Český metrologický institut  
Okružní 31, 638 00  Brno 
 
 
 
  
 Vyřizuje: Mgr. Tomáš Hendrych 
 Telefon: 545 555 414 
 
 
Český metrologický institut (dále jen „ČMI“), jako orgán věcně a místně příslušný ve věci stanovování 
metrologických a technických požadavků na stanovené měřidlo a stanovování zkoušek při schvalování 
typu a při ověřování stanoveného měřidla dle § 14 odst. 1 zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákona o metrologii“), a dle ustanovení § 172 a následujících zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „SprŘ“), zahájil z moci úřední dne 
12. 3. 2017 správní řízení dle § 46 SprŘ, a na základě podkladů vydává toto: 
 
 
I. 
O P A T Ř E N Í   O B E C N É   P O V A H Y 
číslo: 0111-OOP-C031-18 
kterým se stanovují metrologické a technické požadavky na stanovená měřidla, včetně zkoušek 
při schvalování typu a při ověřování stanovených měřidel: 
„měřidla protečeného množství plynu s otáčivými písty a rychlostní“ 
 
 
Tento předpis stanovuje metrologické a technické požadavky při schvalování typu a prvotním ověřování 
měřidel protečeného množství plynu s otáčivými písty a rychlostních používaných výslovně mimo 
oblasti použití definované nařízením vlády č. 120/2016 Sb., o posuzování shody měřidel při jejich 
dodávání na trh, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Nařízení vlády č. 120/2016 Sb.)  
Tento předpis také stanovuje metrologické a technické požadavky při následném ověřování měřidel 
protečeného množství plynu s otáčivými písty a rychlostních.  Opatření obecné povahy č. 0111-OOP-C031-18 
 
2 / 10 
 1   Základní pojmy  
Pro účely tohoto opatření obecné povahy platí termíny a definice podle VIM a VIML1) a následující: 
1.1   
plynoměr s otáčivými písty (dále jen rotační plynoměr) 
objemový plynoměr, v němž je mezi stěnami stacionární komory a rotačním prvkem vytvořena pevná 
měřicí komora; každý rotační cyklus prvku(ů) posunuje určitý objem plynu, který se souhrnně 
zaznamenává a je indikován indikačním zařízením   
1.2    
turbínový plynoměr 
rychlostní plynoměr, v němž dynamické síly proudícího plynu způsobují otáčení kola turbíny 
s rychlostí, která je funkcí objemového průtoku; počet otáček turbínového kola tvoří základ pro indikaci 
objemu, který protekl turbínovým plynoměrem 
1.3   
ultrazvukový plynoměr 
rychlostní plynoměr, jehož principem je měření rychlosti proudícího plynu v potrubí, které je založené 
na stanovení času průchodu ultrazvukových signálů protékajícím plynem mezi vysílacími a přijímacími 
jednotkami ultrazvukových signálů. Ultrazvukové plynoměry lze dělit na klasické vícecestné, které 
obsahují několik měřicích ultrazvukových drah (obvykle 3 a více), vyrábí se s nominálním rozměrem 
od DN80 výše a patří do třídy přesnosti 1,0.  Ultrazvukové plynoměry pro domácnost (dále jen „domovní 
ultrazvukové plynoměry“) mají maximální průtok do  10 m3/h, obsahují obvykle jednu měřicí dráhu, 
mají tvar domovního membránového plynoměru, používají se do tlaku 0,5 bar, jsou napájeny baterií a 
patří do třídy přesnosti 1,5.   
1.4    
vírový plynoměr 
rychlostní plynoměr, který je založen na efektu, kdy po stranách překážky neaerodynamického tvaru, 
která je obtékána plynem, se střídavě na obou stranách oddělují víry, jejichž frekvence vzniku je úměrná 
rychlosti proudění plynu, a proto i velikosti průtoku; vhodný snímač snímá frekvenci takto vzniklých 
vírů a převádí je na hodnotu objemového průtoku v požadovaných měřicích jednotkách 
1.5    
tlaková ztráta 
rozdíl mezi tlakem naměřeným na vstupu a výstupu plynoměru, je-li plynoměr v provozu 
1.6    
chyba 
hodnota, která vyjadřuje v procentech poměr rozdílu mezi objemem indikovaným plynoměrem 
a objemem, který skutečně protekl přes plynoměr, ke skutečně proteklému objemu 
1.7  
maximální průtok Q max 
největší průtok, při němž plynoměr poskytuje údaje, které splňují   požadavky na největší dovolenou 
chybu (MPE). 
                                                      
1) Mezinárodní metrologický slovník – Základní a všeobecné pojmy a přidružené termíny (VIM) Mezinárodní 
slovník termínu v legální metrologii (VIML) jsou součástí sborníku technické harmonizace „Terminologie v ob-
lasti metrologie“ veřejné dostupného na www.unmz.cz. Opatření obecné povahy č. 0111-OOP-C031-18 
 
3 / 10 
 1.8  
minimální průtok Q min 
nejmenší průtok, při němž plynoměr poskytuje údaje, které splňují požadavky na největší dovolenou 
chybu (MPE). 
1.9  
přechodový průtok Q t 
hodnota, která leží mezi maximálním a minimálním průtokem a kterou se rozsah průtoků dělí na dvě 
pásma, „horní pásmo“ a „dolní pásmo“.  Pro každé pásmo platí určitá největší dovolená chyba (MPE). 
2   Metrologické požadavky 
Metrologické požadavky jsou založeny na požadavcích relevantních harmonizovaných evropských 
norem a normativních dokumentů. Plynoměry musí mít požadované metrologické vlastnosti v celém 
rozsahu podmínek, pro které jsou schváleny, požadovanou opakovatelnost a reprodukovatelnost. 
Na měřidla, jejichž typ byl schválen podle zákona o metrologii nebo dle evropských směrnic2), se při 
ověřování uplatňují metrologické požadavky, které byly rozhodné pro jejich uvedení do oběhu. 
2.1   Stanovené pracovní podmínky 
2.1.1   Rozsah průtoku 
Rozsah průtoků plynu musí splňovat požadavky na vzájemné poměry maximálního průtoku  Qmax, 
minimálního průtoku  Qmin, přechodového průtoku Qt a přetěžovacího průtoku  Qr:  
a) Qmax/Qmin  20 
b) Qmax/Qt   5 
c) Qr/Qmax  = 1,2  
 
Pouze pro domovní ultrazvukové plynoměry platí požadavky na vzájemné poměry maximálního 
průtoku Qmax, minimálního průtoku  Qmin, přechodového průtoku Qt a přetěžovacího průtoku  Qr:  
a) Qmax/Qmin  150 
b) Qmax/Qt   10 
c) Qr/Qmax  = 1,2  
2.1.2   Maximální zatížení  
Po jednohodinovém zatížení na přetěžovacím průtoku Qr musí být plynoměr ve svém měřicím rozsahu 
v mezích největší dovolené chyby. 
2.1.3   Maximální pracovní tlak 
Maximální pracovní tlak plynoměru musí být vyznačen na štítku plynoměru.   
                                                      
2) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/22/ES ze dne 31. března 2004 o měřicích přístrojích, resp. směr-
nice Evropského parlamentu a Rady 2014/32/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů člen-
ských států týkajících se dodávání měřidel na trh. Opatření obecné povahy č. 0111-OOP-C031-18 
 
4 / 10 
 2.1.4   Rozsah teplot 
Všechny plynoměry musí být schopny splnit požadavek na minimální rozsah teploty okolí od –10 °C 
do +40 °C.  
Minimální rozpětí teploty plynu je 40 °C. 
2.1.5 Stálost 
Plynoměry musí splnit metrologické požadavky po stanovenou dobu používání, což se prokazuje 
zkouškou dlouhodobé stability.    
2.2   Největší dovolená chyba 
2.2.1   Největší dovolené chyby při ověřování 
Největší dovolené chyby pro rotační a rychlostní plynoměry jsou obecně stanoveny v tabulce 1. 
Tabulka 1 – Největší dovolené chyby 
Průtok 
(m3/h) Největší dovolené chyby 
při ověřování  při používání 
Qmin  Q  Qt ± 2,0 % ± 4 % 
Qt  Q  Qmax ± 1,0 % ± 2 % 
 
Rotační a rychlostní plynoměry jsou ve třídě přesnosti 1,0.  
Pouze pro domovní ultrazvukové plynoměry jsou největší dovolené chyby stanoveny v tabulce 2. 
Tabulka 2 – Největší dovolené chyby pro domovní ultrazvukové plynoměry 
Průtok 
(m3/h) Největší dovolené chyby 
při ověřování  při používání 
Qmin  Q  Qt ± 3,0 % ± 6 % 
Qt  Q  Qmax ± 1,5 % ± 3 % 
 
Domovní ultrazvukové plynoměry jsou ve třídě přesnosti 1,5. 
U plynoměrů některých typů, při jejichž schvalování byly aplikovány požadavky národních technických 
norem, se může největší dovolená chyba platná v době schválení typu měřidla lišit od výše uvedené 
největší dovolené chyby; v takovém případě je rozhodující největší dovolená chyba uvedená 
v certifikátu o schválení typu. 
2.3   Tlaková ztráta 
Maximální tlaková ztráta při Qmax musí být deklarována výrobcem. 
Střední hodnota tlakové ztráty plynoměru při maximálním průtoku Qmax vzduchu o hustotě vzduchu 
1,2 kg/m3 nesmí překročit hodnoty stanovené výrobcem nebo hodnoty uvedené v certifikátu o schválení 
typu, pokud jsou v něm uvedeny.  
3   Technické požadavky 
Technické požadavky jsou založeny na požadavcích relevantních evropských harmonizovaných norem 
nebo normativních dokumentů OIML.  Opatření obecné povahy č. 0111-OOP-C031-18 
 
5 / 10 
 3.1   Konstrukce měřidla 
Rotační a rychlostní plynoměry mají dvě připojovací místa pro přírubové nebo závitové připojení 
měřidla, nebo jedno koaxiální připojení.  
3.2   Počitadlo 
Plynoměr musí být vybaven metrologicky kontrolovaným displejem (počitadlem). 
Počitadlo musí za běžných podmínek použití správně pracovat po běžnou dobu životnosti zkoušeného 
plynoměru. 
Počitadlem může být mechanické zařízení ve formě válečků, které je nevynulovatelné, minimálně pro 
objem odpovídající objemu zaznamenanému po dobu 8000 h při průtoku Qmax. Válečky počitadla za 
desetinnou čárkou musí být orámovány nebo mít jinou barvu, než válečky před desetinnou čárkou.  
Číslice počitadla musí indikovat krychlové metry nebo dekadické násobky nebo díly krychlového metru. 
Na štítku počitadla v blízkosti číselných válečků nebo na displeji počitadla musí být uvedena značka 
m3.  
U mechanického počitadla musí pootočení válečku během poslední desetiny jeho dráhy, tj. od 9 do 0, 
vyvolat posun válečku nejblíže vyššímu řádu o jednu jednotku. 
U elektronických počitadel se při změně jakékoliv číslice z 9 na 0 musí číslice nejblíže vyššímu řádu 
zvýšit o 1.  
Na počitadle musí být možné číst jasně a správně v úhlu 15° od kolmice k okénku v mezích rozsahu 
teploty okolí od –10 °C do 40 °C nebo větším, pokud ho stanovil výrobce. 
3.3   Materiály 
Součásti plynoměru v toku plynu musí být schopny odolat vlivům složek plynného prostředí, ve kterém 
pracují, a v průběhu normální doby životnosti plynoměru musí být odolné proti stárnutí a korozi. Těleso 
a všechny ostatní části plynoměru musí být zkonstruovány z materiálů či povrchů schopných odolat 
tlaku a prostředí, do kterého jsou určeny.  
3.4   Odolnost proti nesprávné manipulaci 
Plynoměr je konstruován takovým způsobem, aby jakékoliv mechanické působení nebo manipulace, 
schopná ovlivnit přesnost měření, způsobila viditelné trvalé poškození měřidla nebo úředních nebo 
zajišťovacích značek. 
3.5   Skladování a přeprava 
Tam, kde je to možné, připojení plynoměru musí být vybavena vhodnými neplombovanými zátkami 
nebo kryty, které zabrání vniknutí cizích látek během přepravy a skladování.  
 
3.6   Pracovní poloha plynoměru 
Pracovní poloha plynoměru, ve které má být plynoměr použit, musí být vyznačena na štítku plynoměru, 
nebo musí být stanovena v certifikátu o schválení typu.    
 
3.7   Usměrňovací potrubí  
Plynoměr, u něhož jsou metrologické vlastnosti závislé na délce usměrňovacího potrubí připojeného 
k plynoměru, se musí ověřovat a používat s usměrňovacím potrubím nebo za instalačních podmínek, 
které jsou stanoveny v certifikátu o schválení typu nebo výrobcem. 
 Opatření obecné povahy č. 0111-OOP-C031-18 
 
6 / 10 
 3.8   Software  
Pokud vyhodnocovací nebo indikační jednotka obsahuje software, který je pro metrologické vlastnosti 
zásadní, musí být identifikovatelný a musí být zabezpečen. Plynoměr musí jednoduchým způsobem 
umožňovat identifikaci softwaru. 
 
3.9   Elektronika  
Pokud plynoměr obsahuje elektronické součásti, musí vyhovět příslušným požadavkům na 
elektromagnetickou kompatibilitu.  
4   Značení měřidla 
Požadavky na značení měřidel dle této kapitoly se týkají měřidel, která jsou schvalována dle zákona o 
metrologii. Nevztahují se na měřidla uváděná na trh s posouzením shody dle nařízení vlády 120/2016 
Sb. 
4.1   Každý plynoměr musí být označen na počitadle nebo na zvláštním štítku alespoň následujícími 
informacemi: 
d) identifikační značka nebo název výrobce; 
e) výrobní číslo plynoměru a rok výroby; 
f) maximální průtok Qmax (m3/h); 
g) minimální průtok Qmin (m3/h); 
h) maximální pracovní tlak pmax; 
i) u rotačních plynoměrů jmenovitá hodnota cyklického objemu V (dm3); 
j) hodnota impulzního čísla, která odpovídá určitému zaznamenanému proteklému objemu, tam, 
kde je vysílač impulzů použit; 
k) přechodový průtok Qt pouze u plynoměrů schválených dle tohoto předpisu;  
l) značka schválení typu. 
Přípojky odběru tlaku a teploty z plynoměru musí být řádně označeny příslušnými štítky.   
Označení musí být na jasně viditelném místě a musí být za normálních podmínek užití plynoměru 
trvanlivé. 
U některých plynoměrů, jejichž typ byl schválen podle požadavků národních technických norem, se 
mohou požadavky na označení měřidla platné v době schválení typu měřidla lišit od výše uvedených 
požadavků; v takovém případě jsou rozhodující požadavky uvedené v certifikátu o schválení typu. 
4.2   Plynoměr se dvěma přípojkami  
Plynoměry se dvěma přípojkami musí mít jasně a trvale označený směr toku plynu šipkou mezi těmito 
dvěma připojovacími místy. 
5   Schvalování typu měřidla 
Na schvalování typu měřidel nespadajících do působnosti nařízení vlády č. 120/2016 Sb. a podléhajících 
schvalování typu dle zákona o metrologii, ve znění pozdějších předpisů, se uplatní požadavky identické 
požadavkům nařízení vlády č. 120/2016 Sb. Opatření obecné povahy č. 0111-OOP-C031-18 
 
7 / 10 
 6   Prvotní ověření 
Prvotní ověření se vztahuje na měřidla, která mají v daném čase platný certifikát o schválení typu. Při 
prvotním ověření se aplikuje postup identický s následným ověřením podle kapitoly 7. 
7   Následné ověření 
7.1   Všeobecně  
Při prvotním ověřování plynoměrů se vykonávají tyto zkoušky: 
m) vizuální prohlídka; 
n) zkouška přesnosti; 
o) zkouška tlakové ztráty pouze tam, kde to stanovuje certifikát o schválení typu. 
7.2   Vizuální prohlídka  
Při vizuální prohlídce se kontroluje, zda se plynoměr předložený k ověření shoduje se schváleným 
typem nebo s provedením měřidla, u kterého byla prohlášena shoda v rámci uvedení na trh a zvláštní 
pozornost musí být věnována kontrole správnosti označení ve smyslu článku 4.1. nebo příslušného 
certifikátu. 
Dále se kontroluje trvanlivost a čitelnost označení. 
Plynoměry mechanicky poškozené a ty, které se neshodují se schváleným typem nebo s provedením 
měřidla, u kterého byla prohlášena shoda v rámci uvedení na trh, se dále nezkouší.  
7.3   Funkční zkoušky 
V průběhu funkčních zkoušek a jejich vyhodnocení se průběžně sleduje plnění relevantních technických 
požadavků podle kapitoly 2, 3 a 4.  
7.3.1   Požadavky na zkušební zařízení 
Zkušební zařízení musí být vybaveno referenčními etalony, které jsou vhodné pro zkoušení příslušných 
plynoměrů a mají platnou metrologickou návaznost.  
Tlakoměry, teploměry a referenční etalony objemového průtoku musí mít platné kalibrační listy s 
uvedenou nejistotou kalibrace. 
Celková rozšířená nejistota při zkoušení a stanovení chyby plynoměru musí být alespoň třikrát menší, 
než je hodnota největší dovolené chyby stanovená pro zkoušené měřidlo při daném průtoku. 
7.3.2   Zkouška přesnosti 
Před zkouškou přesnosti je nutno zajistit dostatečnou temperaci plynoměru, provést zkoušku těsnosti 
připojení plynoměru do zkušební stanice a záběh plynoměru po přiměřenou dobu při průtoku přibližně 
0,6Qmax.  Pokud se plynoměr nezkouší na vysokotlaké zkušebně, pak zkoušky musí probíhat při teplotě 
okolí (18 – 25 °C) a při relativní vlhkosti rovné nebo menší 80%.  
Plynoměry se zkouší přednostně při průtocích uvedených v následující tabulce 3.  Opatření obecné povahy č. 0111-OOP-C031-18 
 
8 / 10 
 Tabulka 3 – Zkušební průtoky při ověřování plynoměrů 
Měřicí rozsah plynoměru Qmax:Qmin Zkušební průtoky 
20:1  Qmax; 0,7Qmax; 0,4Qmax; 0,25Qmax; 0,1Qmax; 0,05Qmax 
nad 20:1 až do 30:1 Qmax; 0,7Qmax; 0,4Qmax; 0,25Qmax; 0,1Qmax; 0,05Qmax; Qmin 
nad 30:1 až do 50:1 a větší Qmax; 0,7Qmax; 0,4Qmax; 0,25Qmax; 0,15Qmax; 0,05Qmax; Qmin 
 
Domovní ultrazvukové plynoměry se zkouší při průtocích Qmax; 0,2Qmax; Qmin. 
Měřidla, při jejichž schvalování byly aplikovány požadavky národních technických norem, se zkouší při 
průtocích uvedených v certifikátu o schválení typu. Zkoušky se vždy provádí od nejvyššího průtoku po 
nejnižší.  
V případě rychlostních plynoměrů, které budou používány v místě instalace za statického tlaku vyššího 
než 4 bar a zároveň pokud uživatel hodlá používat v připojeném přepočítávači množství plynu korekci 
chyby plynoměru, pak je nutno provést ověření zemním plynem při statickém tlaku odpovídajícím tlaku 
plynu v místě instalace. Pro tento případ pak platí, že po ověření lze plynoměr používat v rozsahu tlaku 
od 0,5Ptest do 2Ptest, kde Ptest je statický tlak plynu, při kterém byl daný rychlostní plynoměr zkoušen při 
ověřování.  
Pokud je u vícecestných ultrazvukových plynoměrů stanoveno v certifikátu o schválení typu, že se musí 
ověřovat za zvýšeného statického tlaku, pak se musí zkoušky správnosti pro ověření u těchto plynoměrů 
provést zemním plynem na vysokotlaké zkušebně. Pro tento případ pak platí, že plynoměr lze používat 
po ověření v rozsahu tlaku od 0,5 Ptest do 2Ptest, kde Ptest je statický tlak plynu, při kterém byl daný 
vícecestný ultrazvukový plynoměr zkoušen při ověřování.  
Vypočtená chyba indikace při jednotlivých zkušebních průtocích musí splnit požadavky na největší 
dovolené chyby při ověřování uvedené v tabulce 1 nebo tabulce 2, případně v certifikátu o schválení 
typu. 
Pokud je to uvedeno v certifikátech o schválení typu, je nutno při zkouškách pro ověření splnit 
požadavky na instalaci plynoměru, jako jsou délka uklidňovacího potrubí před a za plynoměrem a 
poloha plynoměru (vertikální, horizontální) při zkoušení. 
Při zkoušce přesnosti, alespoň při průtoku Q max, se kontrolují všechna zařízení v plynoměru, která jsou 
schopna generovat elektronický signál či pulsy úměrné proteklému objemu plynu.  
Vírové plynoměry se zkouší jinak dle zvláštního technického předpisu. 
7.3.3   Zkouška tlakové ztráty 
Zkouška tlakové ztráty se provádí v případě, že její hodnotu stanovil výrobce, nebo je-li to uvedeno 
v certifikátech o schválení typu. Plynoměry zkouší vzduchem o hustotě 1,2 kg/m3 při maximálním 
průtoku Qmax a měří se diferenční tlak mezi vstupem a výstupem plynoměru. 
Střední hodnota tlakové ztráty, vypočtená jako střední hodnota naměřeného maximálního a minimálního 
diferenčního tlaku, nesmí překročit maximální dovolenou tlakovou ztrátu stanovenou výrobcem nebo 
uvedenou v certifikátu o schválení typu. 
7.3.4   Umístění úředních značek 
Plynoměry, které splnily požadavky na ověření stanovené tímto předpisem a certifikátem o schválení 
typu, se zabezpečí úředními značkami na místech uvedených v certifikátu o schválení typu.  
7.3.5   Ostatní 
Certifikát o schválení typu může stanovit další požadavky, které je nutno splnit při ověřování plynoměrů.   Opatření obecné povahy č. 0111-OOP-C031-18 
 
9 / 10 
 8   Přezkoušení měřidla na žádost dotčené osoby  
Při přezkušování měřidel podle § 11a zákona o metrologii na žádost osoby, která může být dotčena jeho 
nesprávným měřením, se postupuje dle kapitoly 7, s výjimkou článku 7.2 poslední věty. Zkouška se 
provede vždy, pokud je to technicky možné. Jako největší dovolené chyby se uplatní „největší dovolené 
chyby při používání“ uvedené v tabulce 1, resp. tabulce 2. 
Pro dosud používaná měřidla, při jejichž schvalování byly aplikovány požadavky národních technických 
norem, se uplatní největší dovolené chyby ve výši dvojnásobku největší dovolené chyby uvedené 
v certifikátu o schválení typu. 
9   Oznámené normy 
ČMI oznámí pro účely specifikace metrologických a technických požadavků na měřidla a pro účely 
specifikace metod zkoušení při schvalování jejich typu a ověřování, vyplývajících z tohoto opatření 
obecné povahy, české technické normy, další technické normy nebo technické dokumenty mezinárod-
ních, popřípadě zahraničních organizací, nebo jiné technické dokumenty obsahující podrobnější tech-
nické požadavky (dále jen „oznámené normy“). Seznam těchto oznámených norem s přiřazením k pří-
slušnému opatření oznámí ČMI společně s opatřením obecné povahy veřejně dostupným způsobem (na 
webových stránkách www.cmi.cz ). 
Splnění oznámených norem nebo splnění jejich částí se považuje, v rozsahu a za podmínek stanovených 
opatřením obecné povahy, za splnění těch požadavků stanovených tímto opatřením, k nimž se tyto 
normy nebo jejich části vztahují. 
Shoda s oznámenou normou je jedním ze způsobů, jak prokázat splnění požadavků.  Tyto požadavky 
mohou být splněny i jiným technickým řešením garantujícím stejnou nebo vyšší úroveň ochrany opráv-
něných zájmů. 
II. 
O D Ů V O D N Ě N Í  
ČMI vydává podle § 14 odst. 1 písmeno j) zákona o metrologii k provedení § 6 odst. 2, § 9 odst. 1 a 9 a 
§ 11a odst. 3 zákona o metrologii toto opatření obecné povahy, kterým se stanovují metrologické a 
technické požadavky na stanovená měřidla a zkoušky při schvalování typu a při ověřování stanovených 
měřidel –  měřidla protečeného množství plynu s otáčivými písty a rychlostní.  
Vyhláška č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající 
schválení typu, ve znění pozdějších předpisů, zařazuje v příloze Druhový seznam stanovených měřidel 
uvedený druh měřidel pod položkou 1.3.10 b) mezi měřidla podléhající ověřování.  
Tento předpis (Opatření obecné povahy) byl oznámen v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických 
předpisů a předpisů pro služby informační společnosti.  
III. 
P O U Č E N Í 
Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek § 173 odst.2 SprŘ. 
Dle ustanovení § 172 odst. 5 SprŘ se proti rozhodnutí o námitkách nelze odvolat ani podat rozklad. 
Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení dle ust. § 94 až 
§ 96 SprŘ. Účastník může dát podnět k provedení přezkumného řízení ke správnímu orgánu, který toto 
opatření obecné povahy vydal. Jestliže správní orgán neshledá důvody k zahájení přezkumného řízení, 
sdělí tuto skutečnost s uvedením důvodů do třiceti dnů podateli. Usnesení o zahájení přezkumného řízení 
lze dle ust. § 174 odst. 2 SprŘ vydat do tří let od účinnosti opatření obecné povahy. Opatření obecné povahy č. 0111-OOP-C031-18 
 
10 / 10 
  
IV. 
Ú Č I N N O S T   A   Z R U Š O V A C Í   U S T A N O V E N Í  
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnost patnáctým dnem od dne vyvěšení na úřední desce (§ 24d 
zákona o metrologii). 
Opatření obecné povahy číslo: 0111-OOP-C031-13, kterým se stanovují metrologické a technické po-
žadavky na stanovená měřidla, včetně metod zkoušení pro ověřování stanovených měřidel: „měřidla 
protečeného množství plynu s otáčivými písty a rychlostní“ se zrušuje.  
 
 
 RNDr. Pavel Klenovský v.r. 
 generální ředitel 
 
 
Za správnost vyhotovení: Mgr. Tomáš Hendrych  
 Vyvěšeno dne:  28. 3. 2019  
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení:  Tomáš Hendrych v.r. 
Sejmuto dne:  30. 4. 2019  
Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí: Tomáš Hendrych v.r. 
Účinnost:   12. 4. 2019  
Podpis oprávněné osoby, vyznačující účinnost: Tomáš Hendrych v.r.