Okružní 31, 638 00  Brno  
legmet@cmi.cz  
 +420 545 555 414 
 
 
 
 
V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A 
 
Český metrologický institut (dále jen „ČMI“), jako orgán věcně a místně příslušný ve věci stanovování 
metrologických a technických požadavků na stanovené měřidlo a stanovování zkoušek při schvalování 
typu a při ověřování stanoveného měřidla dle § 14 odst. 1 zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákona o metrologii“), a dle ustanovení § 172 a následujících zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „SprŘ“), zahájil z moci úřední dne 
12. 2. 2016 správní řízení dle § 46 SprŘ, a na základě podkladů vydává toto: 
 
 
I 
O P A T Ř E N Í   O B E C N É   P O V A H Y 
číslo: 0111-OOP-C096-18 
 
kterým se stanovují metrologické a technické požadavky na stanovená měřidla  pro účely pře-
zkoušení měřidla na žádost osoby, která může být dotčena jeho nesprávným měřením: 
„měřická pásma“   
1   Základní pojmy 
Pro účely tohoto opatření obecné povahy platí termíny a definice podle VIM a VIML1 a následující: 
1.1  
hmotná délková měrka 
měřidlo, opatřené trvanlivými a nesmazatelnými značkami stupnice, jejichž vzdálenost je uvedena v zá-
konných jednotkách délky 
1.2  
hlavní značky stupnice 
dvě značky stupnice, jejichž vzdálenost představuje jmenovitou délku 
 
1  TNI 01 0115 Mezinárodní metrologický slovník – Základní a všeobecné pojmy a přidružené termíny (VIM)  
a Mezinárodní slovník termínů v legální metrologii (VIML) jsou součástí sborníku technické harmonizace 
„Terminologie v oblasti metrologie“ veřejně dostupného na www.unmz.cz. Opatření obecné povahy č. 0111-OOP-C096-18  
2 1.3   
stupnice 
soubor všech značek stupnice a souvisejícího číslování 
1.4  
dílek stupnice  
hodnota vyjádřená v jednotkách délky; jedná se o rozdíl mezi hodnotami odpovídajícími dvěma po sobě 
jdoucím značkám stupnice  
2   Metrologické požadavky 
Metrologické požadavky na měřidla jsou stanoveny zvláštním právním předpisem2. 
3   Technické požadavky 
Technické požadavky na měřidla jsou stanoveny zvláštním právním předpisem2. 
4   Značení měřidla 
Požadavky na značení měřidel jsou stanoveny zvláštním právním předpisem2. 
5   Schvalování typu měřidla 
Měřidla jsou uváděna na trh s posouzením shody dle zvláštního právního předpisu2. Ustanovení o schva-
lování typu dle zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii se nepoužijí. 
6   Prvotní ověření 
Měřidla jsou uváděna na trh s posouzením shody dle zvláštního právního předpisu 2. Ustanovení o pr-
votním ověření dle zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii se nepoužijí. 
7   Následné ověření 
Následné ověření se neprovádí.  
8   Přezkoušení měřidla   
Postup dle této kapitoly se uplatní při přezkušování měřidla podle § 11a zákona o metrologii na žádost 
osoby, která může být dotčena jeho nesprávným měřením. 
8.1   Největší dovolené chyby (MPE) 
Měřické pásmo musí být vyrobeno v jedné ze tří tříd přesnosti s označením „I“, „II“, nebo „III“. 
8.1.1  Největší dovolená chyba, kladná nebo záporná vyjádřená v milimetrech, pro vzdálenost mezi 
dvěma nesousedícími značkami stupnice je dána vzorcem: 
 
2  Nařízení vlády č. 120/2016 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na měřidla (dále jen „nařízení vlády“), 
kterým je do české legislativy implementována směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/32/EU z 26. 
února 2014, o měřidlech (MID) Opatření obecné povahy č. 0111-OOP-C096-18  
3 (a + b·L)  (1) 
kde:  L   ..........  je číselná hodnota sledované délky zaokrouhlené na nejbližší vyšší celý metr, 
 a, b  ........  jsou pro každou třídu přesnosti uvedeny v tabulce 1. 
Tabulka 1  
Třída 
přesnosti a 
(mm) b 
(mm) 
I 0,1 0,1 
II 0,3 0,2 
III 0,6 0,4 
8.1.2  Jestliže je počátek stupnice omezen plochou, zvětší se největší dovolená chyba pro libovolnou 
vzdálenost začínající takovýmto počátkem o hodnotu uvedenou v tabulce 2. 
Tabulka 2  
Hodnota  
pro jednotlivé třídy přesnosti 
(mm) 
I II III 
0,1 0,2 0,3 
8.2  Zkoušky 
8.2.1  Referenční podmínky 
Není-li výrobcem stanoveno jinak a není-li to odpovídajícím způsobem vyznačeno na měřicím pásku, 
je referenční teplota 20 °C. 
Při měření musí být aplikována napínací síla o velikosti 50 N nebo jiné hodnoty síly stanovené výrobcem 
a odpovídajícím způsobem vyznačené na měřicím pásku. 
8.2.2  Postup zkoušení 
Při přezkoušení měřidla se provede: 
  a)  vizuální prohlídka; 
  b)  zkouška přesnosti. 
8.2.2.1   Vizuální prohlídka 
Při vizuální prohlídce se zjišťuje, zda měřidlo: 
    není mechanicky poškozeno; 
    je označeno odpovídajícím způsobem (číslování stupnice; třída přesnosti; označení CE a doplň-
kové metrologické označení včetně identifikačního čísla oznámeného subjektu, nebo ekvivalentní 
označení apod.). Opatření obecné povahy č. 0111-OOP-C096-18  
4 8.2.2.2   Zkouška přesnosti 
V pěti různých místech náhodně rozložených po celé měřicí délce, zahrnujících i jmenovitou délku  
a rozporovanou délku, pokud je známa, se provede kontrola přesnosti a linearity stupnice, tj. vzdálenosti 
mezi dvěma nesousedícími značkami, přičemž jednou z těchto značek je vždy nula. 
  
Zjištěné chyby zkoušeného měřidla nesmí překročit dvojnásobek příslušné hodnoty největších dovole-
ných chyb uvedených v této kapitole, tabulkách 1 a 2. 
9   Oznámené normy 
ČMI oznámí pro účely specifikace metrologických a technických požadavků na měřidla a pro účely 
specifikace metod zkoušení při schvalování jejich typu a ověřování, vyplývajících z tohoto opatření 
obecné povahy, české technické normy, další technické normy nebo technické dokumenty mezinárod-
ních popřípadě zahraničních organizací, nebo jiné technické dokumenty obsahující podrobnější tech-
nické požadavky (dále jen „oznámené normy“). Seznam těchto oznámených norem s přiřazením k pří-
slušnému opatření oznámí ČMI společně s opatřením obecné povahy veřejně dostupným způsobem (na 
webových stránkách www.cmi.cz). 
Splnění oznámených norem nebo splnění jejich částí se považuje v rozsahu a za podmínek stanovených 
tímto opatřením obecné povahy za splnění těch požadavků stanovených tímto opatřením, k nimž se tyto 
normy nebo jejich části vztahují. 
Shoda s oznámenou normou je jedním ze způsobů, jak prokázat splnění požadavků.  Tyto požadavky 
mohou být splněny i jiným technickým řešením garantujícím stejnou nebo vyšší úroveň ochrany opráv-
něných zájmů. 
II. 
O D Ů V O D N Ě N Í 
ČMI vydává podle § 14 odst. 1 písmeno j) zákona o metrologii k provedení § 6 odst. 2, § 9 odst. 1 a 9  
a § 11a odst. 3 zákona o metrologii toto opatření obecné povahy, kterým se stanovují metrologické  
a technické požadavky na stanovená měřidla a zkoušky při schvalování typu a při ověřování stanove-
ných měřidel – „měřická pásma“.  
Vyhláška č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající 
schválení typu, ve znění pozdějších předpisů, zařazuje v příloze Druhový seznam stanovených měřidel 
uvedený druh měřidel pod položkou 1.1.2 a mezi měřidla podléhající schvalování typu.  
Tento předpis (Opatření obecné povahy) byl oznámen v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických 
předpisů a předpisů pro služby informační společnosti. 
 
III. 
P O U Č E N Í 
Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek § 173 odst.2 SprŘ. 
Dle ustanovení § 172 odst. 5 SprŘ se proti rozhodnutí o námitkách nelze odvolat ani podat rozklad. 
Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení dle ust. § 94 až 
§ 96 SprŘ. Účastník může dát podnět k provedení přezkumného řízení ke správnímu orgánu, který toto 
opatření obecné povahy vydal. Jestliže správní orgán neshledá důvody k zahájení přezkumného řízení, Opatření obecné povahy č. 0111-OOP-C096-18  
5 sdělí tuto skutečnost s uvedením důvodů do třiceti dnů podateli. Usnesení o zahájení přezkumného řízení 
lze dle ust. § 174 odst. 2 SprŘ vydat do tří let od účinnosti opatření obecné povahy. 
IV. 
Ú Č I N N O S T  
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnost patnáctým dnem od dne vyvěšení na úřední desce (§ 24d 
zákona o metrologii). 
 
 
 RNDr. Pavel Klenovský v.r. 
 generální ředitel 
 
Za správnost vyhotovení: Mgr. Tomáš Hendrych  
 Vyvěšeno dne:  20. 9. 2019  
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení:  Tomáš Hendrych v.r. 
Sejmuto dne:  21. 10. 2019  
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení:  Tomáš Hendrych v.r. 
Účinnost:  5. 10. 2019  
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení:  Tomáš Hendrych v.r.