Retirar el receptor de carga como se describe en A.4.2.1.1 y colocar pesas en el instrumento para pesar 
hasta que indique cero.  
Retirar las pesas poco a poco y después de retirar cada pesa, proporcionar tiempo para que el dispositivo 
de aj uste a cero automático funcione a fin de ver si el instrumento para pesar se pone a cero 
automáticamente. Repetir este procedimiento hasta que el instrumento para pesar no se ponga  a cero 
automáticamente.  
La carga máxima que se puede retirar de tal manera que el instrumento para pesar todavía se pueda 
poner a cero, constituye el intervalo de ajuste a cero.         (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Miércoles 1 de agosto de 2018  
Si no se puede retirar fácilmente el receptor de carga, un enfoque práctico puede ser añadir pesas al 
instrumento para pesar y utilizar otro dispositivo de ajuste a cero, si está disponible, para poner el instrumento 
para pesar a cero. Luego retirar las pesas y verificar si el ajuste a cero automáticos continúa poniendo el 
instrumento para pesar a cero. La carga máxima que se puede retirar de tal manera qu e el instrumento para 
pesar todavía se pueda poner a cero, constituye el intervalo de ajuste a cero.  
A.4.2.2  Dispositivo indicador de cero (7.5.5)  
Para los instrumentos para pesar equipados con un dispositivo indicador de cero e indicación digital, 
ajustar  el instrumento para pesar a aproximadamente una división de escala por debajo de cero; luego, 
añadiendo pesas equivalentes a, por ejemplo, 1/10 de la división de escala, determinar el intervalo en el cual 
el dispositivo indicador de cero indica la desviac ión con respecto a cero.  
A.4.2.3  Exactitud de ajuste a cero (7.5.2)  
La prueba puede ser combinada con A.4.4.1.  
A.4.2.3.1  Ajuste a cero no automático y semiautomático  
Se ensaya la exactitud del dispositivo de ajuste a cero cargando primero el instrumento pa ra pesar hasta 
obtener una indicación lo más cercana posible al punto de cambio, y luego accionando el dispositivo de ajuste 
a cero y determinando la carga adicional para la cual la indicación cambia de cero a una división de escala por 
encima de cero. El error en cero se calcula de acuerdo con la descripción dada en A.4.4.3.  
A.4.2.3.2  Ajuste a cero automático o mantenimiento de cero  
Se saca la indicación del intervalo automático (por ejemplo, mediante una carga igual a 10 e). Luego, se 
determina la carga a dicional con la cual la indicación cambia de una división de escala a la división de escala 
inmediatamente superior y se calcula el error de acuerdo con la descripción dada en A.4.4.3. Se asume que el 
error sin carga sería igual al error con la carga consi derada.  
A.4.3  Ajuste a cero antes de la carga  
Para instrumentos para pesar con indicación digital, el ajuste a cero o la determinación del punto cero se 
realiza de la siguiente manera:  
a) Para los instrumentos para pesar con ajuste a cero no automático, se  colocan pesas equivalentes a 
media división de escala en el receptor de carga y se ajusta el instrumento para pesar hasta que la 
indicación oscile entre cero y una división de escala. Luego se retiran pesas equivalentes a media 
división de escala del rece ptor de carga para obtener la posición de referencia de cero.  
b) Para los instrumentos para pesar con ajuste a cero semiautomático o automático o mantenimiento de 
cero, se determina la desviación de cero como se describe en A.4.2.3.  
A.4.4  Determinación del  desempeño de pesada  
A.4.4.1  Prueba de pesada  
Aplicar cargas de prueba a partir de cero incrementando hasta Max y de forma similar retirar las cargas de 
prueba hasta retornar a cero. Cuando se determina el error intrínseco inicial, se debe seleccionar por lo 
menos 10 cargas de prueba diferentes y, para las otras pruebas de pesada, se debe seleccionar por lo menos 
5. Las cargas de prueba seleccionadas deben incluir Max y Min (Min sólo si Min  100 mg) y valores iguales o 
cercanos a los puntos en los cuales e l error máximo permitido (emp) cambia, elegir las restantes cargas de 
prueba hasta llegar a un mínimo de 10 cargas de prueba diferentes donde se evaluará el error intrínseco.  
Durante el examen de modelo, se debe observar que, al cargar o descargar pesas, s e debe incrementar o 
disminuir progresivamente la carga. Se recomienda aplicar el mismo procedimiento en la medida de lo posible 
durante la verificación inicial (11.3) y los controles metrológicos posteriores (11.4).  
Si el instrumento está provisto de un d ispositivo de ajuste a cero automático o de mantenimiento de cero, 
este dispositivo puede estar en funcionamiento durante las pruebas, excepto la prueba de temperatura. Se 
determina el error en el punto cero de acuerdo con A.4.2.3.2.  
Durante la verificació n periódica o extraordinaria, y para el caso de instrumentos para pesar de alto 
alcance debe probarse desde cero hasta una carga de al menos del 60 % del Max.  
En pruebas para aprobación de modelo, el instrumento se debe probar hasta el alcance máximo.  
Cuan do no se utilice el método de medición para evaluar el error intrínseco recomendado en esta norma 
incrementando y disminuyendo progresivamente la carga, se debe registrar en el informe una justificación 
valida de su no utilización la cual será revisada por  DGN, quien validara dicha justificación para no utilizar el Miércoles 1 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)      
método de carga y descarga progresiva, sin que ello exima al laboratorio del requisito de realizar la prueba en 
10 valores nominales de acuerdo a lo descrito en este numeral.  
A.4.4.2  Prueba de pe sada suplementaria (7.5.1)  
Para los instrumentos para pesar con un dispositivo de ajuste a cero inicial con un intervalo superior a 20% 
de Max, se debe realizar una prueba de pesada suplementaria utilizando el límite superior del intervalo como 
punto cero.  
A.4.4.3  Evaluación del error (A.4.1.6)  
Para los instrumentos para pesar con indicación digital y sin un dispositivo para mostrar la indicación con 
una división de escala inferior (no mayor que 1/5 e), se pueden utilizar los puntos de cambio para determina r 
la indicación del instrumento para pesar, antes del redondeo, de la siguiente manera.  
Con cierta carga, L, se anota el valor indicado, I. Se añade sucesivamente pesas adicionales de, por 
ejemplo, 1/10 e hasta que la indicación del instrumento para pesar se incremente de manera inequívoca en 
una división de escala ( I + e). 
La carga adicional ΔL añadida en el receptor de carga da la indicación P, antes del redondeo utilizando la 
siguiente fórmula.  
P = I + ½ e – L 
El error antes del redondeo es:  
E = P – L = I + ½ e – L – L 
El error corregido antes del redondeo es:  
Ec = E – E0 ≤ emp 
En donde E0 es el error calculado con cero o con una carga cercana a cero (por ejemplo, 10 e). 
Ejemplo : Un instrumento para pesar con una división de escala de verificación, e, de 5 g es cargado con  1 
kg y en ese momento indica 1 000 g. Después de añadir sucesivamente pesas de 0.5 g, la indicación cambia 
de 1 000 g a 1 005 g con una carga adicional de 1.5 g. Introduciendo estos datos en la fórmula antes 
mencionada, se obtiene:  
P = (1 000 + 2.5 – 1.5) g = 1 001 g  
De este modo, la indicación verdadera antes del redondeo es 1 001 g y el error es  
E = (1 001 – 1 000) g = + 1 g 
Si el punto de cambio en cero calculado arriba es E0 = + 0.5 g, el error corregido es:  
Ec = + 1 – (+ 0.5) = + 0 .5 g 
En las pruebas A.4.2.3 y A.4.11.1, la determinación de los errores debe realizarse con una exactitud 
suficiente en consideración de la tolerancia en cuestión.  
NOTA : La descripción y las fórmulas antes mencionadas también son válidas para los instrumen tos para 
pesar de intervalo múltiple. Si la carga, L, y la indicación, I, se encuentran en intervalos parciales  de pesada 
diferentes:  
 las pesas adicionales L deben ser en pasos de 1/10 de ei , 
 en la ecuación " E = P – L =..." arriba indicada, el término "½  e" debe ser ½ ei; o ½ ei + 1 según el 
intervalo parcial de pesada en el cual la indicación ( I + e) aparece.  
A.4.4.4  Prueba de módulos  
Al probar módulos por separado, debe ser posible determinar los errores con una incertidumbre lo 
suficientemente pequeña considerando las fracciones seleccionadas del emp, ya sea utilizando un dispositivo 
para mostrar las indicaciones con una división de escala inferior a (1/5) pi × e o evaluando el punto de cambio 
de la indicación con una incertidumbre mejor que (1/5) pi × e. 
A.4.4.5  Prueba de pesada usando material de sustitución (6.7.3)  
La prueba debe realizarse sólo durante la verificación y en el lugar de uso teniendo en cuenta A.4.4.1.  
Determinar el número permitido de sustituciones de acuerdo con 6.7.3.         (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Miércoles 1 de agosto de 2018  
Verificar el er ror de repetibilidad con una carga de aproximadamente el valor con el cual se realiza la 
sustitución, colocándola tres veces en el receptor de carga. Los resultados de la prueba de repetibilidad 
(A.4.10) pueden utilizarse si las cargas de prueba tienen una  masa comparable.  
Aplicar las cargas de prueba desde cero hasta la cantidad máxima de pesas patrón.  
Determinar el error (A.4.4.3) y luego retirar las pesas hasta obtener la indicación sin carga o, en el caso de 
un instrumento para pesar con un dispositivo de mantenimiento de cero, se llegue a la indicación de una carga 
correspondiente a, por ejemplo, 10 e. 
Sustituir las pesas anteriores por el material de sustitución hasta obtener el mismo punto de cambio que el 
utilizado para la determinación del error. Re petir el procedimiento antes mencionado hasta obtener Max del 
instrumento para pesar.  
Descargar hasta cero en sentido inverso, es decir, retirar las pesas y determinar el punto de cambio de 
indicación. Coloque las pesas nuevamente y remueva el material de sustitución hasta obtener el mismo punto 
de cambio de indicación. Repetir este procedimiento hasta obtener la indicación sin carga.  
Pueden aplicarse otros procedimientos equivalentes.  
A.4.5  Instrumentos para pesar con más de un dispositivo de indicación (6 .6.3) 
Si el instrumento para pesar tiene más de un dispositivo de indicación, las indicaciones de los diferentes 
dispositivos deben ser comparadas durante las pruebas descritas en A.4.4.  
A.4.6  Tara  
A.4.6.1  Prueba de pesada (6.5.3.3)  
Se deben realizar prueb as de pesada (carga y descarga de acuerdo con A.4.4.1) con diferentes valores de 
tara. Se debe seleccionar al menos 5 valores de carga. Estos valores deben incluir valores cercanos a Min 
(Min sólo si Min  100 mg), valores con los cuales o cerca de los cua les el error máximo permitido (emp) 
cambia, y un valor cercano a la máxima carga neta posible.  
Las pruebas de pesada deben realizarse en instrumentos para pesar con  
 tara sustractiva: con un valor de tara entre 1/3 y 2/3 de la tara máxima;  
 tara aditiva: con  dos valores de tara de aproximadamente 1/3 y 3/3 del efecto máximo de tara.  
Para 8.3 y 8.4, la prueba práctica puede ser reemplazado por otros procedimientos apropiados, por 
ejemplo, por consideraciones numéricas y gráficas; simulación de una operación de  equilibrio de tara por 
desplazamiento (cambio) de los límites de error (emp) a cualquier punto de la curva de error (curva de 
resultados de prueba de pesada); o verificación de si la curva de error y la histéresis se encuentran dentro  del 
emp en cualquier  punto.  
Si el instrumento para pesar está provisto de un dispositivo de ajuste a cero automático o de 
mantenimiento de cero, este dispositivo puede estar en funcionamiento d urante la prueba; en este caso,  se 
debe determinar el error en el punto cero de acu erdo con A.4.2.3.2.  
A.4.6.2  Exactitud de la configuración de tara (7.6.3)  
La prueba puede ser combinada con A.4.6.1.  
Se debe establecer la exactitud del dispositivo de tara de manera similar a la prueba descrita en A.4.2.3, 
poniendo la indicación a cero co n el dispositivo de tara.  
A.4.6.3  Dispositivo de pesada de tara (6.5.3.4 y 6.6.3)  
Si el instrumento para pesar tiene un dispositivo de pesada de la tara, se debe comparar los resultados 
obtenidos para la misma carga (tara), por el dispositivo de pesada de la tara y por el dispositivo indicador.  
A.4.7  Prueba de excentricidad (6.6.2)  
Se deben utilizar de preferencia pesas grandes en lugar de varias pesas pequeñas. Se deben colocar las 
pesas más pequeñas encima de las pesas más grandes, pero debe evitarse un a pilamiento innecesario sobre 
el segmento a probar. La carga debe aplicarse de manera centrada en relación con el segmento considerado 
si se utiliza una sola pesa, pero debe aplicarse uniformemente sobre todo el segmento considerado si se 
utilizan varias pe sas pequeñas. Es suficiente aplicar la carga sólo en los segmentos excéntricos, no en el 
centro del receptor de carga.  Miércoles 1 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)      
NOTA : Si un instrumento para pesar está diseñado de tal manera que las cargas puedan aplicarse de 
diferentes maneras, puede ser apropiado  aplicar más de una de las pruebas descritos en A.4.7.1 al A.4.7.5.  
Se debe marcar la ubicación de la carga en un croquis en el Informe de Prueba.  
Se determina el error en cada medición de acuerdo con A.4.4.3. El error de cero E0 utilizado para la 
correcci ón es el valor determinado antes de cada medición. Normalmente, es suficiente determinar el error de 
cero sólo al inicio de la medición, pero en instrumentos para pesar especiales (clase de exactitud I, capacidad 
fina, etc.), se recomienda determinar el er ror de cero antes de cada carga excéntrica. Sin embargo, si se 
sobrepasa el emp, es necesaria la prueba con error de cero antes de cada carga.  
Si el instrumento para pesar está provisto de un dispositivo de ajuste a cero automáticos o de 
mantenimiento de c ero, este dispositivo no debe estar en funcionamiento durante las pruebas siguientes.  
NOTA : Si las condiciones de funcionamiento son tales que no puede producirse la excentricidad, no es 
necesario realizar las pruebas de excentricidad.  
A.4.7.1  Instrumentos  para pesar con un receptor de carga que no tiene más de cuatro puntos  de 
apoyo  
Los cuatro segmentos, aproximadamente iguales a un cuarto de la superficie del receptor de carga (según 
la Figura A.1 o dibujos similares) deben ser cargados por turnos.  
 
Ejem plos:  Un receptor de carga que transmite la fuerza de la carga:  
 directamente a una celda de carga de un solo punto, tiene un punto de apoyo;  
 directamente a tres celdas de carga, tiene tres puntos de apoyo; y  
 con cuatro elementos de conexión mecánicos a un mecanismo de palanca, tiene cuatro puntos  de 
apoyo  
Figura A.1 -Instrumentos para pesar con un receptor de carga que no tiene más de  cuatro puntos de 
apoyo  
A.4.7.2  Instrumentos para pesar con un receptor de carga que tiene más de cuatro puntos de apoyo  
La ca rga debe aplicarse sobre cada punto de apoyo en un área del mismo orden de magnitud que la 
fracción 1/( n–1) del área de la superficie del receptor de carga, donde n es el número de puntos de apoyo.  
Cuando dos puntos de apoyo se encuentran demasiado cercano s el uno del otro para que la carga de 
prueba antes mencionada pueda ser distribuida como se indica arriba, se debe duplicar la carga o distribuirla 
en el doble de la superficie en ambos lados del eje que une los dos puntos de apoyo.  
A.4.7.3  Instrumentos p ara pesar con receptores de carga especiales (tanque, tolva, etc.)  
La carga debe aplicarse a cada punto de apoyo.  
A.4.7.4  Instrumentos para pesar utilizados para pesar cargas rodantes (6.6.2.4)  
Una carga debe aplicarse en diferentes puntos del receptor de carga. Estas posiciones deben ser el 
comienzo, el centro y el final del receptor de carga en el sentido normal de conducción. Luego, las posiciones 
se deben repetir en el sentido inverso si la aplicación en ambos sentidos es posible. Antes de cambiar el 
sentido, se tiene que volver a determinar cero. Si el receptor de carga está compuesto de varias secciones, la 
prueba debe aplicarse a cada sección.         (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Miércoles 1 de agosto de 2018  
A.4.7.5  Pruebas de excentricidad para instrumentos para pesar móviles  
A.4.7 y A.4.7.1 al A.4.7.4 deben aplica rse en la medida en que estos puntos se apliquen.  
Si no, las posiciones de las cargas de prueba deben ser definidas de acuerdo con las condiciones 
operativas de uso.  
A.4.8  Prueba de discriminación (6.8)  
Las siguientes pruebas deben realizarse con tres carg as diferentes, por ejemplo, Min, ½ Max y Max.  
A.4.8.1  Indicación no automática e indicación analógica  
Se debe colocar o retirar suavemente una carga adicional, pero no inferior a 1 mg, en el receptor de carga 
mientras el instrumento para pesar está en equi librio. Para una cierta carga adicional, el mecanismo de 
equilibrio debe tomar una posición de equilibrio diferente, como se especifica.  
A.4.8.2  Indicación digital  
Esta prueba sólo se aplica al examen de modelo y a instrumentos para pesar con d  5 mg.  
Se debe colocar una carga más pesas adicionales (por ejemplo, 10 veces 1/10 d) en el receptor de carga.  
Luego, se debe retirar sucesivamente las pesas adicionales hasta que la indicación, I, disminuya de 
manera inequívoca en una división de escala real, I – d. Se debe volver a colocar una de las pesas 
adicionales y luego se debe colocar suavemente una carga igual a 1.4 d en el receptor de carga y debe dar 
como resultado un incremento en una división de escala por encima de la indicación inicial, I + d . Consult ar 
ejemplo en la Figura A.2.  
 
La indicación inicial es I = 200 g.  
Retirar las pesas adicionales hasta que la indicación cambie a I – d = 190 g.  
Añadir 1/10 d = 1 g y después 1.4 d = 14 g.  
La indicación debe ser entonces I + d = 210 g.  
Figura A.2 -Instrumen to para pesar con d = 10 g  
A.4.9  Sensibilidad de instrumentos para pesar con indicación no automática (9.1)  
Durante esta prueba, el instrumento para pesar debe oscilar normalmente y se debe colocar una carga 
adicional igual al valor del emp para la carga a plicada, pero no inferior a 1 mg, en el instrumento para pesar 
mientras el receptor de carga sigue oscilando. Para los instrumentos para pesar amortiguados, la carga 
adicional debe aplicarse con un ligero impacto. La distancia lineal entre los puntos inter medios de la lectura y 
la lectura sin la carga adicional debe ser considerada como el desplazamiento permanente de la indicación.  La 
prueba debe realizarse con un mínimo de dos cargas diferentes (por ejemplo, cero y Max).  
A.4.10  Prueba de repetibilidad (6. 6.1) 
Para la aprobación de modelo, deben realizarse dos series de pesadas: una con una carga de 
aproximadamente 50 % y otra con una carga cercana a 100% de Max. Para los instrumentos para pesar con 
Max inferior a 1 000 kg, cada serie debe consistir de 10 p esadas. En otros casos, cada serie debe consistir de 
al menos tres pesadas. Las lecturas deben realizarse cuando el instrumento para pesar está cargado y con el 
instrumento para pesar sin carga cuando éste se ha estabilizado. En caso de una desviación de c ero entre Miércoles 1 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)      
pesadas, se debe poner el instrumento para pesar a cero sin determinar el error en cero. No se tiene que 
determinar la posición verdadera de cero entre las series de pesada.  
Si el instrumento para pesar está provisto de un dispositivo de ajuste a  cero automático o de 
mantenimiento de cero, este dispositivo debe estar en funcionamiento durante la prueba.  
Para la verificación, una serie de pesadas con aproximadamente 0.8 Max es suficiente. Tres pesadas en 
las clases de exactitud III y IIII o seis pe sadas en las clases de exactitud I y II son necesarias.  
A.4.11  Variación de la indicación con el tiempo (solamente para los instrumentos para pesar de las 
clases de exactitud II, III o IIII)  
A.4.11.1  Prueba de fluencia (6.9.4.1)  
Cargar el instrumento para pesar con una carga cercana a Max. Realizar una lectura tan pronto como la 
indicación se haya estabilizado y luego registrar la indicación mientras la carga permanece en el instrumento 
para pesar durante un período de cuatro horas.  
Durante esta prueba, la temperatura no debe variar en más de 2 °C.  
La prueba puede concluirse después de 30 min si la indicación difiere en menos de 0.5 e durante los 30 
primeros minutos y si la diferencia de las indicaciones entre 15 min y 30 min es inferior a 0.2 e. 
A.4.11.2  Prueba de retorno a cero (6.9.4.2)  
Se debe determinar la desviación de la indicación cero antes y después de un período de carga de media 
hora de duración con una carga cercana a Max. La lectura debe realizarse tan pronto como la indicación se 
haya estabiliz ado. 
Para los instrumentos para pesar de intervalo múltiple, se debe continuar leyendo la indicación cero 
durante los cinco minutos posteriores a la estabilización de la indicación.  
Si el instrumento para pesar está provisto de un dispositivo de ajuste a c ero automático o de 
mantenimiento de cero, este dispositivo no debe estar en funcionamiento.  
A.4.12  Prueba de estabilidad del equilibrio (7.4.2)  
Revisar la documentación del fabricante para determinar si se describen las siguientes funciones de 
equilibrio estable de manera detallada y suficiente:  
 el principio básico, la función y los criterios de equilibrio estable;  
 todos los parámetros ajustables y no ajustables de la función de equilibrio estable (intervalo de 
tiempo, número de ciclos de medición, etc.);  
 protección de estos parámetros; y  
 la definición del ajuste más crítico del equilibrio estable (caso más desfavorable). Esto debe cubrir 
todas las variantes de un modelo.  
Probar el equilibrio estable con el ajuste más crítico (caso más desfavorable) y verif icar que la impresión  (o 
almacenamiento de datos) no sea posible cuando todavía no se ha alcanzado el equilibro estable.  
Verificar que, bajo una perturbación continua del equilibrio, no puedan realizarse funciones que requieren 
el equilibrio estable, por e jemplo, impresión, almacenamiento de datos, cero u operaciones de tara.  
Cargar el instrumento para pesar a 50 % de Max o hasta una carga incluida en el intervalo de 
funcionamiento de la función en cuestión. Perturbar manualmente el equilibrio mediante una sola acción y 
accionar el comando de impresión de datos, almacenamiento de datos u otra función, tan pronto como sea 
posible. En el caso de impresión o almacenamiento de datos, leer el valor indicado cinco segundos después 
de la impresión.  
Se considera que  se ha alcanzado el equilibrio estable cuando no se indican más de dos valores 
adyacentes, uno de los cuales es el valor impreso. Para instrumentos para pesar con divisiones de escala 
diferenciadas, este párrafo se aplica a e en vez de d. 
En el caso de aju ste a cero o de equilibrio de tara, verificar la exactitud de acuerdo con A.4.2.3 al A.4.6.2. 
Realizar la prueba cinco veces.  
En caso de instrumentos para pesar montados en un vehículo, incorporados en un vehículo o móviles, las 
pruebas tienen que realizar se con una carga de prueba operativa conocida, estando el instrumento para pesar 
en movimiento para asegurarse de que los criterios de estabilidad impidan cualquier operación de pesada o        (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Miércoles 1 de agosto de 2018  
que se cumplan los criterios de equilibrio estable de 4.4.2. En caso que el instrumento para pesar pueda 
utilizarse para pesar productos líquidos en un vehículo, las pruebas deben realizarse en condiciones en las 
que se detenga el vehículo justo antes de las pruebas de manera que los criterios de estabilidad impidan 
cualqui er operación de pesada o que se cumplan los criterios de equilibrio estable de 7.4.2.  
A.4.13  Pruebas adicionales para instrumentos para pesar portátiles (7.19)  
NOTA : Los instrumentos para pesar portátiles tienen construcciones muy diferentes para un gran n úmero 
de aplicaciones muy diferentes, de manera que es prácticamente imposible definir procedimientos de prueba 
uniformes. Requisitos, condiciones y especificaciones diferentes pueden ser necesarios dependiendo de la 
construcción y aplicación y, por supues to, de los requisitos metrológicos (por ejemplo, clase de exactitud). 
Éstos deben ser mencionados y descritos en el respectivo Informe de Prueba. Por lo tanto, A.4.13 sólo 
proporciona algunos medios generales para probar apropiadamente un instrumento para pesar portátil.  
Se debe realizar lo siguiente durante la aprobación de modelo:  
 En un lugar acordado con el fabricante:  
- inspeccionar la uniformidad del área de referencia (todos los puntos de apoyo del puente deben 
estar al mismo nivel) y luego realizar u na prueba de exactitud y una prueba de excentricidad; y  
- reproduzca varias áreas de referencia con diferentes fallas en la uniformidad (los valores de estas 
fallas deben ser iguales a los límites establecidos por el fabricante) y luego realizar una prueba  de 
excentricidad para cada configuración.  
 En el lugar donde se utiliza el instrumento para pesar:  
- inspeccionar la conformidad con los requisitos para la superficie de montaje; e  
- inspeccionar la instalación y realizar las pruebas para establecer la con formidad con los requisitos 
metrológicos.  
A.5 Factores de influencia  
A.5.1  Inclinación (sólo instrumentos para pesar de las clases de exactitud II, III y IIII) (6.9.1.1)  
Se debe inclinar el instrumento para pesar longitudinalmente hacia adelante y hacia at rás y de un lado al 
otro, transversalmente.  
En la práctica, las pruebas (sin carga y con carga) descritos en A.5.1.1.1 y A.5.1.1.2 pueden ser 
combinados como se indica a continuación.  
Después del ajuste a cero en la posición de referencia, se debe determin ar la indicación (antes del 
redondeo) sin carga y con dos cargas de prueba. Luego, se descarga e inclina el instrumento para pesar  (sin 
un nuevo ajuste a cero), después de lo cual se deben determinar las indicaciones sin carga y con las dos 
cargas de prueb a. Este procedimiento debe repetirse para cada dirección de inclinación.  
Para determinar la influencia de la inclinación en el instrumento para pesar cargado, las indicaciones 
obtenidas en cada inclinación deben ser corregidas por la desviación con respect o a cero que presentó el 
instrumento para pesar antes de cargarlo.  
Si el instrumento para pesar está provisto de un dispositivo de ajuste a cero automático o de 
mantenimiento de cero, este dispositivo no debe estar en funcionamiento.  
A.5.1.1  Inclinación de  los instrumentos para pesar con un indicador de nivel o sensor  de 
inclinación automático (6.9.1.1 a) y 6.9.1.1 b))  
A.5.1.1.1 Inclinación sin carga  
Se debe poner el instrumento para pesar a cero en su posición de referencia (no inclinado).  
Luego, se debe i nclinar el instrumento para pesar longitudinalmente hasta el valor límite de inclinación. Se 
debe anotar la indicación cero. La prueba debe repetirse con inclinación transversal.  
A.5.1.1.2  Inclinación con carga  
Se debe poner el instrumento para pesar a cer o en su posición de referencia y se deben realizar dos 
pesadas con una carga cercana a la carga más baja donde cambie el error máximo permitido, y con una carga 
cercana a Max. Luego, se descarga el instrumento para pesar y se inclina longitudinalmente y se  ajusta a Miércoles 1 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)      
cero. La inclinación debe ser igual al valor límite de inclinación. Se deben realizar las pruebas de pesada 
como se describió anteriormente. La prueba debe repetirse con una inclinación transversal.  
A.5.1.2  Otros instrumentos para pesar (6.9.1.1 c) 
Para los instrumentos para pesar susceptibles de inclinarse y que no están provistos de un indicador  de 
nivel ni de un sensor de inclinación automático, se deben realizar las pruebas de A.5.1.1 con una inclinación 
de 50/1000 o, en caso de un instrumento  para pesar con sensor de inclinación automático, con  una inclinación 
igual al valor límite de inclinación definido por el fabricante.  
A.5.1.3  Prueba de inclinación para los instrumentos para pesar móviles utilizados a la intemperie 
(6.9.1.1d y 7.18.1)  
El solicitante debe proporcionar receptores de carga apropiados para aplicar las cargas de prueba.  La 
prueba de inclinación debe realizarse con el valor límite de inclinación.  
Se debe inclinar el instrumento para pesar longitudinalmente hacia adelante y hacia  atrás y de un lado al 
otro, transversalmente.  
Las pruebas de funcionamiento deben realizarse para asegurarse de que, si es aplicable, los sensores de 
inclinación o interruptores de inclinación funcionan de manera apropiada, especialmente al generar la señ al de 
que se ha alcanzado o sobrepasado la inclinación máxima permitida (por ejemplo, desconexión de la pantalla, 
señal de error, lámpara) e impedir la transmisión e impresión de los resultados de pesada.  
La prueba debe realizarse cerca del punto de descon exión (en el caso de un sensor de inclinación 
automático) o cerca de la inclinación donde el receptor de carga entra en contacto con la estructura 
circundante (en el caso de una suspensión cardánica). Esto constituye el valor límite de inclinación.  
Si el i nstrumento para pesar está provisto de un dispositivo de ajuste a cero automático o de 
mantenimiento de cero, este dispositivo no debe estar en funcionamiento.  
Se debe probar el instrumento para pesar de acuerdo con A.5.1 y A.5.1.1 o A.5.1.2.  
A.5.2  Prueba de tiempo de calentamiento (8.3.5)  
Los instrumentos para pesar que utilizan alimentación eléctrica, deben ser desconectados de la 
alimentación durante un periodo de al menos 8 horas antes de la prueba. Luego, se debe conectar y encender 
el instrumento para  pesar y tan pronto como la indicación se haya estabilizado, se debe poner el instrumento 
para pesar a cero y determinar el error en cero. El cálculo del error debe realizarse de acuerdo con A.4.4.3. Se 
debe cargar el instrumento para pesar con una carga c ercana a Max. Estas observaciones deben repetirse 
después de 5 min, 15 min y 30 min. Cada medición individual realizada después de 5 min, 15 min y 30 min 
debe ser corregida por el error de cero en ese momento.  
Para los instrumentos para pesar de clase de e xactitud I, deben cumplirse las disposiciones del manual de 
operación en lo que respecta al tiempo de calentamiento después de la conexión a la red eléctrica.  
A.5.3  Pruebas de temperatura  
NOTA : Consultar en la Figura A.3 un enfoque práctico de la realizaci ón de las pruebas de temperatura.  
A.5.3.1  Temperaturas estáticas (6.9.2.1 y 6.9.2.2)  
La prueba consiste en exponer el equipo sometido a prueba (IBP) a temperaturas constantes (consultar 
A.4.1.2) dentro del intervalo mencionado en 6.9.2, en condiciones de a ire libre, durante un período de 2 h 
después de que el IBP ha alcanzado la estabilidad de temperatura.  
Las pruebas de pesada (en carga y en descarga) deben realizarse de acuerdo con A.4.4.1:  
 a una temperatura de referencia (normalmente 20 °C pero, para los  instrumentos para pesar de clase 
de exactitud I, el valor medio de los límites de temperatura especificados);  
 a la temperatura elevada especificada;  
 a la temperatura baja especificada;  
 a una temperatura de 5 °C si la temperatura baja especificada es ≤ 0 °C; y  
 a la temperatura de referencia.  
Las variaciones de temperatura no deben sobrepasar 1 °C/min durante el calentamiento y el enfriamiento. 
Para los instrumentos para pesar de clase de exactitud I, se deben tomar en cuenta las variaciones de la 
presi ón atmosférica.         (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Miércoles 1 de agosto de 2018  
Para pruebas de pesada a la temperatura elevada especificada, la humedad relativa no debe sobrepasar 
20 g/m3.  
NOTA : Una humedad absoluta de 20 g/m3 corresponde a una humedad relativa de 39 % a 40 °C, de 50 % 
a 35 °C y de 66 % a 30 °C. Estos  valores son válidos para una presión del aire de 1 013.25 hPa.  
A.5.3.2  Efecto de la temperatura en la indicación sin carga (6.9.2.3)  
Se debe poner el instrumento para pesar a cero y luego se lo debe llevar a la más alta y la más baja 
temperatura prescrita , así como a 5 °C si es aplicable. Después de la estabilización, se debe determinar el 
error de la indicación cero. Se debe calcular la variación de indicación en cero para 1 °C (instrumentos para 
pesar de clase de exactitud I) o para 5 °C (otros instrumen tos para pesar). Se deben calcular las variaciones 
de estos errores para 1 °C (instrumentos para pesar de clase de exactitud I) o para 5 °C (otros instrumentos 
para pesar) para cualquier conjunto de dos temperaturas consecutivas de esta prueba.  
Esta prueba  puede realizarse junto con la prueba de temperatura (A.5.3.1). Entonces, se debe determinar 
los errores en cero inmediatamente antes de pasar a la temperatura siguiente y al cabo de un período de 2 h 
después de que el instrumento para pesar ha alcanzado l a estabilidad a esta temperatura.  
NOTA : No se permite una precarga antes de estas mediciones.  
Si el instrumento para pesar está provisto de un dispositivo de ajuste a cero automático o de 
mantenimiento de cero, este dispositivo no debe estar en funcionamie nto. 
A.5.4  Variaciones de tensión (6.9.3)  
Estabilizar el IBP en condiciones ambientales constantes.  
La prueba consiste en someter el IBP a variaciones de tensión de acuerdo con A.5.4.1, A.5.4.2, A.5.4.3 o 
A.5.4.4.  
La prueba debe realizarse con cargas de pr ueba de 10 e y una carga comprendida entre ½ Max y Max.  
Si el instrumento para pesar está provisto de un dispositivo de ajuste a cero automático o de 
mantenimiento de cero, este dispositivo puede estar en funcionamiento durante la prueba; en este caso, se 
debe determinar el error en el punto cero de acuerdo con A.4.2.3.2.  
En lo sucesivo, Vnom designa el valor nominal marcado en el instrumento para pesar. En caso que se 
especifique un intervalo, Vmin se relaciona con el valor más bajo y Vmax con el valor más  alto del intervalo.  
A.5.4.1  Variaciones de tensión de la red de ca  
Severidad de la prueba:  Variaciones de tensión:  límite inferior  0.85 Vnom o 0.85 Vmin 
límite superior  1.10 Vnom o 1.10 Vmax  
Variaciones máximas permitidas:  Todas las funciones deben ope rar según diseño.  
Todas las indicaciones deben encontrarse dentro de los errores 
máximos permitidos.  
NOTA:  En el caso de alimentación trifásica, las variaciones de tensión deben aplicarse a cada fase 
sucesivamente.  
A.5.4.2  Variaciones del dispositivo o fu ente de alimentación eléctrica externo (ca o cc), incluyendo 
alimentación eléctrica por batería recargable si es posible la (re)carga de baterías durante la operación 
del instrumento para pesar.  
Severidad de la prueba:  Variaciones de tensión:  límite inferi or: tensión mínima de  
operación (consultar 6.9.3)  
límite superior 1.20 Vnom o 1.20 Vmax  
Variaciones máximas permitidas:  Todas las funciones deben operar según diseño o la indicación  debe 
apagarse.  
Todas las indicaciones deben encontrarse dentro de los er rores 
máximos permitidos.  
A.5.4.3  Variaciones de la alimentación eléctrica por batería no recargable, incluyendo alimentación 
eléctrica por batería recargable si no es posible la (re)carga de baterías durante la operación del 
instrumento para pesar.  Miércoles 1 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)      
Sever idad de la prueba:  Variaciones de tensión:  límite inferior: tensión mínima de 
operación (consultar 6.9.3)  
límite superior: Vnom o Vmax  
Variaciones máximas permitidas:  Todas las funciones deben operar según diseño o la indicación debe 
apagarse.  
Todas las indicaciones deben encontrarse dentro de los errores 
máximos permitidos.  
A.5.4.4  Variaciones de tensión de una batería de vehículo de carretera de 12 V cc o 24 V cc  
Para especificaciones de la alimentación eléctrica utilizada durante la prueba para simula r la batería, 
puede consultarse la ISO 7637 -2:2004.  
Severidad de la prueba:  Variaciones de tensión:  límite inferior: tensión mínima de 
operación (consultar 6.9.3)  
límite superior batería de 12 Vcc: 16 Vcc  
límite superior batería de 24 Vcc: 32 Vcc  
Variacio nes máximas permitidas:  Todas las funciones deben operar según diseño o la indicación debe 
apagarse.  
Todas las indicaciones deben encontrarse dentro de los errores 
máximos permitidos.  
A.6 Prueba de duración (6.9.4.3)  
NOTA : Aplicable solamente a los instru mentos para pesar de las clases de exactitud II, III y IIII con  Max ≤ 
100 kg.  
La prueba de duración debe realizarse después de todas las demás pruebas.  
En las condiciones normales de uso, el instrumento para pesar debe ser sometido a cargas y descargas 
repetitivas de una carga aproximadamente igual a 50 % de Max. La carga debe aplicarse 100 000 veces. La 
frecuencia y la velocidad de aplicación deben ser tales que el instrumento para pesar alcance su equilibrio 
cuando se carga y cuando se descarga.  
La fuerza  de aplicación de la carga no debe sobrepasar la fuerza obtenida en las operaciones normales  de 
carga.  
Se debe realizar una prueba de pesada de acuerdo con el procedimiento descrito en A.4.4.1 antes de 
comenzar la prueba de duración para obtener el error i ntrínseco. Se debe realizar una prueba de pesada 
después de la finalización de las cargas para determinar el error de durabilidad debido al uso y desgaste.  
Si el instrumento para pesar está provisto de un dispositivo de ajuste a cero automático o de 
manten imiento de cero, este dispositivo puede estar en funcionamiento d urante la prueba; en este caso,  se 
debe determinar el error en el punto cero de acuerdo con A.4.2.3.2.  
 
Figura A.3 -Secuencia de prueba propuesta para la prueba A.5.3.1 combinado con A.5.3.2  (prueba de 
temperatura cuando los límites de temperatura son + 40 °C / - 10 °C  
Apéndice B  
(Normativo)         (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Miércoles 1 de agosto de 2018  
Pruebas adicionales para instrumentos para pesar electrónicos  
NOTA 1:  Las pruebas específicas para los instrumentos para pesar electrónicos, descritos en el presente 
Apéndice, han sido tomados, en la medida de lo posible, de trabajos de la Comisión Electrotécnica 
Internacional (IEC), considerando también el apéndice J.  
NOTA 2:  Aunque se han hecho referencias a las versiones vigentes de las publicaciones IEC , todas las 
pruebas de CEM y otras pruebas adicionales para instrumentos para pesar electrónicos deben realizarse en 
base a las últimas versiones válidas al momento de las pruebas. Se debe mencionar esto en el Informe de 
Prueba.  
El objetivo es seguir el ri tmo de los futuros avances técnicos.  
B.1 Requisitos generales para los instrumentos para pesar electrónicos sometidos a prueba (IBP)  
Alimentar el equipo sometido a prueba (IBP) durante un período igual o superior al tiempo de 
calentamiento especificado por  el fabricante y mantenerlo alimentado durante la prueba.  
Ajustar el IBP lo más cerca posible a cero antes de cada prueba y nunca reajustarlo durante la prueba, 
excepto para reinicializarlo si se ha indicado una falla significativa. Se debe registrar la de sviación de la 
indicación sin carga que resulte de cualquier condición de prueba y, en consecuencia, se debe corregir  la 
indicación bajo cualquier carga para obtener el resultado de pesada.  
La manipulación del instrumento para pesar debe ser tal que no se produzca condensación del agua en el 
instrumento para pesar.  
B.2 Calor húmedo, prueba continua  
NOTA:  No se aplica a instrumentos para pesar de clase de exactitud I ni a instrumentos para pesar de 
clase de exactitud II para los cuales e es inferior a 1 g.  
Procedimiento de prueba, en resumen:  la prueba consiste en una exposición del IBP a una 
temperatura constante (consultar A.4.1.2) y a una humedad 
relativa constante. Se debe probar el IBP con al menos 
cinco cargas de prueba diferentes (o cargas simuladas):  
 a la temperatura de referencia (20 °C o el valor medio 
del intervalo de temperatura cuando 20 °C está fuera 
de este intervalo) y una humedad relativa de 50 % 
después del acondicionamiento;  
 a la mayor temperatura del intervalo especificado en 
6.9.2 y una hu medad relativa de 85 %, dos días 
después de la estabilización de la temperatura y la 
humedad; y  
 a la temperatura de referencia y una humedad relativa 
de 50  %. 
Variaciones máximas permitidas:  Todas las funciones deben operar según su diseño.  
Todas las indi caciones deben encontrarse dentro de los 
errores máximos permitidos.  
B.3 Pruebas de desempeño ante perturbaciones  
Antes de cualquier prueba, se debe ajustar el error de redondeo lo más cercano posible a cero.  
Si el instrumento para pesar tiene interfaces,  un dispositivo periférico apropiado debe ser conectado a 
cada tipo diferente de interfaz durante las pruebas.  
Para todas las pruebas, registrar las condiciones ambientales en las cuales se realizaron.  
Alimentar el IBP durante un período igual o superior a l tiempo de calentamiento especificado por el 
fabricante y mantenerlo alimentado durante la prueba.  
Ajustar el IBP lo más cerca posible a cero antes de cada prueba y nunca reajustarlo durante la prueba, 
excepto para reinicializarlo si se ha indicado una fa lla significativa. Se debe registrar la desviación de la Miércoles 1 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)      
indicación sin carga que resulte de cualquier condición de prueba y, en consecuencia, se debe corregir la 
indicación bajo cualquier carga para obtener el resultado de pesada.  
La manipulación del inst rumento para pesar debe ser tal que no se produzca condensación del agua en el 
instrumento para pesar.  
Las pruebas de perturbaciones adicionales o alternativos necesarios para los instrumentos para pesar de 
funcionamiento no automáticos alimentados por la batería de un vehículo pueden realizarse de acuerdo con 
ISO 7637 -1:2002, ISO 7637 -2:2004, ISO 7637 -3:2007.  
B.3.1  Caídas e interrupciones breves de tensión de la red de ca  
Procedimiento de prueba en resumen:  Estabilizar el IBP en condiciones ambientales con stantes.  
Se debe utilizar un generador de prueba que permita reducir 
por un período definido la amplitud de uno o más semi -ciclos 
(en el paso por cero) de la tensión de la red de ca. Se debe 
ajustar el generador de prueba antes de conectar el IBP. Las 
reducciones de tensión de la red deben repetirse 10 veces con 
un intervalo de al menos 10 s. 
La prueba debe realizarse con una única pequeña carga  de 
prueba.  
Severidad de la prueba:   
Prueba  Reducción de 
amplitud a  Duración/número 
de ciclos  
Caídas de tensión:  
Prueba a  0 % 0.5 
Caídas de tensión: 
Prueba a  0 % 1 
Caídas de tensión: 
Prueba a  40 %  10 
Caídas de tensión: 
Prueba a  70 %  25 
Caídas de tensión: 
Prueba a  80 %  250 
Interrupción breve  0 % 250 
 
 
Variaciones máximas permitidas:  La diferencia entre la ind icación de peso debido a la 
perturbación y la indicación sin la perturbación no debe 
sobrepasar e o el instrumento para pesar debe detectar y 
poner en evidencia la falla significativa.  
Referencia: Apéndice J   
B.3.2  Incrementos repentinos de tensión  
La pr ueba consiste en exponer el IBP a incrementos repentinos especificados de picos de tensión para los 
cuales la frecuencia de repetición de los impulsos y valores pico de la tensión de salida para una carga  de 50 
 y de 1 000  son definidos en la norma de r eferencia. Se debe ajustar las características del generador 
antes de conectar el IBP.  
Antes de cualquier prueba, estabilizar el IBP en condiciones ambientales constantes.  
La prueba debe aplicarse por separado a:  
 líneas de alimentación; y  
 circuitos I/O y l íneas de comunicación, si existen.  
La prueba debe realizarse con una única pequeña carga de prueba.         (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Miércoles 1 de agosto de 2018  
Debe aplicarse polaridad tanto positiva como negativa de los incrementos repentinos de tensión. La 
duración de la prueba no debe ser menor a un minuto para cada amplitud y polaridad. La red de inyección, en 
la línea de alimentación, debe contener filtros de bloqueo para evitar que los incrementos repentinos de 
tensión energética se disipen en la línea de alimentación. Para el acoplamiento de los incrementos r epentinos 
de tensión en la entrada/salida y las líneas de comunicación, debe utilizarse una abrazadera de acoplamiento 
capacitivo definida en la norma.  
Severidad de la prueba:  Nivel 2  
Amplitud (valor máximo)  para líneas de alimentación: 1 kV,  
para la señ al I/O, líneas de datos y de control: 0.5 kV.  
Variaciones máximas permitidas:  La diferencia entre la indicación de peso debido a la perturbación y 
la indicación sin la perturbación no debe sobrepasar e o el 
instrumento para pesar debe detectar y poner en evidencia la falla 
significativa.  
B.3.3  Descargas electrostáticas  
La prueba consiste en exponer el IBP a descargas electrostáticas especificadas, directas e indirectas.  
Se debe utilizar un generador de descarga electrostática que tenga el desempeño defini do en la norma de 
referencia. Antes de comenzar las pruebas, se debe ajustar el desempeño del generador.  
Esta prueba incluye el método de penetración de pintura si es apropiado.  
Para las descargas electrostáticas directas, se debe utilizar el método de des carga en el aire cuando no se 
puede aplicar el método de descarga por contacto.  
Antes de cualquier prueba, estabilizar el IBP en condiciones ambientales constantes.  
Deben aplicarse al menos 10 descargas. El intervalo de tiempo entre descargas sucesivas deb e ser de al 
menos 10 s. La prueba se debe realizar con una única pequeña carga de prueba.  
En el caso de un IBP no equipado con un terminal de tierra, éste debe ser completamente descargado 
entre descargas.  
Las descargas por contacto deben aplicarse en supe rficies conductivas; las descargas en el aire deben 
aplicarse en superficies no conductivas.  
Aplicación directa:  En el modo de descargas por contacto, el electrodo debe estar en 
contacto con el IBP. En el modo de descargas en el aire, se acerca el 
electrod o al IBP y la descarga se produce por chispa.  
Aplicación indirecta:  Las descargas se aplican, en el modo de contacto, a planos de 
acoplamiento montados en los alrededores del IBP.  
Severidad de la prueba:  Nivel 3 (consultar NMX -J-610/4 -2-ANCE -2012)  
Tensió n cc hasta 6 kV incluidos para las descargas por contacto y 8 
kV para las descargas en el aire.  
Variaciones máximas permitidas:  La diferencia entre la indicación de peso debido a la perturbación y la 
indicación sin la perturbación no debe sobrepasar e o el instrumento 
para pesar debe detectar y poner en evidencia una falla significativa.  
B.3.4  Inmunidad a campos electromagnéticos radiados  
La prueba consiste en exponer el IBP a los campos electromagnéticos especificados.  
Equipo de prueba:  Consultar NMX -J-550/4 -3-ANCE -2008  
Configuración de prueba:  Consultar NMX -J-550/4 -3-ANCE -2008  
Procedimiento de prueba:  Consultar NMX -J-550/4 -3-ANCE -2008  
Antes de cualquier prueba, estabilizar el IBP en condiciones ambientales constantes.  
El IBP debe ser expuesto a campos  electromagnéticos de una naturaleza e intensidad especificadas por el 
nivel de severidad.  
La prueba se debe realizar con solamente una pequeña carga de prueba.  Miércoles 1 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)      
Severidad de la prueba:  Intervalo de frecuencia: 80 MHz -2 000 MHz  
NOTA:  Para instrumentos para pesar que no tengan red de 
alimentación u otros puertos I/O de manera que la prueba según 
B.3.6 no pueda aplicarse, el límite inferior de la prueba de 
radiación es 26 MHz.  
Intensidad de campo: 10 V/m  
Modulación: 80 % AM, 1 kHz, onda sinusoidal  
Variaciones  máximas permitidas:  La diferencia entre la indicación de peso debido a la perturbación 
y la indicación sin la perturbación no debe sobrepasar e o el 
instrumento para pesar debe detectar y poner en evidencia una 
falla significativa.  
Referencia:  NMX -J-550/4-3-ANCE -2008  
B.3.5  Inmunidad a campos de radiofrecuencia transmitidos por conducción  
La prueba consiste en exponer el IBP a perturbaciones inducidas por campos de radiofrecuencia 
transmitidos por conducción.  
Equipo de prueba:  Consultar NMX -J-579/4 -6-ANCE-2006  
Configuración de prueba:  Consultar NMX -J-579/4 -6-ANCE -2006  
Procedimiento de prueba:  Consultar NMX -J-579/4 -6-ANCE -2006  
Antes de cualquier prueba, estabilizar el IBP en condiciones ambientales constantes.  
El IBP debe ser expuesto a perturbaciones c onducidas de una naturaleza e intensidad especificadas por el 
nivel de severidad.  
Severidad de la prueba:  Intervalo de frecuencia: 0.15 MHz -80 MHz  
Amplitud de RF (50 ): 10 V (emf)  
Modulación: 80 % AM, 1 kHz, onda sinusoidal  
Variaciones máximas permitidas : La diferencia entre la indicación de peso debido a la perturbación 
y la indicación sin la perturbación no debe sobrepasar e o el 
instrumento para pesar debe detectar y poner en evidencia una 
falla significativa.  
Referencia:  NMX -J-579/4 -6-ANCE -2006  
B.3.6 Requisitos especiales de Compatibilidad Electromagnética (CEM) para instrumentos para 
pesar alimentados por el suministro eléctrico de un vehículo de carretera  
B.3.6.1  Conducción de transitorios eléctricos a lo largo de la línea de alimentación de bater ías 
externas de 12 Vcc y 24 Vcc  
La prueba consiste en exponer el IBP a perturbaciones de transitorios conducidos a lo largo de las líneas 
de alimentación.  
Equipo de prueba:  Consultar ISO 7637 -2:2004  
Configuración de la prueba:  Consultar ISO 7637 -2:2004  
Procedimiento de prueba:  Consultar ISO 7637 -2:2004  
Norma aplicable:  Consultar ISO 7637 -2:2004  
Antes de cualquier prueba, estabilizar el IBP en condiciones ambientales constantes.  
El IBP debe ser expuesto a perturbaciones conducidas de una naturaleza e int ensidad especificadas por el 
nivel de severidad.  
La prueba se debe realizar con solamente una pequeña carga de prueba.         (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Miércoles 1 de agosto de 2018  
Pulsos de prueba:  Pulsos de prueba 2a+2b, 3a+3b, 4  
Objetivo de la prueba:  Verificar el cumplimiento de las disposiciones mencionadas en 
"variaciones máximas permitidas" en las siguientes condiciones:  
 transitorios debido a una interrupción repentina de corriente en 
un dispositivo conectado en paralelo al dispositivo sometido a 
prueba debido a la inductancia del cableado preformado 
(impulso 2a); 
  transitorios de motores de cc que actúan como generadores 
después de desconectar el encendido (impulso 2b);  
 transitorios en las líneas de alimentación que se producen 
como resultado de los procesos de conmutación (impulsos 3a 
y 3b);  
 reducciones de t ensión causadas por la energización de los 
circuitos del arrancador de los motores de combustión interna 
(impulso 4).  
Severidad de la prueba:  Severidad de la prueba: puede aplicarse el nivel IV de  ISO 7637 -
2:2004 : 
Tensión de  la 
batería  Pulso de prueba  Tensión de conducción  
12 V 2a + 50 V  
2b + 10 V  
3a – 150 V  
3b + 100 V  
4 – 7 V 
24 V 2a + 50 V  
2b + 20 V  
3a – 200 V  
3b + 200 V  
4 – 16 V 
 
 
Variaciones máximas permitidas:  La diferencia entre la indicación de peso debido a la perturbación y 
la indicación sin la perturbación no debe sobrepasar e o el 
instrumento para pesar debe detectar y poner en evidencia una 
falla significativa.  
B.3.6.2  Transmisión de transitorios eléctricos por acoplamiento capacitivo e inductivo a lo largo de 
líneas distin tas a las líneas de alimentación.  
La prueba consiste en exponer el IBP a perturbaciones conducidas a lo largo de líneas distintas a las 
líneas de alimentación.  
Equipo de prueba:  Consultar ISO 7637 -3:2007con corrección1  
Configuración de la prueba:  Consult ar ISO 7637 -3:2007 con corrección1  
Procedimiento de prueba:  Consultar ISO 7637 -3:2007 con corrección1  
Norma aplicable:  Consultar ISO 7637 -3:2007, con corrección1  
Antes de cualquier prueba, estabilizar el IBP en condiciones ambientales constantes.  
El IBP debe ser expuesto a perturbaciones conducidas de una naturaleza e intensidad especificadas por el 
nivel de severidad.  
La prueba debe realizarse con solamente una pequeña carga de prueba.  Miércoles 1 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)      
Severidad de la prueba:  Se puede realizar de acuerdo con ISO 7637 -3:2007, con corrección 1  
Pulsos de prueba:  Pulsos de prueba a y b  
Objetivo de la prueba:  Verificar el cumplimiento de las disposiciones mencionadas en 
"variaciones máximas permitidas" en condiciones de transitorios que 
se producen en otras líneas como resul tado del proceso de 
conmutación (pulsos a y b)  
Severidad de la prueba:  Puede aplicarse el Nivel IV de ISO 7637 -3:2007,  con corrección 1  
Tensión de la 
batería  Pulso de prueba  Tensión de conducción  
12 V a – 60 V 
b + 40 V  
24 V a – 80 V 
b + 80 V  
 
 
Variaciones máximas permitidas:  La diferencia entre la indicación de peso debido a la perturbación y la 
indicación sin la perturbación no debe sobrepasar e o el instrumento 
para pesar debe detectar y poner en evidencia una falla significativa.  
B.4 Prueba de  estabilidad del intervalo de pesada  
NOTA:  No se aplica a los instrumentos para pesar de clase de exactitud I.  
Procedimiento de prueba en resumen:  La prueba consiste en observar las variaciones del error del IBP 
en condiciones ambientales lo suficientement e constantes 
(condiciones razonablemente constantes en un ambiente de 
laboratorio normal) en diferentes momentos antes, durante y 
después de que el IBP haya sido sometido a pruebas de 
desempeño. Para instrumentos para pesar con un dispositivo 
de ajuste del  intervalo de pesada automático incorporado, se 
debe activar el dispositivo durante esta prueba antes de cada 
medición para probar su estabilidad y su uso previsto.  
Las pruebas de desempeño deben incluir la prueba de 
temperatura y, si es aplicable, la prue ba de calor húmedo; no 
deben incluir pruebas de duración; pueden realizarse otras 
pruebas de desempeño indicados en los Apéndices A y B.  
Se debe desconectar el IBP de la alimentación de la red 
eléctrica (también alimentación por batería) o del dispositivo de 
suministro de energía, dos veces por al menos ocho horas 
durante la prueba. El número de desconexiones puede 
incrementarse si el fabricante lo especifica o a criterio de la 
DGN en ausencia de dicha especificación.  
Para la realización de esta prueba, se deben considerar las 
instrucciones de operación del fabricante.  
Se debe estabilizar el IBP en condiciones ambientales lo 
suficientemente constantes después de encenderlo durante al 
menos cinco horas, pero al menos 16 horas después de que se 
hayan realizado  las pruebas de temperatura y de calor húmedo.  
Duración de la prueba:  28 días o el período necesario para realizar las pruebas de 
desempeño, el más corto de estos dos valores.         (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Miércoles 1 de agosto de 2018  
Tiempo entre mediciones:  Entre ½ día y 10 días, con una distribución bastante equitativa 
de las mediciones durante toda la prueba.  
Carga de prueba:  Cercana a Max. Se deben utilizar las mismas pesas de prueba 
a lo largo de toda la prueba.  
Número de mediciones:  Al menos 8.  
Secuencia de la prueba:  Estabilizar todos los factores en condiciones ambientales lo 
suficientemente constantes.  
Ajustar el IBP lo más cerca posible a cero.  
Se debe poner fuera de servicio el dispositivo automático de 
mantenimiento de cero y se debe poner en funcionamiento  el 
dispositivo automático incorporado de  ajuste del intervalo  de 
pesada.  
Aplicar la o las pesas y determinar el error.  
Durante la primera medición, repetir inmediatamente la puesta 
a cero y la carga cuatro veces para determinar el valor medio 
del error. Para las mediciones siguientes, realizar s ólo una 
prueba, salvo en los siguientes casos: el resultado está fuera de 
la tolerancia especificada o el intervalo de las cinco lecturas  de 
la medición inicial es superior a 0.1 e. 
Registrar los siguientes datos:  
a) fecha y hora,  
b) temperatura,  
c) presió n barométrica,  
d) humedad relativa,  
e) carga de prueba,  
 f) indicaciones,  
g) errores,  
h) modificaciones en el lugar de prueba.  
y aplicar todas las correcciones necesarias que resulten  de 
variaciones de temperatura, presión y otros factores de 
influencia d ebido a la carga de prueba entre las diferentes 
mediciones.  
Dejar que el IBP se recupere completamente antes de realizar 
cualquier otra prueba.  
Variaciones máximas permitidas:  La variación de los errores de medición no debe sobrepasar, 
para cualquiera de las n mediciones, la mitad de la división de 
escala de verificación o la mitad del valor absoluto del error 
máximo permitido en la verificación inicial para la carga de 
prueba aplicada, el mayor de estos dos valores.  
Cuando las diferencias de los resultado s indican una tendencia 
superior a la mitad de la variación permitida especificada arriba, 
se debe continuar con la prueba hasta que la tendencia 
desparezca o se revierta, o hasta que el error sobrepase la 
variación máxima permitida.  Miércoles 1 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)      
Apéndice C  
(Normativo ) 
Para módulos probados por separado  
Prueba y certificación de indicadores y dispositivos de procesamiento de datos analógicos como 
módulos de instrumentos para pesar de funcionamiento no automáticos  
C.1 Requisitos aplicables  
El uso del término "indicador"  en lo sucesivo incluye cualquier dispositivo de procesamiento de datos 
analógico. Se permiten las familias de indicadores si se cumplen los requisitos de 6.10.4.  
Los siguientes requisitos se aplican a los indicadores:  
6.1.1  Clases de exactitud  
6.1.2  Divis ión de escala de verificación  
6.2 Clasificación de instrumentos para pesar  
6.3  Requisitos adicionales para instrumentos para pesar de m ulti-intervalo  
6.4  Dispositivos indicadores auxiliares  
6.5  Errores máximos permitidos  
6.9.2   Temperatura  
6.9.3  Sumini stro de energía  
6.10  Pruebas y exámenes para la evaluación de modelo  
7.1  Requisitos generales de construcción  
7.1.1   Aptitud  
7.1.2   Seguridad  
7.2  Indicación de resultados de pesada  
7.3  Dispositivos indicadores analógicos  
7.4  Dispositivos indicadores d igitales  
7.5  Dispositivos de ajuste a cero y de mantenimiento de cero  
7.6  Dispositivos de tara  
7.7  Dispositivos de preselección de tara a  
7.9  Dispositivos auxiliares de verificación (removibles o fijos)  
7.10  Selección de intervalos de pesada en un ins trumento para pesar de intervalo múltiple  
7.11  Dispositivos para selección (o conmutación) entre diferentes receptores de carga y/o dispositivos 
transmisores de carga y diferentes dispositivos de medición de carga  
7.12  Instrumentos para pesar de comparac ión "más y menos"  
7.13  Instrumentos para pesar para la venta directa al público  
7.14  Requisitos adicionales para instrumentos para pesar calculadores de precio para la venta directa 
al público  
7.16  Instrumentos para pesar etiquetadores de precio  
8.1  Requisitos generales  
8.2  Reacción a fallas significativas  
8.3  Requisitos de funcionamiento  
8.4  Pruebas de desempeño y de estabilidad del intervalo de pesada  
8.5  Requisitos adicionales para dispositivos electrónicos controlados por software  
NOTA:  Especial mente para las PC, se deben observar la categoría y las pruebas necesarias de acuerdo 
con la Tabla 11.         (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Miércoles 1 de agosto de 2018  
C.1.1  Clase de exactitud  
El indicador debe tener la misma clase de exactitud que el instrumento para pesar al cual está destinado. 
También se puede utili zar un indicador de clase de exactitud III en un instrumento para pesar de clase de 
exactitud IIII tomando en cuenta los requisitos de la clase de exactitud IIII.  
C.1.2  Número de divisiones de escala de verificación  
El indicador debe tener el mismo o un ma yor número de divisiones de la escala de verificación que el 
instrumento para pesar al cual está destinado.  
C.1.3  Intervalo de temperatura  
El indicador debe tener el mismo o un mayor intervalo de temperatura que el instrumento para pesar al 
cual está desti nado.  
C.1.4  Intervalo de señal de entrada  
El intervalo de la señal de salida analógica de la o las celdas de carga conectadas debe estar dentro del 
intervalo de la señal de entrada para la cual el indicador está especificado.  
C.1.5  Señal de entrada mínima por división de escala de verificación  
La señal de entrada mínima por división de escala de verificación ( μV) para la cual el indicador está 
especificado, debe ser igual o inferior a la señal de salida analógica de la o las celdas de carga conectadas, 
dividida entre el número de divisiones de escala del instrumento para pesar.  
C.1.6  Intervalo de impedancia de la celda de carga  
La impedancia resultante de la o las celdas de carga conectadas al indicador debe encontrarse dentro del 
intervalo especificado para  el indicador.  
C.1.7  Longitud máxima del cable  
Se deben utilizar sólo indicadores que tengan una tecnología de seis hilos con teledetección (de la tensión 
de excitación de la celda de carga) si se tiene que alargar el cable de la celda de carga o si varias  celdas de 
carga son conectadas mediante una caja de distribución separada de celdas de carga. Sin embargo, la 
longitud del cable (adicional) entre la celda de carga o la caja de distribución de celdas de carga y el indicador 
no debe sobrepasar la longitud  máxima para la cual el indicador está especificado. La longitud máxima del 
cable depende del material y la sección transversal de un hilo individual y, de este modo, puede ser expresada 
como la resistencia máxima del hilo, expresada en unidades de impedan cia. 
C.2 Principios generales de la prueba  
Se pueden realizar varias pruebas con una celda de carga o un simulador, pero ambos deben cumplir con 
los requisitos de A.4.1.7. Sin embargo, se deben realizar las pruebas de perturbaciones con una celda de 
carga o un receptor de carga con celda de carga que es el caso más realista.  
NOTA:  Para la prueba de una familia de indicadores, en principio, se aplican las disposiciones descritas 
en 6.10.4. Se debe prestar especial atención a la CEM y comportamiento de temper atura posiblemente 
distintos de las diferentes variantes de indicadores . 
C.2.1  Condiciones más desfavorables  
Para limitar el número de pruebas, en la medida de lo posible, se debe probar el indicador en condiciones 
que cubran el máximo intervalo de aplicac iones. Esto significa que se debe realizar la mayoría de pruebas en 
las condiciones más desfavorables.  
C.2.1.1  Señal de entrada mínima por división de escala de verificación, e  
Se debe probar el indicador con la señal de entrada mínima (normalmente la tens ión de entrada mínima) 
por división de escala de verificación, e, especificado por el fabricante. Se asume que éste es el caso más 
desfavorable para las pruebas de desempeño (ruido intrínseco que cubre la señal de salida de la celda de 
carga) y para las pr uebas de perturbaciones (relación desfavorable de la señal y, por ejemplo, nivel de tensión 
de alta frecuencia).  
C.2.1.2  Carga muerta simulada mínima  
La carga muerta simulada debe ser el valor mínimo especificado por el fabricante. Una señal de entrada 
baja del indicador cubre el intervalo máximo de problemas con respecto a la linealidad y otras propiedades 
significativas. La posibilidad de una mayor deriva del cero con una mayor carga muerta es considerada como 
un problema menos significativo.  
Sin embargo,  se deben considerar posibles problemas con el valor máximo de la carga muerta (por 
ejemplo, saturación del amplificador de entrada).  Miércoles 1 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)      
C.2.2  Prueba con alta o baja impedancia de la celda de carga simulada  
Las pruebas de perturbaciones (consultar 8.4.3) debe n realizarse con una celda de carga en vez de un 
simulador y con el valor práctico más alto de la impedancia (por lo menos 1/3 de la impedancia más alta 
especificada) para la o las celdas de carga que se deben conectar según lo especificado por el fabrican te. 
Para la prueba de "Inmunidad a campos electromagnéticos radiados", se deben colocar la o las celdas  de 
carga dentro del área uniforme (NMX -J-550/4 -3-ANCE -2008) en el interior de la cámara anecoica.  El cable de 
la celda de carga no debe desacoplarse por que se supone que la celda de carga es una  parte esencial del 
instrumento para pesar y no un dispositivo periférico (consultar también la Figura 6 de la NMX -J-550/4 -3-
ANCE -2008 que muestra una instalación de prueba para un IBP modular).  
Las pruebas de infl uencia (consultar 8.4.3) pueden realizarse utilizando una celda de carga o un 
simulador. Sin embargo, la celda de carga/simulador no debe estar expuesto a la influencia durante las 
pruebas (es decir, el simulador está fuera de la cámara climática)  
Las prue bas de influencia deben realizarse con la impedancia más baja de la o las celdas de carga que se 
deben conectar según lo especificado por el solicitante.  
La Tabla C.1 indica qué prueba debe realizarse con la impedancia más baja (baja) y cuál con el valor 
práctico más alto de la impedancia (alta).  
Tabla C.1 -Relación de la impedancia con el artículo para determinar el tipo de prueba  
Capítulo de OIML 
R 76 -1:2006  Artículo referente a  Fracción, pi Impedancia  μV/e 
A.4.4  Desempeño de pesada  0.3 .. 0.8  baja min 
A.4.5  Dispositivos indicadores múltiples   baja  
 Analógicos  1 baja min 
 Digitales  0 baja min 
A.4.6.1  Exactitud de pesada con tara   baja min 
A.4.10  Repetibilidad   baja min/max**  
A.5.2  Prueba de tiemp o de calentamiento  0.3 .. 0.8  baja min/max**  
A.5.3.1  Temperatura (efecto en la amplificación)  0.3 .. 0.8  baja min/max**  
A.5.3.2  Temperatura (efecto sin carga)  0.3 .. 0.8  baja min 
A.5.4  Variaciones de tensión  1 baja min 
3.9.5  Otras influencias   baja  
B.2.2 Calor húmedo, prueba continuo  0.3 .. 0.8  baja min/max**  
B.3.1  Caídas de tensión de red de ca e 
interrupciones breves  1 alta* min 
B.3.2  Incrementos repentinos de tensión  1 alta* min 
B.3.3  Ondas de choque (si es aplicable)  1 alta* min 
B.3.4  Descarga s electrostáticas  1 alta* min 
B.3.5  Inmunidad a campos electromagnéticos  
radiados  1 alta* min 
B.3.6  Inmunidad a campos de radiofrecuencia  
transmitidos por conducción  1 alta* min 
B.3.7  Requisitos especiales de CEM para  
instrumentos para pesar alimentados  por 
el suministro eléctrico de un vehículo de 
carretera  1 alta* min 
B.4 Estabilidad del intervalo de pesada  1 baja min 
* La prueba tiene que realizarse con la celda de carga  
** Consultar C.3.1.1.  
La impedancia de la celda de carga mencionada en este apé ndice es la impedancia de entrada de la celda 
de carga que es la impedancia que está conectada entre las líneas de excitación.         (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Miércoles 1 de agosto de 2018  
C.2.3  Equipos periféricos  
Los equipos periféricos deben ser suministrados por el solicitante para demostrar el funcionamiento 
correcto del sistema o subsistema y que los resultados de pesada son correctos.  
Al realizar las pruebas de perturbaciones, los equipos periféricos pueden estar conectados a todas las 
diferentes interfaces. Sin embargo, si no están disponibles todos los equipo s periféricos opcionales o no se 
puede colocarlos en el lugar de prueba (especialmente cuando se tiene que colocarlos en el área uniforme 
durante las pruebas de campos radiados), entonces por lo menos los cables deben ser conectados  a las 
interfaces.  
Los t ipos y longitudes de cables deben ser los especificados en el manual autorizado del fabricante. Si se 
especifican longitudes de cables de más de 3 m, la prueba con longitudes de 3 m es considerado suficiente.  
C.2.4  Pruebas de ajuste y desempeño  
El ajuste ( calibración) debe realizarse según lo descrito por el fabricante. Las pruebas de las pesadas 
deben realizarse con al menos cinco cargas (simuladas) diferentes desde cero hasta el número máximo de 
divisiones de verificación, e, con la tensión de entrada mín ima por e (para indicadores de alta sensibilidad 
posiblemente también con la tensión de entrada máxima por e, consultar C.2.1.1). Es preferible seleccionar 
puntos cercanos a los puntos de cambio de los límites de error.  
C.2.5  Indicación con una división de  escala inferior a e 
Si un indicador tiene un dispositivo indicador del valor de peso con una división de escala inferior (no 
superior a 1/5 x pi x e, modo de alta resolución), se puede utilizar este dispositivo para determinar el error. 
También se puede p robar en modo de servicio cuando se dan los "valores en bruto" (conteos) del convertidor 
analógico a digital. Si se utiliza cualquiera de los dos dispositivos, se debe mencionar esto en el Informe de 
Prueba.  
Antes de las pruebas, se debe verificar que este  modo de indicación es adecuado para establecer los 
errores de medición. Si el modo de alta resolución no cumple con este requisito, se deben utilizar una celda de 
carga, pesas y pesas adicionales pequeñas para determinar los puntos de cambio con una incer tidumbre 
mejor que 1/5 x pi x e (consultar A.4.4.4).  
C.2.6  Simulador de celda de carga  
El simulador debe ser adecuado para el indicador. El simulador debe estar calibrado para la tensión de 
excitación utilizada del indicador (tensión de excitación de ca ta mbién significa calibración de cc).  
C.2.7  Fracciones, pi 
La fracción estándar es pi = 0.5 del error máximo permitido del instrumento para pesar completo, sin 
embargo, puede variar entre 0.3 y 0.8.  
El fabricante debe establecer la fracción pi que luego se u tiliza como base para las pruebas para los 
cuales se asigna un intervalo de pi (consultar la Tabla C.1 en C.2.2).  
No se da un valor para la fracción pi con respecto a la repetibilidad. La repetibilidad insuficiente es un 
problema típico de los instrumentos  para pesar mecánicos con mecanismo de palanca, cuchillas y platillos y 
otras estructuras mecánicas que pueden causar, por ejemplo, una cierta fricción. Se espera que el indicador 
normalmente no cause una falta de repetibilidad. En los raros casos en los q ue lo haga, esto no es una falta 
de repetibilidad según el significado de OIML R 76 -1:2006, sin embargo, se debe prestar especial atención a 
las razones y las consecuencias.  
C.3 Pruebas  
Se deben utilizar partes del Formato de Informe de Resultados de Prueb as o Verificación de la OIML R 76 -
2:2007 que son relevantes para un indicador. Las partes de la lista de verificación que no son relevantes, son 
las que se refieren a los siguientes requisitos de este Proyecto de Norma Oficial Mexicana.  
 Instrumentos para p esar con varios receptores de carga y varios dispositivos de medición de carga 
(ver inciso 10.1.5.1)  
 Instrumentos para pesar susceptibles de inclinarse (ver inciso 6.9.1.1)  
 Dispositivos indicadores (ver inciso 7.17.1)  
 Relación de conteo (ver inciso 7.17.2)  
 Relación de conteo (ver inciso 7.13.10)  
 Instrumentos para pesar (ver inciso F.1)  Miércoles 1 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)      
 Capacidad máxima de la celda de carga (ver inciso F.2.4)  
 Carga muerta mínima de la celda de carga (ver inciso F.2.5)  
 Número máximo de divisiones de una celda de carga (ver in ciso F.2.6)  
C.3.1  Pruebas de temperatura y de desempeño  
En principio, se ensaya el efecto de la temperatura en la amplificación de acuerdo con el siguiente 
procedimiento:  
 Realizar el procedimiento de ajuste establecido a 20 °C.  
 Cambiar la temperatura y ver ificar que los puntos de medición se encuentren dentro de los límites de 
error después de la corrección del desplazamiento del cero.  
Este procedimiento debe realizarse con la amplificación más alta y la impedancia más baja a las cuales se 
puede ajustar el indicador. Sin embargo, esas condiciones deben garantizar que la medición pueda realizarse 
con tal exactitud que sea lo suficientemente seguro que las no linealidades encontradas en la curva de error 
no sean causadas por el equipo de prueba utilizado.  
En c aso que no se pueda lograr esta exactitud (por ejemplo, con indicadores de alta sensibilidad), el 
procedimiento debe realizarse dos veces (C.2.1.1). La primera medición tiene que realizarse con la 
amplificación más baja, utilizando por lo menos cinco punto s de medición. La segunda medición se realiza con 
la amplificación más alta, utilizando dos puntos de medición, uno en el extremo inferior y otro en el extremo 
superior del intervalo de medición. El cambio en la amplificación debido a la temperatura es ace ptable si una 
línea de la misma forma encontrada en la primera medición, trazada entre los dos puntos y corregida por una 
deriva del cero, está dentro de los límites de error relevantes (envolvente de error).  
El efecto de la temperatura en la indicación si n carga es la influencia de la variación de temperatura en el 
cero expresada en cambios de la señal de entrada en V. La deriva del cero se calcula con la ayuda de una 
línea recta que pasa por las indicaciones con dos temperaturas adyacentes. La deriva del  cero debe ser 
inferior a pi x e / 5 K.  
C.3.1.1  Pruebas con alta y baja amplificación  
Si la tensión de entrada mínima por división de escala de verificación es muy baja, es decir, inferior o igual 
a 1 V/e, puede ser difícil encontrar un simulador o celda de carga adecuado para determinar la linealidad. Si 
el valor de la fracción pi es 0.5 para un indicador con 1 V/e, entonces el error máximo permitido para cargas 
simuladas inferiores a 500 e es ± 0.25 V/e. El error del simulador no debe causar un efecto que sobrepase 
0.05 V/e o al menos la repetibilidad debe ser igual o mejor que 0.05 V/e. 
En cualquier caso, se debe tener en cuenta lo siguiente:  
a) Se ensaya la linealidad del indicador en el intervalo de entrada completo. Ejemplo: Un indicador 
típico co n un suministro de energía de excitación de la celda de carga de 12 V tiene un intervalo de 
medición de 24 mV. Si el indicador está especificado para 6000 e, se puede probar la linealidad con 
24 mV/6000 e = 4 V/e. 
b) Con la misma instalación, se debe medi r el efecto de la temperatura en la amplificación durante la 
prueba de temperatura estática y durante de la prueba de calor húmedo, prueba continua.  
c) Después de que se instala el indicador con la carga muerta mínima especificada y con la tensión de 
entra da mínima por división de la escala de verificación, e. Supongamos que este valor es 1 V/e, lo 
cual significa que sólo se utiliza 25 % del intervalo de entrada.  
d) Ahora, se debe probar el indicador con una tensión de entrada próxima a 0 mV y próxima a 6 mV. Se 
registra la indicación en ambas tensiones de entrada a 20 °C, 40 °C, – 10 °C, 5 °C y 20 °C. Las 
diferencias entre la indicación con 6 mV (corregida por la indicación con 0 mV) a 20 °C y las 
indicaciones corregidas a las otras temperaturas son repres entadas en un gráfico. Los puntos 
encontrados son relacionados con el punto cero mediante curvas de la misma forma que las 
encontradas en (a) y (b). Las curvas trazadas deben encontrarse dentro de la envolvente de error de 
6 000 e. 
e) Durante esta prueba, también se puede medir el efecto de la temperatura en la indicación sin carga 
para ver si el efecto es inferior a pi x e/5 K. 
f) Si el indicador cumple con los requisitos antes mencionados, también cumple con 3.9.2.1, 3.9.2.2, 
3.9.2.3 y con los requisitos para la prueba de temperatura estática y la prueba de calor húmedo, 
prueba continua.         (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Miércoles 1 de agosto de 2018  
C.3.2  Tara  
La influencia de la tara en el desempeño durante la pesada depende exclusivamente de la linealidad de la 
curva de error. Se determina la linealidad cuando se re alizan las pruebas de desempeño durante la pesada 
normales. Si la curva de error muestra una no linealidad significativa, se debe desplazar la envolvente de error 
a lo largo de la curva, para ver si el indicador cumple con los requisitos para el valor de t ara correspondiente a 
la parte más pronunciada de la curva de error.  
C.3.3  Prueba de la función sensora (sólo con conexión de celda de carga de seis hilos)  
C.3.3.1  Alcance  
Los indicadores destinados para la conexión de celdas de carga de extensométricas em plean el principio 
de cuatro y seis hilos de la conexión de celdas de carga. Cuando se utiliza la tecnología de cuatro hilos, no se 
permite en absoluto el alargamiento del cable de la celda de carga o el uso de una caja de distribución 
separada de celdas d e carga con un cable adicional. Los indicadores con tecnología de seis hilos tienen una 
entrada sensora que permita al indicador compensar las variaciones en la tensión de excitación de la celda de 
carga debido al alargamiento de cables o cambios de la res istencia del cable debido a la temperatura. Sin 
embargo, en contraposición al principio teórico de función, la compensación de las variaciones en la tensión 
de excitación de la celda de carga es limitada debido a una resistencia de entrada limitada de la e ntrada 
sensora. Esto puede conducir a una influencia por la variación de la resistencia del cable debido a la variación 
de temperatura y producir un desplazamiento significativo del intervalo de pesada.  
C.3.3.2  Prueba  
Se debe probar la función sensora en l as condiciones más desfavorables, es decir:  
 el valor máximo de la tensión de excitación de la celda de carga;  
 el número máximo de celdas de carga que pueden ser conectadas (se puede simular); y  
 la longitud máxima del cable (se puede simular).  
C.3.3.2.1 Núm ero máximo simulado de celdas de carga  
Se puede simular el número máximo de celdas de carga colocando un resistor derivador óhmico adicional 
en las líneas de excitación, conectado en paralelo al simulador de celda de carga o la celda de carga 
respectivamen te. 
C.3.3.2.2 Longitud máxima simulada del cable  
Se puede simular la longitud máxima del cable colocando resistores óhmicos variables en todas las seis 
líneas. Los resistores deben ser ajustados a la resistencia máxima del cable y, por consiguiente, la lon gitud 
máxima del cable (dependiendo del material previsto, por ejemplo, cobre u otros, y la sección transversal). Sin 
embargo, en la mayoría de casos, es suficiente colocar los resistores sólo en las líneas de excitación y las 
líneas sensoras, puesto que l a impedancia de entrada de la entrada de señal es sumamente alta en 
comparación con la de la entrada sensora. Por lo tanto, la corriente de entrada de la señal es casi cero o al 
menos sumamente pequeña en comparación con la corriente en las líneas de excit ación y sensoras. Como la 
corriente de entrada está cercana a cero, no se puede esperar ningún efecto significativo, puesto que la caída 
de tensión es insignificante.  
C.3.3.2.3 Reajuste del indicador  
Se debe reajustar el indicador después de haber ajustado  los resistores de simulación del cable.  
C.3.3.2.4 Determinación de la variación del intervalo de pesada  
Se debe medir el intervalo de pesada entre cero y la carga máxima (simulada). Se asume que, en las 
condiciones más desfavorables, puede producirse un c ambio de resistencia debido a un cambio de 
temperatura correspondiente a todo el intervalo de temperatura del instrumento para pesar. Por lo tanto,  se 
debe simular una variación de la resistencia, Δ
 , correspondiente a la diferencia entre las temperaturas de 
funcionamiento mínima y máxima. Se debe determinar la variación esperada de resistencia de acuerdo con la 
siguiente fórmula:  
Δ
 α
  
En donde:  
Rcable 
 resistenci a de un hilo individual, calculada de acuerdo con la siguiente fórmula:  
ρ
  Miércoles 1 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)      
En donde:  
ρ 
 resistencia específica del material (ejemplo: cobre: ρ
  = 0.017 5 
  mm2 / m)  
l 
 longitud del cable (en m)  
A 
 sección transversal de un hilo ind ividual (en mm2)  
α 
 coeficiente de temperatura del material del cable en 1/K 
(ejemplo: para el cobre, α
  
 0.003 9 1/K) 
Después de haber ajustado los resistores óhmicos variables al nuevo valor, se debe volver a determinar el 
intervalo de pesada entre  cero y la carga máxima. Puesto que la variación puede ser positiva o negativa, se 
debe probar ambas direcciones, por ejemplo, para un instrumento para pesar de clase de exactitud III, la 
variación de la resistencia simulada del cable debe corresponder a u na variación de temperatura en 50 K  en 
ambas direcciones, aumentando o disminuyendo la temperatura (el intervalo de temperatura es de – 10 °C a + 
40 °C).  
C.3.3.2.5  Límites de variación del intervalo de pesada  
Para determinar los límites de variación del in tervalo de pesada debido a la influencia de la temperatura en 
el cable, se deben considerar los resultados de las pruebas de temperatura en el indicador. La diferencia entre 
el error máximo del intervalo de pesada del indicador debido a la temperatura y el  límite de error puede ser 
asignada al efecto en el intervalo de pesada debido a la compensación limitada por el dispositivo sensor.  
Sin embargo, este efecto no debe causar un error de más de un tercio del valor absoluto del error máximo 
permitido multipli cado por pi. 
Δ
 Δ
 Δ
 
En donde : 
Δ
 Δ
  
Si el indicador no puede cumplir estas condiciones, se tiene que reducir la resistencia máxima del cable y, 
por consiguiente, la longitud máxima del cable o se tie ne que seleccionar una sección transversal más grande.  
Se puede dar la longitud específica del cable en la forma m/mm2 (dependiendo del material del cable, por 
ejemplo, cobre, aluminio).  
 
Figura C.1 -Perfil de límites de variación del intervalo de pesada  
C.3.4 Otras influencias  
Se deben considerar otras influencias y restricciones para el instrumento para pesar completo y no para 
los módulos.  
C.4 Certificados de aprobación de modelo  
C.4.1  Generalidades  
El Certificado debe tener el formato aprobado y contene r información común y datos del emisor, el 
fabricante y el indicador.         (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Miércoles 1 de agosto de 2018  
Se debe proporcionar la siguiente información importante sobre el indicador en "Identificación del módulo 
certificado":  
 modelo, clase de exactitud;  
 valor del error fraccional, pi; 
 interv alo de temperatura;  
 número máximo de divisiones de escala de verificación;  
 tensión de entrada mínimo por división de escala de verificación;  
 intervalo de medición , y 
 impedancia mínima de la celda de carga.  
C.4.2  Formato del Informe de Prueba  
El Formato de Informe de Resultados de Pruebas o Verificación de la OIML R 76 -2:2007 debe contener 
información detallada sobre el indicador. Éstos son datos técnicos, descripción de las funciones, 
características, aspectos principales y la lista de verificación de la OI ML R 76 -2:2007. La información relevante 
es la siguiente:  
Número de informe:  zzzzz  
Examen de modelo de:  Indicador como módulo de un instrumento para pesar electromecánico  
Emisor:  Nombre, dirección, persona responsable  
Fabricante:  Nombre, dirección  
Tipo  de módulo:  . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . .  
Requisitos de prueba:  NOM -010, edición xxxx  
Resumen del examen:  Módulo probado por separado, pi = 0.5, celda de carga o simulador de 
celda de carga conectado, dispositivos periféricos conectados, in formación 
especial si algunos pruebas fueron realizados por el fabricante y por qué 
fueron aceptados, resultados de la prueba en resumen.  
Evaluador:  Nombre, fecha, firma  
Tabla de contenido:  
Este informe pertenece al Certificado No. xxxx -yy-zzzz 
C.4.2.1  Información general sobre el módulo:  
Descripción de la cubierta, pantalla, teclado, tomacorrientes y conectores, etc. deben ser descritos 
brevemente y sustentados con las correspondientes figuras o fotografías del indicador.  
C.4.2.2  Funciones, facilidades y  dispositivos del módulo:  
Se deben enumerar los dispositivos de ajuste a cero, dispositivos de tara, intervalos de pesada, modos de 
operación, etc. (consultar el capítulo7) y las facilidades de instrumentos para pesar electrónicos mencionadas 
en el capítul o 8. 
C.4.2.3  Datos técnicos:  
Para verificar la compatibilidad de los módulos al utilizar el enfoque modular (consultar 6.10.2 y el 
Apéndice F), se necesita un cierto conjunto de datos. Esta parte contiene los datos del indicador en la misma 
presentación y unidades que se requiere para verificar los requisitos del Apéndice F.  
C.4.2.3.1  Datos metrológicos con respecto al instrumento para pesar  
 Clase de exactitud  
 Número máximo de divisiones de escala de verificación, n 
 Intervalo de temperatura de funcionamient o (°C)  
 Valor del error fraccional, pi 
C.4.2.3.2  Datos eléctricos  
 Tensión de alimentación (V ca o cc)  
 Forma (y frecuencia (Hz)) del suministro de energía  Miércoles 1 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)      
 Tensión de excitación de celda de carga (V ca o cc)  
 Tensión mínima de señal para la carga muerta (mV)  
 Tensión máxima de señal para la carga muerta (mV)  
 Tensión de entrada mínimo por división de escala de verificación, e (V) 
 Tensión mínima del intervalo de medición (mV)  
 Tensión máxima del intervalo de medición (mV)  
 Impedancia mínima de la celda de carga (
 ) 
 Impedancia máxima de la celda de carga (
 ) 
C.4.2.3.3  Sistema de monitoreo  
Existente o no existente  
C.4.2.3.4  Cable de señal  
El cable adicional entre el indicador y la celda de carga o la caja de unión de celdas de carga 
respectivamente (sólo se permite con indicadores que utilizan el sistema de seis hilos, es decir, sistema 
sensor) debe ser especificado como se indica a continuación:  
 material (cobre, aluminio, etc.)  
 longitud (m)  
 sección transversal (mm2); o 
 longitud específica (m/mm2) cuando se especific a el material (cobre, aluminio, etc.); o  
 resistencia óhmica máxima por hilo individual  
C.4.2.4  Documentos:  
Lista de documentos.  
C.4.2.5  Interfaces:  
Tipos y números de interfaz para dispositivos periféricos y para otros dispositivos. Todas las interfaces so n 
interfaces de protección en el sentido de 8.3.6.1 de este Proyecto de Norma Oficial Mexicana.  
C.4.2.6  Dispositivos conectables:  
Impresora, pantalla, etc. Para aplicaciones no sujetas a verificación obligatoria, se pueden conectar 
cualquier dispositivo pe riférico. Ejemplos: Convertidores analógico a digital, PC, etc.  
C.4.2.7  Marcas descriptivas y marcas de control:  
Se debe describir los medios para aplicar las marcas descriptivas considerando 10.1.4 y 10.1.5 en la 
medida en que se apliquen. Además del inst rumento para pesar completo, el mismo módulo debe ser 
claramente identificable. Se debe describir los lugares para la placa descriptiva y las marcas de verificación. Si 
es aplicable, se debe describir y mostrar en figuras o fotografías los medios para sell ar y proteger el indicador.  
C.4.2.8  Equipo de prueba:  
Información sobre el equipo de prueba utilizado para la evaluación de modelo de este módulo e 
información sobre la calibración del equipo de prueba. Ejemplos: simulador de celda de carga, cámaras  de 
temperatura controlada, voltímetros, transformadores, equipo de prueba de perturbaciones, etc.  
C.4.2.9  Observaciones sobre las pruebas:  
Ejemplo: En la lista de verificación, no se llena las partes relacionadas con el instrumento para pesar 
completo ("marcas d escriptivas", "marcas de verificación y sellado" y parcialmente "dispositivo indicador"). 
Durante las pruebas de perturbaciones, se conectó una celda de carga del tipo... y una impresora del tipo....  
C.4.2.10  Resultados de medición:  
Formatos. de OIML R 76 -2:2007  
C.4.2.11  Requisitos técnicos:  
Lista de verificación de OIML R 76 -2:2007.         (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Miércoles 1 de agosto de 2018  
Apéndice D  
(Normativo)  
Para módulos probados por separado  
Prueba y certificación de los dispositivos de procesamiento de datos digitales, las terminales y 
pantallas digitales c omo módulos de instrumentos para pesar de funcionamiento no automáticos  
D.1 Requisitos aplicables  
D.1.1  Requisitos para dispositivos de procesamiento de datos digitales, terminales e indicadores 
digitales  
Los siguientes requisitos establecidos en los incis os siguientes, se aplican a estos módulos en la medida 
en que sea posible:  
6.3  Requisitos adicionales pa ra instrumentos para pesar de mu lti-intervalo  
6.9.3   Suministro de energía  
6.9.5  Otras magnitudes de influencia y restricciones  
6.10  Pruebas de evalu ación y exámenes de modelo  
7. 1  Requisitos generales de construcción  
7.2  Indicación de los resultados de pesada (no para dispositivos de procesamiento de datos digitales)  
7.4  Dispositivos indicadores digitales (no para dispositivos de procesamiento de d atos digitales)  
7.5  Dispositivos de ajuste a cero y de mantenimiento de cero  
7.6  Dispositivos de tara  
7.7  Dispositivos de tara predeterminada  
7.10  Selección de intervalo de pesada en un instrumento para pesar de intervalo múltiple  
7.11  Dispositivos pa ra selección (o conmutación) entre diferentes receptores de carga y/o dispositivos 
transmisores de carga y diferentes dispositivos de medición de carga  
7.13 Instrumentos para pesar para la venta directa al público  
7.14  Requisitos adicionales para instrume ntos para pesar calculadores de precio para la venta directa 
al público  
7.16  Instrumentos para pesar etiquetadores de precio  
8. 1  Requisitos generales  
8. 2  Reacción a fallas significativas  
8.3  Requisitos de funcionamiento  
8.4  Pruebas de desempeño y de  estabilidad del intervalo de pesada  
8.5  Requisitos adicionales para dispositivos electrónicos controlados por software  
11.2.1.2  Documentos descriptivos  
D.1.2  Requisitos suplementarios  
D.1.2.1  Fracción de límites de error  
Los dispositivos de procesamiento  de datos digitales, terminales y pantallas digitales son módulos 
puramente digitales. Para estos módulos, la fracción es pi = 0.0 del error máximo permitido del instrumento 
para pesar completo es el que va a ser utilizado.  
D.1.2.2  Clase de exactitud  
Los d ispositivos de procesamiento de datos digitales, terminales y pantallas digitales son módulos 
puramente digitales. Por lo tanto, se puede utilizar en instrumentos para pesar de todas las clases de 
exactitud. Se deben tomar en cuenta los requisitos relevant es de la clase de exactitud del instrumento para 
pesar al cual están destinados.  
D.2 Principios generales de la prueba  
D.2.1  Generalidades  
Los dispositivos de procesamiento de datos digitales, terminales y pantallas digitales son módulos 
puramente digitale s. Por lo tanto, deben someterse a prueba:  
 el diseño y construcción de acuerdo con la documentación (11.2.1.2);  Miércoles 1 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)      
 las funciones e indicaciones de acuerdo con los requisitos mencionados en E.1.1 , y 
 las perturbaciones de acuerdo con E.3.  
Sin embargo, se deben probar todos los valores indicados y todas las funciones que se transmiten  y/o 
liberan mediante una interfaz para asegurar que sean correctos y cumplan con este Proyecto de Norma Oficial 
Mexicana.  
D.2.2  Dispositivos de simulación  
Para la prueba de estos mó dulos, se debe conectar un dispositivo de simulación adecuado (por ejemplo, 
CAD (Convertidor Analógico -Digital) para probar un dispositivo de procesamientos de datos digital; módulo de 
pesada o dispositivo de procesamiento de datos digital para probar un t erminal o pantalla digital) a la interfaz 
de entrada del módulo de manera que se pueda operar y probar todas las funciones.  
D.2.3  Dispositivo indicador  
Para la prueba de un dispositivo de procesamiento de datos digital, se debe conectar un indicador digita l o 
terminal adecuado para visualizar los respectivos resultados de pesada y operar todas las funciones del 
dispositivo de procesamiento de datos digital.  
D.2.4  Interfaz  
Los requisitos de 8.3.6 son aplicables a todas las interfaces.  
D.2.5  Dispositivos peri féricos  
Los dispositivos periféricos deben ser suministrados por el solicitante para demostrar el funcionamiento 
correcto del módulo y que los resultados de pesada no pueden ser influenciados de manera inadmisible por 
los dispositivos periféricos.  
Al reali zar las pruebas de perturbaciones, los dispositivos periféricos deben estar conectados a cada una 
de las diferentes interfaces.  
D.3 Pruebas  
Para estos módulos, se deben realizar las siguientes pruebas, de acuerdo con los Apéndices A y B:  
Variaciones de ten sión*  A.5.4  
Caídas de tensión de red de ca e interrupciones breves**  B.3.1  
Incrementos repentinos de tensión**  B.3.2  
Ondas de choque (si es aplicable)**  B.3.3  
Descargas electrostáticas**  B.3.4  
Inmunidad a campos electromagnéticos radiados**  B.3.5  
Inmunidad a campos de radiofrecuencia transmitidos por conducción**  B.3.6  
Requisitos especiales de CEM para instrumentos para pesar alimentados por el suministro 
eléctrico de un vehículo de carretera**  B.3.7  
* Para la prueba de las variaciones de tensión, s ólo se deben observar las funciones legalmente 
relevantes y la lectura fácil e inequívoca de las indicaciones primarias.  
** Los módulos puramente digitales no deben ser sometidos a pruebas de perturbaciones (B.3) si se 
establece de otro modo la conformidad  con las Normas IEC relevantes en al menos el mismo nivel que el 
exigido en este Proyecto de Norma Oficial Mexicana.  
También se deben utilizar el Informe de Prueba y la lista de verificación de la OIML R 76 -2:2007 para 
estos módulos en la medida en que se apliquen.  
Las partes de la lista de verificación de la OIML R 76 -2:2007 relacionadas con "marcas descriptivas" y 
"marcas de verificación y sellado" no son relevantes y no se deben llenar.  
D.4 Certificados  
D.4.1  Generalidades  
El Certificado debe tener el fo rmato aprobado y contener información común y datos del emisor, el 
fabricante y el módulo (dispositivo de procesamiento de datos digital, terminal o pantalla digital.  
D.4.2  Formato del Informe de Prueba  
El formato de Informe de Resultados de Pruebas o Veri ficación de OIML R 76 -2:2007 debe  contener 
información detallada sobre el módulo (dispositivo de procesamiento de datos digital, terminal o pantalla 
digital).         (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Miércoles 1 de agosto de 2018  
Éstos son datos técnicos, descripción de las funciones, características, aspectos principales y l a lista de 
verificación de la OIML R 76 -2:2007. La información relevante es la siguiente:  
Número de informe:   
Examen de modelo de:  Un módulo (dispositivo de procesamiento de datos digital, terminal o 
pantalla digital) para un instrumento para pesar de fun cionamiento no 
automático electromecánico.  
 Emisor:  Nombre, dirección, persona responsable  
Fabricante:  Nombre, dirección  
Tipo de módulo:  . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . .  
Requisitos de prueba:  NOM -010, edición xxxx  
Resumen del examen:  Módulo  probado  por separado, pi = 0.0; dispositivos conectados para 
simular la señal de entrada, para visualizar los resultados de pesada y 
operar el módulo, dispositivos periféricos conectados, información 
especial con respecto a si algun as pruebas fueron reali zadas por el 
fabricante y por qué fueron aceptadas, resultados d e la prueba en 
resumen.  
Evaluador:  Nombre, fecha, firma  
Tabla de contenido:  
Este informe pertenece al Certificado No. /xxxx -yy-zzzz.  
D.4.2.1  Información general sobre el tipo de módulo:  
Breve descripción de las interfaces del módulo  
D.4.2 .2  Funciones, recursos y dispositivos del módulo:  
Dispositivos de ajuste a cero, dispositivos de tara, función m ulti-intervalo, diferentes intervalos de pesada, 
modos de operación, etc.  
D.4.2.3  Datos técnico s: 
Intervalo de tara, etc.  
D.4.2.4  Documentos:  
Lista de documentos  
D.4.2.5  Interfaces:  
Tipos y números de interfaz para dispositivos periféricos y para otros dispositivos.  
Todas las interfaces son interfaces de protección en el sentido de 8.3.6.1 de este P royecto de Norma 
Oficial Mexicana.  
D.4.2.6  Dispositivos conectables:  
Terminal, impresora, indicador digital, etc. Para aplicaciones no sujetas a verificación obligatoria, se 
pueden conectar dispositivos periféricos (ejemplos: convertidores analógicos a dig ital, PC, etc.).  
D.4.2.7  Marcas de control:  
Si se requiere protección (sellado) para el instrumento para pesar, los elementos de ajuste de este módulo 
pueden ser protegidos con una marca de control (marca adhesiva o sello).  
D.4.2.8  Equipo de prueba:  
Inform ación referente al equipo de prueba utilizado para la evaluación de modelo de este módulo. 
Información sobre calibración del equipo. Ejemplos: Voltímetros, transformadores, equipo de prueba de 
perturbaciones, etc.  
D.4.2.9  Observaciones sobre las pruebas:  
En la lista de verificación de la  OIML R 76 -2:2007, no se llenan las partes relacionadas con el indicador 
("marcas descriptivas", "marcas de verificación y sellado"). Durante las pruebas de perturbaciones, se conectó 
una impresora del tipo...  
D.4.2.10  Resul tados de medición:  
Formatos de la OIML R 76 -2:2007  
D.4.2.11  Requisitos técnicos:  
Lista de verificación de la OIML R 76 -2:2007  Miércoles 1 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)      
Apéndice E  
(Normativo)  
Para módulos probados por separado  
Prueba y certificación de módulos de pesada como módulos de instrumentos  de para pesar de 
funcionamiento no automático  
E.1 Requisitos aplicables  
E.1.1  Requisitos para módulos de pesada  
Los siguientes requisitos establecidos en los incisos siguientes, se aplican a los módulos de pesada:  
6.1  Principios de clasificación  
6.2  Clasificación de instrumentos para pesar  
6.3  Requisitos adicionales para instrumentos para pesar de m ulti-intervalo  
6.5  Errores máximos permitidos  
6.6  Diferencias permitidas entre resultados  
6.8  Discriminación  
6.9  Variaciones debidas a las magnitudes de influencia y el tiempo  
6.10  Pruebas de evaluación y exámenes de modelo  
7.1  Requisitos generales de construcción  
7.2  Indicación de resultados de pesada  
7.4  Dispositivos indicadores digitales  
7.5  Dispositivos de ajuste a cero y de mantenimiento de cero  
7.6  Dispositivos de tara  
7.7  Dispositivos de tara predeterminada  
7.10  Selección de intervalos de pesada en un instrumento para pesar de intervalo múltiple  
7.11  Dispositivos para selección (o conmutación) entre diferentes receptores de carga y/o disposi tivos 
transmisores de carga y diferentes dispositivos de medición de carga  
7.13  Instrumentos para pesar para la venta directa al público  
7.14  Requisitos adicionales para instrumentos para pesar calculadores de precio para la venta directa 
al público  
7.16  Instrumentos para pesar etiquetadores de precio  
8. 1  Requisitos generales  
8. 2  Reacción a fallas significativas  
8. 3  Requisitos de funcionamiento  
8.4  Pruebas de desempeño y de estabilidad del intervalo de pesada  
8.5  Requisitos adicionales para dispo sitivos electrónicos controlados por software  
E.1.2  Requisitos suplementarios  
E.1.2.1  Fracción de límites de error  
Para un módulo de pesada, la fracción es pi = 1.0 del error máximo permitido del instrumento para pesar 
completo.  
E.1.2.2  Clase de exactitud  
El módulo de pesada debe tener la misma clase de exactitud que el instrumento para pesar al cual está 
destinado. También se puede utilizar un módulo de pesada de clase de exactitud III en un instrumento para 
pesar de clase de exactitud IIII tomando en cuen ta los requisitos de la clase de exactitud IIII.         (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Miércoles 1 de agosto de 2018  
E.1.2.3  Número de divisiones de escala de verificación  
El módulo de pesada debe tener por lo menos el mismo número de divisiones de escala de verificación 
que el instrumento para pesar al cual está destinado . 
E.1.2.4  Intervalo de temperatura  
El módulo de pesada debe tener el mismo o un mayor intervalo de temperatura que el instrumento para 
pesar al cual está destinado.  
E.2 Principios generales de la prueba  
E.2 .1  Generalidades  
Se debe probar un módulo de pesa da de la misma manera que el instrumento para pesar completo, con 
excepción de la prueba del diseño y construcción del dispositivo indicador y elementos de control. Sin 
embargo, se deben probar todos los valores indicados y todas las funciones que se trans miten y/o liberan 
mediante la interfaz para asegurar que sean correctos y cumplan con este Proyecto de Norma Oficial 
Mexicana.  
E.2.2  Dispositivos indicadores  
Para esta prueba, se debe conectar un dispositivo indicador o terminal adecuado para indicar los 
respectivos resultados de pesada y operar todas las funciones del módulo de pesada.  
Si los resultados de pesada del módulo de pesada tienen una división de escala diferenciada de acuerdo 
con 7.4.1, el dispositivo indicador debe indicar este dígito.  
El dispo sitivo indicador debe permitir, de preferencia, la indicación a una mayor resolución para determinar 
el error, por ejemplo, en un modo de servicio especial. Si se utiliza una mayor resolución, se debe registrar 
esto en el Informe de Prueba.  
E.2.3  Interfaz  
Los requisitos de 8.3.6 son aplicables a todas las interfaces.  
E.2.4  Equipo periférico  
El equipo periférico debe ser suministrado por el solicitante para demostrar el funcionamiento correcto del 
sistema o subsistema y la no corrupción de los resultados de pesada.  
Al realizar las pruebas de perturbaciones, el equipo periférico debe estar conectado a cada una de las 
diferentes interfaces.  
E.3 Pruebas  
Se debe realizar el procedimiento de prueba completo para los Instrumentos para pesar de funcionamiento 
no aut omáticos (de acuerdo con los Apéndices A y B).  
Se deben utilizar el formato de Informe de Resultados de Pruebas o Verificación y la lista de verificación 
de OIML R 76 -2:2007 también para los módulos de pesada.  
Las partes de la lista de verificación de OIML  R 76 -2:2007 relacionadas con "marcas descriptivas", 
"marcas de verificación y sellado" y parcialmente con "dispositivo indicador" no son relevantes y no se  deben 
llenar.  
E.4 Certificados  
E.4.1  Generalidades  
El Certificado debe tener el formato aprobado y contener información común y datos sobre el emisor, el 
fabricante y el módulo de pesada.  
E.4.2  Formato del Informe de Prueba  
El formato de Informe de Resultados de Pruebas o Verificación de OIML R 76 -2:2007 debe contener 
información detallada sobre el módu lo de pesada. Éstos son datos técnicos, descripción de las funciones, 
características, aspectos principales y la lista de verificación de OIML R 76 -2:2007. La información relevante 
es la siguiente:  
Número de informe:  zzzz 
Examen de modelo de:  Un módulo de  pesada para un instrumento para pesar de 
funcionamiento no automático electromecánico.  Miércoles 1 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)      
Emisor:  Nombre, dirección, persona responsable  
Fabricante:  Nombre, dirección  
Tipo de módulo:  . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . .  
Requisitos de prueba:  NOM -010, edición xxxx  
Resumen del examen:  Módulo probado por separado, pi = 1.0, dispositivo conectado para 
indicar los resultados de pesada y operar el módulo, dispositivos 
periféricos conectados, información especial con respecto a si algun as 
pruebas fueron realizados por el fabricante y por qué fueron aceptados, 
resultados d e la prueba en resumen.  
Evaluador:  Nombre, fecha, firma  
Tabla de contenido:  
Este informe pertenece al Certificado OIML R -76-1:2006 /xxxx -yy-zzzz.  
E.4.2.1  Información general sobre el ti po de módulo:  
Descripción de estructuras mecánicas, celda de carga, dispositivo de procesamiento de datos analógico, 
interfaces.  
E.4.2.2  Funciones, recursos y dispositivos del módulo:  
Dispositivos de ajuste a cero, dispositivos de tara, módulo de pesada multi-intervalo, diferentes intervalos 
de pesada, modos de operación, etc.  
E.4.2.3  Datos técnicos:  
Tabla con clase de exactitud, pi = 1.0, Max, Min, n, ni, tara e intervalos de temperatura, etc.  
E.4.2.4  Documentos:  
Lista de documentos  
E.4.2.5  Interfaz:  
Tipos  y números de interfaz para el dispositivo indicador y de operación (terminal), para dispositivos 
periféricos y para otros dispositivos.  
Todas las interfaces son interfaz de protección en el sentido de 8.3.6.1 de este Proyecto de Norma  Oficial 
Mexicana.  
E.4.2.6  Dispositivos conectables:  
Dispositivo indicador y de operación (terminal) con pi = 0.0, impresora, indicador, etc. Para aplicaciones no 
sujetas a verificación obligatoria, se pueden conectar dispositivos periféricos. Ejemplos: convertidor analógico 
a digital, PC, etc.  
E.4.2.7  Marcas de control:  
Si se requiere protección (sellado) para el instrumento para pesar, los componentes y elementos de ajuste 
de este módulo pueden ser protegidos con una marca de control (marcha adhesiva o sello) colocada sobre e l 
tornillo de la cubierta debajo de la placa del receptor de carga. No es necesaria una protección adicional.  
E.4.2.8  Equipo de prueba:  
Información sobre el equipo de prueba utilizado para la evaluación de modelo de este módulo. Información 
sobre calibraci ón. Ejemplos: pesas patrón (clase de exactitud), simulador de celda de carga, cámaras de 
temperatura controlada, voltímetros, transformadores, equipo de prueba de perturbaciones, etc.  
E.4.2.9  Observaciones sobre las pruebas:  
En la lista de verificación de  OIML R 76 -2:2007, no se llenan las partes relacionadas con el indicador 
("marcas descriptivas", "marcas de verificación y sellado" y parcialmente "dispositivo indicador"). Durante las 
pruebas de perturbaciones, se conectó una impresora del tipo...  
E.4.2.10  Resultados de medición:  
Formatos de OIML R 76 -2:2007  
E.4.2.11  Requisitos técnicos:  
Lista de verificación de OIML R 76 -2:2007         (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Miércoles 1 de agosto de 2018  
Apéndice F  
(Normativo)  
Obligatorio para módulos probados por separado  
Verificación de compatibilidad de módulos de instrumentos pa ra pesar de funcionamiento no 
automáticos  
NOTA 1:  Sólo para celdas de carga analógicas en combinación con indicadores de conformidad, ambos 
de acuerdo a su regulación vigente y con el Apéndice C.  
NOTA 2:  Se recomienda aplicar la OIML R 60:2000  para celdas de carga analógicas y la  OIML  R 76 -
1:2006 para indicadores, en tanto no existan la Normas Oficiales Mexicanas correspondientes.  
NOTA 3: Sólo para celdas de carga digitales en combinación con indicadores, unidades de procesamiento 
de datos analógicas o digi tales o terminales.  
NOTA 4: Ejemplos de verificaciones de compatibilidad.  
Al utilizar el enfoque modular, la verificación de compatibilidad del instrumento para pesar y los módulos 
requiere ciertos conjuntos de datos. Los tres primeros capítulos de este Ap éndice describen los datos del 
instrumento para pesar, la o las celdas de carga y el indicador que son necesarios para verificar los requisitos 
de compatibilidad.  
F.1 Instrumentos para pesar  
Los siguientes datos metrológicos y técnicos del instrumento para  pesar son necesarios para la 
verificación de compatibilidad:  
Clase de exactitud del instrumento para pesar.  
Max (g, kg, t)  Capacidad máxima del instrumento para pesar de acuerdo con  3.3.1.1  
(Max1, Max2, ..., Max en el caso de un instrumento para pesar multi-intervalo y Max1, 
Max2, Max r en el caso de un instrumento para pesar de intervalo múltiple).  
e (g, kg)  División de escala de verificación de acuerdo con 3.3.2.3  
(e1, e2, e3) (en el caso de un instrumento para pesar multi -intervalo o de intervalo 
múlti ple, donde e1 = emin). 
n Número de divisiones de escala de verificación de acuerdo con 3.3.2.5: n = Max / e 
(n1, n2, n3) (en el caso de un instrumento para pesar multi -intervalo o de intervalo 
múltiple, donde ni = Max i / ei). 
R Coeficiente de reducción, por ejemplo, de un mecanismo de palanca de acuerdo  con 
3.3.3, es la relación (Fuerza sobre la celda de carga) / (Fuerza sobre el receptor de 
carga)  
N Número de celdas de carga  
IZSR (g, kg)  Intervalo de ajuste a cero inicial, de acuerdo con 3.2.7.2.4: se ajusta la indicación a 
cero automáticamente cuando se enciende el instrumento para pesar, antes de 
cualquier pesada.  
NUD (g, kg)  Corrección por carga no distribuida uniformemente**  
DL (g, kg)  Carga muerta del receptor de carga: masa del mismo receptor de  carga que descansa 
sobre las celdas de carga y cualquier construcción adicional montada en el receptor 
de carga.  
T+ (g, kg, t)  Tara aditiva  
Tmin (°C) Límite inferior del intervalo de temperatura  
Tmax (°C) Límite superior del intervalo de temperatura  
CH, NH, SH  Símbolo d e la prueba de humedad realizado  
Sistema de conexión, sistema de seis hilos:  
L (m) Longitud de cable de conexión  
A (mm2)  Sección transversal de hilo  Miércoles 1 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)      
Q Factor de corrección.  
El factor de corrección, 
  > 1 considera los posibles efecto s de la carga excéntrica 
(distribución no uniforme de la carga), carga muerta del receptor de carga, intervalo de 
ajuste a cero inicial y tara aditiva en la siguiente forma:  
 = (Max+ DL + IZSR + NUD + T+) / Max  
** Por lo general, se podría asumir los val ores de la distribución no uniforme de la carga para 
construcciones típicas de instrumentos para pesar cuando no se presentan otras estimaciones.  
 Instrumentos para pesar (WI) con mecanismo de palanca y una 
celda de carga, o WI con receptores de carga que p ermiten 
solamente la aplicación de carga excéntrica mínima, WI con una 
celda de carga de un solo punto:  
por ejemplo, tolva o tolva en forma de embudo con una disposición 
simétrica de las celdas de carga pero sin agitador para el flujo de 
material en el rec eptor de carga  0 % de Max  
 Otros WI convencionales:  20 % de Max  
 Instrumento para pesar de montacargas, colgantes e instrumento 
para pesar puente:  50 % de Max  
 Pesadora de varias plataformas:  
combinación fija:  
selección variable o combinado:   
50 % de Max  total 
50 % de Max puente simple  
F. 2 Celdas de carga probadas por separado  
Se pueden utilizar celdas de carga que han sido probadas de acuerdo con la regulación vigente, sin repetir 
pruebas si existe el respectivo Certificado y se cumplen los requisitos d e 6.10.2.1, 6.10.2.2 y 6.10.2.3. Sólo se 
permiten celdas de carga probadas para SH y CH en el enfoque modular (no celdas de carga NH).  
NOTA:  Se recomienda aplicar la OIML R 60:2000, en tanto no exista la Norma Oficial Mexicana 
correspondiente.  
F.2.1  Clases  de exactitud  
Las clases de exactitud que incluyen intervalos de temperatura y la evaluación de la estabilidad en relación 
con la humedad y fluencia de celda(s) de carga (LC) deben cumplir los requisitos para los instrumentos para 
pesar (WI).  
Tabla F.1 -Clases de exactitud correspondientes  
 Exactitud     Referencia  
WI I II III IIII 6.1.1  
LC A A*, B  B*, C  C, D OIML R 60:2000  
NOTA : * Se recomienda aplicar la OIML R 60:2000, en tanto no exista la Norma Oficial Mexicana 
correspondiente.  
 
* Si los intervalos d e temperatura son suficientes y la evaluación de estabilidad en relación con la 
humedad y fluencia corresponden a los requisitos de la clase de exactitud inferior.  
F.2.2  Fracción del error máximo permitido  
Si no se indica ningún valor para la celda de carg a en el Certificado, entonces 
  = 0.7. La fracción puede 
ser 0.3 ≤ 
 ≤ 0.8, de acuerdo con 6.10.2.1.  
F.2.3  Límites de temperatura  
Si no se indica ningún valor para la celda de carga en el Certificado, Tmin = – 10 °C y Tmax = 40 °C. Se 
puede limitar el intervalo de temperatura, de acuerdo con 6.9.2.2.  
F.2.4  Capacidad máxima de la celda de carga  
La capacidad máxima de la celda de carga debe cumplir la condición:  
        (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Miércoles 1 de agosto de 2018  
F.2.5  Carga muerta mínima de la celda de carga  
La carga mínima producid a por el receptor de carga debe ser igual o superior a la carga muerta mínima de 
una celda de carga (muchas celdas de carga tienen Emin = 0): 
 
F.2.6  Número máximo de divisiones de una celda de carga  
Para cada celda de carga, el número máxi mo de divisiones de la celda de carga, nLC, (consultar  OIML R 
60:2000) no debe ser inferior al número de divisiones de escala de verificación, n, del instrumento para pesar:  
 
En un instrumento para pesar multi -intervalo o de intervalo múltiple, esto  se aplica a cualquier intervalo de 
pesada individual o parcial:  
 
En un instrumento para pesar multi -intervalo, el retorno de la señal de salida de la carga muerta mínima, 
DR debe cumplir la condición:  
 
En donde: E = Max x R / N es la carga parcial de la celda de carga al cargar el instrumento para pesar  con 
Max.  
Solución aceptable:  
Cuando no se conoce DR, se cumple la condición 
  Max / e1. 
Además, en un instrumento para pesar de inter valo múltiple donde la o las mismas celdas de carga se 
utilizan para más de un intervalo, el retorno de la señal de salida de la carga muerta mínima, DR, de la celda 
de carga debe cumplir la condición:  
 
Soluc ión aceptable:  
Cuando no se conoce DR, se cumple la condición 
  0.4 x Max r / e1. 
F.2.7  Intervalo de verificación mínimo de la celda de carga  
El intervalo de verificación mínimo de la celda de carga, vmin no debe ser superior a la división de escala de 
verificación, e, multiplicado por el coeficiente de reducción, R, del dispositivo transmisor de carga y dividido 
entre la raíz cuadrada del número, N, de celdas de carga, según sea aplicable:  
 
NOTA:  vmin es medido en unidades de masa. La fórmula se aplica a celdas de carga, tanto analógicas 
como digitales.  
En un instrumento para pesar de intervalo múltiple donde se utilizan la o las mismas celdas de carga para 
más de un intervalo, o en un instrumento para pesar de multi -intervalo, e debe s er reemplazado por e1. 
F.2.8  Resistencia de entrada de una celda de carga  
La resistencia de entrada de una celda de carga, RLC, está limitada por el indicador:  
RLC / N debe encontrarse dentro del intervalo del indicador RLmin a RLmax. 
F.3 Indicadores y dis positivos de procesamiento de datos analógicos probados por separado  
Se pueden utilizar indicadores y dispositivos de procesamiento de datos analógicos que han sido probadas 
por separado de acuerdo con el Apéndice C, sin repetir pruebas si existe el respec tivo Certificado y se 
cumplen los requisitos de 6.10.2.1, 6.10.2.2 y 6.10.2.3.  
F.3.1  Clase de exactitud  
Las clases de exactitud que incluyen intervalos de temperatura y la evaluación de la estabilidad en relación 
con la humedad deben cumplir los requisitos  para los instrumentos para pesar (WI).  
Tabla F.2 -Clases de exactitud correspondientes  
 Exactitud  Referencia  
WI I II III IIII 6.1.1  
IND I I*, II II*, III  III, IIII  OIML R 60:2000  
NOTA : ** Se recomienda aplicar la OIML R 60:2000, en tanto no exista la No rma Oficial Mexicana 
correspondiente.  
* Si los intervalos de temperatura son suficientes y la evaluación de la estabilidad en relación con la 
humedad corresponden a los requisitos de la clase de exactitud inferior.  Miércoles 1 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)      
F.3.2  Fracción del error máximo permitid o 
Si no se indica ningún valor para el indicador en el Certificado, entonces 
  = 0.5. La fracción puede ser 
0.3 
  0.8 de acuerdo con 6.10.2.1.  
F.3.3  Límites de temperatura  
Si no se indica ningún valor para la celda de carga en el Certificado, Tmin = – 10 ºC y Tmax = 40 °C. Se 
puede limitar el intervalo de temperatura de acuerdo con 6.9.2.2.  
F.3.4  Número máximo de divisiones de escala de verificación  
Para cada indicador, el número máximo de divisiones de escala de verificación, nind, no debe ser in ferior al 
número de divisiones de escala de verificación, n, del instrumento para pesar:  
 
En un instrumento para pesar multi -intervalo o de intervalo múltiple, esto se aplica a cualquier intervalo de 
pesada individual o parcial:  
 
En caso de aplicaciones multi -intervalo y de intervalo múltiple, se deben incluir estas funciones en e l 
indicador certificado.  
 
F.3.5.1  Cable de conexión  
El cable adicional entre el indicador y la celda de carga o la caja de distribución de celdas de carga 
respectivamente (sólo se permite con indicadores que utilizan el sistema de seis hilos, es decir, si stema 
sensor) debe haber sido especificado en el Certificado del indicador.  
El procedimiento más simple es especificar un valor de la relación entre la longitud del cable y la sección 
transversal de un hilo (m/mm2) para un determinado material (cobre, alum inio, etc.) en el Certificado  del 
indicador.  
En otros casos, se debe calcular a partir de la longitud (m), la sección transversal (mm2), los datos sobre el 
material del conductor y la resistencia óhmica máxima (?) por alambre.  
NOTA : En el caso de un cable con diferentes secciones transversales del alambre, la conexión del 
alambre sensor es de interés. Al utilizar barreras contra rayos o barreras para aplicaciones a prueba  de 
explosiones, se debe verificar la tensión de excitación en las celdas de carga con el fin de probar que se 
cumplen las condiciones para la tensión de entrada mínimo por división de escala de verificación  del 
indicador.  
F.4 Verificaciones de compatibilidad de módulos con salida analógica  
Las magnitudes y características relevantes identif icadas que conjuntamente establecen la compatibilidad, 
se han incluido en el siguiente formato. Si se cumplen todas las condiciones, se cumplen los requisitos de        (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Miércoles 1 de agosto de 2018  
compatibilidad de este Proyecto de Norma Oficial Mexicana. Las Tablas en las cuales se pueden introducir 
datos, permiten tomar fácilmente decisiones con respecto a si se cumplen o no las condiciones.  
El fabricante del instrumento para pesar puede verificar y demostrar esta compatibilidad llenando el 
formato que aparece en la página siguiente.  
El pu nto F.6 da ejemplos típicos de formatos llenos de verificaciones de compatibilidad.  
F.5 Verificaciones de compatibilidad de módulos con salida digital  
Para módulos de pesada y otros módulos o dispositivos digitales (consultar la Figura 1), no son necesarias 
verificaciones de compatibilidad especiales; la prueba del correcto funcionamiento de un instrumento para 
pesar completo es suficiente. Si no hay una  transmisión correcta de datos entre los módulos (y probablemente 
entre otros componentes/dispositivos), el instrumento para pesar no funciona en absoluto o algunas funciones 
fallan, por ejemplo, ajuste a cero o tara.  
En el caso de celdas de carga digitale s, se aplica la misma verificación de compatibilidad que en F.4, con 
excepción de las condiciones (8), (9) y (10) del formato.  
Verificación de compatibilidad (Ejemplo No. 1)  
(1) Clase de Exactitud de la celda de carga (LC), el indicador (IND) y el instrume nto para pesar (WI)  
 
(2) Límites de temperatura del instrumento para pesar (WI) en comparación con los límites de temperatura 
de la celda de carga (LC) y el indicador (IND) en °C  
 
(3) Suma de los cuadros de las fracciones pi de los errores máximos permitidos de los elementos de 
conexión, el indicador y las celdas de carga  
 
(4) Número máximo de divisiones de escala de verificación del indicador y número de divisiones de escala 
del instrumento para pesar  
Instrumento para pesar de un solo 
rango  
Instrumento para pesar de 
intervalo múltiple o de rango 
múltiple WI  
 
(5) La capacidad máxima de las celdas de carga debe ser compatible con Max del instrumento para pesar  
 
Miércoles 1 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)      
(Continúa en la Tercera Sección)