Okružní 31, 638 00  Brno  
legmet@cmi.cz  
 +420 545 555 414  
 
  
Manažerské shrnutí pro EK (není součástí tohoto právního předpisu)  
„Snímače průtoku nosného média s  dýzou“  mohou být  v ČR uváděny na trh a do provozu jako sta-
novená měřidla  podle zákona č. 505/1990 Sb. o metrologii, ve znění pozdějších předpisů. Stanovená 
měřidla jsou podle tohoto zákona měřidla, jejichž typ je uveden v  druhovém seznamu stanovených 
měřidel (vyhl. č. 345/2002 Sb.) a jenž jsou zároveň určena (výrobcem/dovozcem ) k měření s  význa-
mem ochrany veřejného zájmu v  oblastech ochrany spotřebitele, závazkových vztahů, stanovení 
sankcí, poplatků, tarifů a daní, ochrany zdraví, ochrany životního prostředí, bezpečnosti při práci 
nebo ochrany jiných veřejných zájmů chráněných  zvláštními právními předpisy. Jedná se tedy o ob-
dobný účel použití, kterým jsou vymezeny stanovené výrobky – měřidla a váhy s neautomatickou 
činností podle směrnic 2014/31/EU a 2014/32/EU. Na měřidla, která nejsou uváděny na  trh v ČR pro 
výše uvedené účel y použití, vymezené zákon em č. 505/1990 Sb., o metrologii, se požadavky tohoto 
předpisu nevztahují.  
Předmětem tohoto notifikovaného předpisu je stanovení metrologických a technických požadavků na 
stanovená  měřidla  uvedeného druhu. Předpis stanovuje dále zkoušky pro účely schválení typu a ově-
řování  stanovených měřidel uvedeného druhu.  
 (Konec manažerského shrnutí.)  
 
  
 
V E Ř E J N Á  V  Y H L Á Š K A  
 Český metrologický institut (dále jen „ČMI“), jako orgán věcně a místně příslušný ve věci stanovování 
metrologických a technických požadavků na stanovené měřidlo a stanovování metod zkoušení při schva-
lování typu a při ověřování stanoveného měřidla dle § 14 odst. 1 zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o metrologii“), a dle ustanovení § 172 a následujících zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „SprŘ“), zahájil z  moci úřední dne 
15. 4. 2016 správní řízení dle § 46 SprŘ, a na základě podkladů vydává tento:  
 
 
I. 
N Á V R H   O P A T Ř E N Í   O B E C N É   P O V  A H Y  
číslo: 0111- OOP -C092 -18 
 
kterým se stanovují metrologické a technické požadavky na stanovená měřidla, včetně metod 
zkoušení při schvalování typu a při ověřování stanovených měřidel:  
„snímače průtoku nosného média  s dýzou “ 
Stanovené technické a metrologické požadavky jsou na úrovni srovnatelné s relevantními požadavky 
evropských norem a uplatňují se na základní provedení snímače průtoku nosného média s dýzou. Opatření obecné povahy č. 0111- OOP -C092- 18 
2  
1   Základní pojmy 
Pro účely tohoto opatření obecné povahy platí termíny a definice podle  VIM a  VIML1 a následující  
termíny a definice : 
1.1    
nosné médium  
tekutina použitá pro přenos tepla; pro účely tohoto opatření obecné povahy je uvažována vodní pára, tj. 
plynné skupenství vody a/nebo kondenzát  
1.2    měřicí systém  pro měření protečeného množství nosného média   
sestava jednoho nebo více měřidel (členů měřidel) a často dalších zařízení, sestavená a p řizpůsobená 
k poskytování informace o kvalitativních a kvantitativních vlastnostech nosného média  
1.3   snímač průtoku nosného média  s dýzou   
snímač průtoku nosného média  založený na  principu měření diferenčního tlaku před dýzou a v jejím 
hrdle  vložen ý definovaným způsobem do potrubí stanovených  geometrických parametrů  
1.4    dýza ISA 1932  
primární prvek sestávající  z konvergentní části, kterou je konfuzor se zaobleným profilem , a z válcovi-
tého hrdla  
1.5    dýza s  dlouhým poloměrem  
primární prvek sestávající  z konvergentní ho vstupu ve tvaru čtvrtiny elipsy a z  válcovitého hrdla  
1.6    Venturiho dýza   
primární prvek sestávající z  konvergentního v stupu, kterým je normalizovaná dýza ISA 1932 spojená 
s válcovitou částí (tzv. hrdlem) a s  rozšiřujícím se  kuželovitým úsekem (tzv. difuz orem)  
1.7   odběr tlaku (ve stěně)  
prstencov á nebo kruhov á dutin a vyvrtan á ve stěně potrubí takovým způsobem, že hrana dutiny lícuje 
s vnitřním povrchem potrubí  
1.8    statický tlak nosného média  proudícího potrubím  
tlak, který může být změřen připojením tlakoměru na odběr tlaku ve stěně  
                                                      
1    TNI 01 0115 Mezinárodní metrologický slovník  – Základní a všeobecné pojmy a přidružené termíny (VIM)  
a Mezinárodní slovník termínů v  legální metrologii (VIML) jsou součástí sborníku technické harmonizace 
„Terminologie v  oblasti metrologie“ veřej ně dostupného na www.unmz.cz  Opatření obecné povahy č. 0111- OOP -C092- 18 
3 1.9    
diferenční tlak  
rozdíl mezi (statickými) tlaky měřenými v  odběrech tlaku ve stěně, z  nichž jeden je před dýzou a druhý 
v hrdle dýzy vložen é do přímého potrubí, jímž protéká nosné médium , při uvažování všech rozdílů ve 
výšce odběrů před dýzou a v  jejím hrdle  
1.10    
poměr průměrů β  
poměr průměru otvoru hrdla dýzy k vnitřnímu průměru potrubí před dýzou 
1.11   Reynoldsovo číslo potrubí Re
D  
bezrozměrný  parametr vyjadřující poměr mezi  setrvačnými silami a třecími silami v  potrubí před dýzou 
1.12    součinitel průtoku C  
součinitel definovaný pro proud nestlačitelné tekutiny; udává poměr skutečného průtoku dýzou k teore-
tickému průtoku  
1.13    
součinitel expanze  
součinitel charakterizující míru stlačitelnosti uvažované tekutiny  
2   Metrologické požadavky  
Při ověřování se na snímače průtoku nosného média  s dýzou uplatňují metrologické požadavky, které 
byly rozhodné pro jejich uvedení do oběhu.  
2.1   Pracovní podm ínky  
Pracovní  podmínky stanoví výrobce s  ohledem na rozsah očekávaných teplot okolí při provozu a  s oh-
ledem na  rozsah teplot měřeného  nosného média . V případě významných teplotních rozdílů mezi teplo-
tou okolí a  teplotou proudící ho nosného média  musí být snímač průtoku nosného média  vhodným způ-
sobem tepelně izolován.  
U snímačů průtoku nosného média s  dýzou platí pro použití jednotlivých druhů dýz následující pod-
mínky:  
  dýza ISA 1932:  pro 0,30  ≤ β < 0,44: 7.104 ≤ Re D ≤ 107 
   pro 0,44  ≤ β ≤ 0,80: 2.104 ≤ Re D ≤ 107 
   dýza s  dlouhým poloměrem:  pro 0,20  ≤ β ≤ 0,80:  104 ≤ ReD ≤ 107 
   Venturiho dýza : pro 0,316  ≤ β ≤ 0,775 : 1,5.105 ≤ ReD ≤ 2.106 
2.2   Meze použití  
Snímače průtoku nosného média  s dýzou ISA 1932 mohou být použity pouze pro:  
   vnitřní průměr potrubí D : 50 mm až 500 mm 
   poměr průměrů β  (d/D): 0,30 až 0,80  
  drsnost vnitřního povrchu dýzy a potrubí musí vyhovovat stanoveným požadavkům  
Snímače průtoku nosného média s  dýzou s  dlouhým poloměrem mohou být použity pouze pro:  Opatření obecné povahy č. 0111- OOP -C092- 18 
4    vnitřní průměr potrubí D : 50 mm až 630 mm 
   poměr průměrů β  (d/D): 0,20 až 0,80  
   drsnost vnitřního povrchu dýzy a potrubí musí vyhovovat stanoveným požadavkům  
Snímače průtoku nosného média  s Venturiho dýzou mohou být použity pouze pro:  
   vnitřní průměr potrubí D : 65 mm až 500 mm 
   minimální průměr otvoru hrdla d:  50 mm  
   poměr průměrů β  (d/D): 0,316 až 0, 775 
   drsnost vnitřního povrchu dýzy a potrubí musí vyhovovat stanoveným požadavkům  
2.3   Relativní n ejistota součinitele průtoku  dýzy  
Při dodržení všech technických požadavků a požadavků na instalaci v  mezích nevyžadujících navýšení 
relativní nejistoty součinitele průtoku  o přídavné nejistoty  platí pro jednotlivé druhy dýz následující 
relativní nejistoty součinitele průtoku C :  
   dýza ISA 1932:  pro  β  ≤ 0,6:  0,8 %  
   pro β  > 0,6: (2β − 0,4) %  
   dýza s  dlouhým poloměrem:  pro 0,20 ≤  β ≤ 0,8: 2,0 %  
   Venturiho dýza:  pro 0,316 ≤  β ≤ 0,775 : (1,2 + 1,5β4) % 
V případě použití přímých délek  potrubí s  přídavnou nejistotou musí být tato nejistota přičtena k  nejis-
totě součinitele průtoku. Použití přímé délky potrubí zatížené přídavnou nejistotou je omezeno buď jen 
na úsek před dýzou, nebo jen na úsek za dýzou. 
Splnění technických požadavků se zjišťuje při ověřování  jednotliv ých částí  snímače průtoku nosného 
média . 
2.4   Relativní nejistota součinitele expanze  
Při dodržení všech stanovených technických požadavků platí  pro jednotlivé druhy dýz následující rela-
tivní nejisto ty součinitele expanze ε :  
   dýza ISA 1932 a dýza s dlouhým poloměrem : 2∆𝑝𝑝
𝑝𝑝1% 
   Venturiho dýza:  (4+100𝛽𝛽8)∆𝑝𝑝
𝑝𝑝1% 
kde Δ p je diferenční tlak a p1 absolutní statický tlak nosného média  před dýzou. 
Splnění technických požadavků se zjišťuje při ověřování jednotlivých částí snímače průtoku nosného 
média . 
3   Technické požadavky  
Při ověřování se na snímače průtoku nosného média  s dýzou uplatňují technické požadavky, které byly 
rozhodné pro jejich uvedení do oběhu.  
3.1   Konstrukce  
Základní provedení s nímače průtoku nosného média  s dýzou zahrnuj e následující části:  
   dýzu (ISA 1932, dýza s  dlouhým poloměrem  nebo Venturiho dýz a 
); 
   odběry tlaku;  Opatření obecné povahy č. 0111- OOP -C092- 18 
5    uklidňovací přím ou délku  potrubí před dýzou v celkové minimální délce 10 D, případně, pokud 
to požadavky na instalaci měřicího systému umožňují, délku kratší;  
   uklidňovací přímou délku potrubí  za dýzou v  délce minimálně  2D od přední strany dýzy . 
Konstrukce a zabudování dýzy musí zajistit, aby při provozu pod tlakem protékajícího nosného média  
nedošlo k její  plastické nebo pružné deformaci, případně aby tato deformace byla pouze ve specifiko-
vaných  mezích.  
3.2   Dýza ISA 1932 
Část dýzy uvnitř potrubí  je kruhová a soustředná s  osou potrubí. Dýza se skládá z  konfuzoru se zaoble-
ným profilem a z  válcovitého hrdla. Vlastní profil dýzy ISA 1932 je tvořen:  
    rovinnou vstupní částí A, kolmou k  ose; 
   konvergentní částí (konfuzorem), definovanou dvěma oblouky o délkách B a C ; 
   válcovitým hrdlem E ; 
   osazením F (používá se za účelem ochrany hrany G před mechanickým poškozením) . 
3.2.1   Rovinná vstupní část A  
Rovinná vstupní část je omezena obvodem kružnice soustředné s  osou otáčení  o průměru 1,5d a vnitřním 
obvodem potrubí o průměru D . 
Je-li d = 2 D/3, radiální šířka této rovinné části je nulová.  
Je-li d >  2D/3, přední strana dýzy nemá uvnitř potrubí rovinnou vstupní část.  
Povrch přední rovinné vstupní části musí mít  parametr drsnosti Ra  ≤ 10-4 d. 
3.2.2   Konvergentní část dýzy (konfuzor)  
Oblouk B je tangenciální s  rovinnou vstupní částí A, je -li d < 2D/3, přičemž jeho poloměr R1 je roven 
0,2d ± 0,02d pro β < 0,5 a 0,2d ± 0,006d pro β ≥ 0,5. Jeho střed leží 0,2d  od vstupní roviny a 0,75d od 
osy. 
Oblouk C je tangenciální s  obloukem B a hrdlem E. J eho poloměr R 2 je roven d/3  ± 0,033d pro β  < 0,5 
a d/3 ± 0,0 1d pro β ≥ 0,5. Jeho střed leží ve vzdálenosti d/2 + d/3 = 5 d/6 od osy a ve vzdálenosti 0, 3041d  
od rovinné vstupní části A . 
Vstupní konvergentní pr ofil musí splňovat specifické geometrické požadavky. Dva průměry konver-
gentního vstupu ve stejné rovině kolmé na osu se nesmí vzájemně lišit o více než 0,1 % jejich střední 
hodnoty.  
3.2.3   Hrdlo dýzy E  
Hrdlo E má průměr d a délku b n = 0,3d, přičemž průměr otvoru dýzy d musí splňovat požadavky uve-
dené v  článku 2.2. 
3.2.3.1   Průměr hrdla  
Velikost průměru otvoru hrdla  d je střední hodnota z měření alespoň čtyř průměrů, rozložených v  oso-
vých rovinách a svírajících navzájem přibližně stejné úhl y. 
3.2.3.2   Válcovitost hrdla  
Hrdlo dýzy musí být válcovité, žádný průměr v  žádném průřezu naměřený ve válcové části hrdla se 
nesmí lišit o  více než 0,05 % střední hodnoty průměru. 
3.2.3.3   Výstupní hrana hrdla G  
Výstupní hrana hrdla G musí být ostrá.  Opatření obecné povahy č. 0111- OOP -C092- 18 
6 3.2.3.4   Drsnost povrchu hrdla  
Vnitřní p ovrch hrdla dýzy musí mít  parametr drsnosti Ra ≤ 10-4 d. 
3.2.4   Osazení F  
Osazení F musí mít průměr cn rovný alespoň 1,06d a délku menší nebo rovnající se  0,03d. Poměr výšky 
osazení ( cn − d)/2 k  jeho osové délce nesmí být větší než 1,2. 
3.2.5   Délka dýzy  
Celková délka dýzy bez o sazení F se rovná 0,6041 d  pro 0,3 ≤  β ≤ 2/3 a 
 d



−−+ 5225,025,0 75,04041,02ββ pro 2/3 <  β ≤ 0,8. 
3.2.6   Zadní strana dýzy  
Tloušťka stěny dýzy H (vstupní rovinné části) nesmí překročit 0,1D . Žádné další požadavky na zadní 
stranu dýzy nejsou specifikovány.  
3.2.7   Materiál dýzy  
Dýza ISA 1932 smí být vyrobena z  jakéhokoliv materiálu, jehož koeficient délkové roztažnosti je znám, 
za předpokladu, že při pracovních podmínkách bude trvale splňovat  všechny relevantní požadavky to-
hoto předpisu . 
3.2.8   Odběry diferenčního tlaku  pro dýzu ISA 1932  
Před dýzou musí být použity koutové odběry tlaku (bodové odběry nebo prstencové štěrbiny). Oba typy 
odběrů mohou být umístěny buď v  potrubí nebo v  jeho přírubách, nebo v  komorových prstencích.  
Odběry tlaku za dýzou mají  být přednostně voleny jako koutové, není -li dalšími relevantními požadavky 
oznámených norem k  tomuto opatření obecné povahy stanoveno jinak. 
Průměr odběrů tlaku musí být menší než 0,13D  a menší než 13 mm. Odběry tlaku musí být kruhové  
a válcovité v  délce nejméně 2,5 násobku vnitřního průměru odběru (měřeno od vnitřní stěny potrubí). 
Osa odběru tlaku musí protínat osu potrubí v  úhlu 90° ± 3°. 
Ostatní technické požadavky na provedení odbě rů tlaku jsou specifikovány relevantními požadavky 
oznámených norem k  tomuto opatření obecné povahy. 
3.3   Dýza s  dlouhým poloměrem  
Existují dva typy dýz s  dlouhým poloměrem – dýzy s  velkým poměrem průměrů (použitelné pro  
0,25 ≤ β ≤ 0,8) a dýzy s malým po měrem průměrů (použitelné pro 0,20 ≤ β ≤ 0,5). Oba typy dýz sestávají 
z konvergentního vstupu ve tvaru čtvrtiny elipsy a z  válcovitého hrdla. Část dýzy uvnitř potrubí musí 
být kruhová a symetrická s osou potrubí. Vlastní profil dýzy s  dlouhým poloměrem je tvořen:  
    konvergentní částí A (konfuzorem) ; 
    válcovitým hrdlem B ; 
    rovinným zakončením C.  Opatření obecné povahy č. 0111- OOP -C092- 18 
7 3.3.1   Konvergentní část dýzy A (konfuzor)  
Profil konvergentní části A u dýzy s  velkým poměrem průměrů má tvar elipsy, jejíž střed je ve vzdále-
nosti D/2 od osy. Hlavní osa elipsy je rovnoběžná s  podélnou osou dýzy. Délka hlavní poloosy je D /2, 
délka vedlejší poloosy je ( D − d)/2.  
Profil konvergentní části A u dýzy s  malým poměrem průměrů má tvar čtvrtiny elipsy, jejíž střed je ve 
vzdálenosti d/2 + 2d/3 = 7d/6 od osy. Hlavní osa elipsy je rovnoběžná s  podélnou osou dýzy. Délka 
hlavní poloosy je d, délka vedlejší poloosy je 2d/3. 
Profil konvergentní části musí splňovat specifické geometrické požadavky. Dva průměry konvergentní 
části v  téže rovině kolmé na osu se nesmí vzájemně lišit o více než 0,1 % jejich střední hodnoty. 
3.3.2   Hrdlo dýzy B  
Hrdlo B má průměr d a délku 0,6d, přičemž průměr otvoru dýzy d musí splňovat požadavky uvedené 
v článku 2.2. 
3.3.2.1   Průměr hrdla   
Velikost průměru otvoru hrdla d je střední hodnota z měření alespoň čtyř průměrů, rozložených v  oso-
vých rovinách a svírajících navzájem přibližně stejné úhly. 
3.3.2.2   Válcovitost hrdla  
Hrdlo dýzy musí být válcovité, žádný průměr v  žádném průřezu naměřený ve válcové části hrdla se 
nesmí lišit o  více než 0,05 % střední hodnoty průměru. 
3.3.2.3   Drsnost povrchu hrdla  
Vnitřní povrch hrdla dýzy musí mít  parametr drsnosti Ra ≤ 10-4 d. 
3.3.2.4   Poloha hrdla  
Vzdálenost mezi stěnou potrubí a vnějším povrchem hrdla musí být větší nebo rovna 3 mm.  
3.3.3   Tloušťka stěn dýzy  
Tloušťka stěny dýzy H musí být větší nebo rovna 3 mm a menší nebo rovna 0,15D . Tloušťka stěny 
válcového hrdla F musí být větší nebo rovna 3 mm s  výjimkou D ≤ 65 mm, kdy tloušťka F musí být 
větší nebo rovna 2 mm.  
3.3.4   Zadní  strana dýzy 
Tvar a kvalita vnějšího povrchu na zadní straně dýzy nejsou specifikovány.  
3.3.5   Materiál dýzy  
Dýza s  dlouhým poloměrem smí být vyrobena z  jakéhokoliv materiálu, jehož koeficient délkové roztaž-
nosti je znám, za předpokladu, že při pracovních podmínkách bude trvale splňovat všechny relevantní 
požadavky tohoto předpisu.  
3.3.6   Odběry diferenčního tlaku pro dýzu s  dlouhým poloměrem  
Osa předního odběru musí být ve vzdálenosti D
D D2,0
1,0 1+
−  od vstupní strany dýzy.  
Osa zadního odběru mus í být ve vzdálenosti 0,50D  ± 0,01D  od přední strany dýzy s  výjimkou případu 
dýzy s  malým poměrem průměrů β < 0,3188, pro kterou osa zadního odběru musí být ve vzdálenosti 
0
02,06,1D d−  od vstupní strany dýzy. Opatření obecné povahy č. 0111- OOP -C092- 18 
8 Průměr odběrů tlaku musí být menší než  0,13D  a menší než 13 mm. Odběry tlaku musí být kruhové  
a válcovité v  délce nejméně 2,5 násobku vnitřního průměru odběru (měřeno od vnitřní stěny potrubí). 
Osa odběru tlaku musí protínat osu potrubí v  úhlu 90° ± 3°.  
Ostatní technické požadavky na provede ní odběrů tlaku jsou specifikovány relevantními požadavky 
oznámených norem k  tomuto opatření obecné povahy. 
3.4   Venturiho dýza  
Venturiho dýza se s kládá z  konvergentní části se zaobleným profilem, válcovitého hrdla a divergentní 
části (difuzoru). Vlastní p rofil této dýzy je osově symetrický a lze ho charakterizovat:  
    rovinnou vstupní částí A, kolmou k  ose; 
   konvergentní částí (konfuzorem), definovanou dvěma oblouky o délkách B a C ; 
   válcovitým hrdlem sestávajícím z  části E a F ; 
   divergentní částí (difuzorem) .  
3.4.1   Rovinná vstupní část A  
Přední strana Venturiho dýzy je totožná s  dýzou ISA 1932. Rovinná vstupní část je omezena obvodem 
kružnice o průměru 1,5d, jejíž střed leží na ose otáčení , a vnitřním obvodem potrubí o průměru D .  
Je-li d = 2 D/3, radiální šířka této rovinné části je nulová.  
Je-li d >  2D/3, přední strana dýzy nemá uvnitř  potrubí rovinnou vstupní část.  
Povrch přední rovinné vstupní části musí mít  parametr drsnosti Ra  ≤ 10-4 d. 
3.4.2   Konvergentní část dýzy (konfuzor)  
Oblouk B je tangenciální s  rovinnou vstupní částí A, je -li d < 2D/3, přičemž jeho poloměr R1 je roven 
0,2d ± 0,02d pro β < 0,5 a 0,2d ± 0,006d pro β ≥ 0,5. Jeho střed leží 0,2d  od vstupní roviny a 0,75d od 
axiální osy.  
Oblouk C je tangenciální s  obloukem B  a hrdlem E. Jeho poloměr R 2 je roven d/3 ± 0,033d pro β < 0,5 
a d/3 ± 0,01d pro β ≥ 0,5. Jeho střed leží ve vzdálenosti d/2 + d/3 = 5 d/6 od axiální osy a ve vzdálenosti 
0,3041d od rovinné vstupní části A.  
Vstupní konvergentní profil musí splňovat specifické geometrické požadavky. Dva průměry konver-
gentního vstupu ve stejné rovině kolmé na osu se nesmí vzájemně lišit o více než 0,1 % jejich střední 
hodnoty.  
3.4.3   Hrdlo dýzy  
Hrdlo dýzy sestává z  části E o délce 0,3 d a z části F o délce 0,4 d až 0,45d. P růměr otvoru dýzy d musí 
splňovat požadavky uvedené v  článku 2.2.  
3.4.3.1   Průměr hrdla   
Velikost průměru otvoru hrdla d je střední hodnota z měření alespoň čtyř průměrů, rozložených v  oso-
vých rovinách a svírajících navzájem přibližně stejné úhly. 
3.4.3.2   Válcovitost hrdla  
Hrdlo dýzy musí být válcovité, žádný průměr v  žádném průřezu naměřený ve válcové části hrdla se 
nesmí lišit o  více než 0,05 % střední hodnoty průměru. 
3.4.3.3   Drsnost vnitřních povrchů dýzy  
Vnitřní povrchy Venturiho  dýzy musí mít  parametr drsnosti Ra  ≤ 10-4 d. Opatření obecné povahy č. 0111- OOP -C092- 18 
9 3.4.4   Divergentní část dýzy (difuzor)  
Divergentní část dýzy musí být spojena s válcovou částí hrdla F za odběrem tlaku bez zaoblené části, 
nicméně přechod musí být bez výrobních vad a otřepů. Vrcholový úhel divergentní čás ti (difuzoru) musí 
být menší nebo roven 30°. 
Venturiho dýza se nazývá „zkrácená“, pokud je výstupní průměr divergentní části menší než vnitřní 
průměr potrubí D , a „nezkrácená“, pokud se výstupní průměr rovná vnitřnímu průměru potrubí D .  
3.4.5   Materiál dýzy  
Venturiho d ýza smí být vyrobena z  jakéhokoliv materiálu, jehož koeficient délkové roztažnosti je znám, 
za předpokladu, že při pracovních podmínkách bude trvale splňovat všechny relevantní požadavky to-hoto předpisu.  
3.4.6   Odběry diferenčního tlaku  pro Venturiho dýzu  
Před dýzou musí být použity koutové odběry tlaku (bodové odběry nebo prstencové štěrbiny). Oba typy odběrů mohou být umístěny buď v  potrubí nebo v  jeho přírubách, nebo v  komorových prstencích.  
Odběry tlaku v hrdle musí obsahovat alespoň čtyři samostatné odběry tlaku zavedené do prstencové 
komory, kruhového odběru  nebo uspořádání odběrů do třech T . Není přípustné používat prstencové 
nebo přerušované štěrbiny. Osy odběrů tlaku musí protínat osu Venturiho dýzy, musí svírat navzájem 
stejné úhly a musí ležet v  rovině kolmé na osu Venturiho dýzy na pomyslné hranici mezi částmi E a F 
válcovitého hrdla. Průměr bodových odběrů tlaku v hrdle Venturiho dýzy musí být menší nebo roven 
0,04d a mimo to musí být mezi 2 mm a 10 mm.  
Odběry tlaku musí být kruhové a válcovité v délce nejméně 2,5násobku vnitřního průměru odběru (mě-
řeno od vnitřní stěny Venturiho dýzy).  
Ostatní technické požadavky na provedení odběrů tlaku jsou specifikovány relevantními požadavky 
oznámených norem k  tomuto opatření obecné pov ahy. 
3.5   Přímé délky potrubí před a za dýzou  
3.5.1   Konstrukce  
Minimální přímá délka potrubí před dýzou, která musí být v konkrétní aplikaci dodržena, se stanoví dle 
poměru průměrů β a podle druhu a vzájemného uspořádání alespoň dvou tvarovek umístěných před 
dýzou.  
Přím á délka  potrubí mezi první tvarovkou před dýzou a samotnou dýzou smí být vyrobe na z jednoho 
nebo více kusů, avšak č ást potrubí do délky 2D  před dýzou musí být vyrobena vždy z  jednoho kusu. 
Konstrukce a provedení přímých délek potrubí musí umožňovat provedení zkoušek definovaných 
v článku 5.2.4, případně v  článku 6.2.4.  
3.5.2   Přímost potrubí  
Přímost uklidňovacích minimálních přímých délek potrubí se považuje za vyhovují cí, pokud odchylka 
povrchu potrubí od přímé čáry vedené rovnoběžně s  osou potrubí nepřevyšuje 0,4 % jejich délky před  
a za dýzou.  
3.5.3   Střední hodnota vnitřního průměru potrubí  
Střední hodnota vnitřního průměru potrubí D je aritmetickým průměrem z  alespoň dvanácti naměřených 
hodnot průměrů, tj. čtyř průměrů ležících navzájem v  přibližně stejných úhlech v  každém z  minimálně 
tří průřezů rovnoměrně rozložených v  délce 0,5 D před odběrem tlaku na vstupní straně dýzy. Dva 
z těchto průřezů musí ležet v e vzdálenostech 0 D a 0,5D  od předního odběru tlaku a jeden v  rovině svaru Opatření obecné povahy č. 0111- OOP -C092- 18 
10 v případě konstrukce s  přivařovaným hrdlem. Je -li použit komorový odběr, musí se tato hodnota 0,5 D 
měřit od přední hrany komorového prstence.  
3.5.4   Kruhov itost a válcovitost potrubí  
Vnitřní tvar potrubí musí být kruhový v  celé minimální přímé délce potrubí.  
V části přímé délky potrubí do vzdálenosti 2D  před dýzou se nesmí žádný vnitřní průměr potrubí v  žádné 
rovině lišit o více než 0,3 % od střední hodnoty v nitřního průměru D . 
V délce přímého úseku potrubí nad 2D  a do 10D  před dýzou nesmí rozdíl vnitřních průměrů potrubí 
mezi dvěma libovolnými úseky potrubí převýšit 0,3 % střední hodnoty vnitřního průměru D. Současně 
přesah vnitřních průměrů na sebe navazujíc ích částí potrubí, způsobený vychýlením a/nebo změnou 
průměru D, nesmí v  libovolném bodě vnitřního obvodu potrubí převýšit 0,3 % střední hodnoty vnitřního 
průměru D . 
Žádný vnitřní průměr přímé délky potrubí za dýzou se alespoň v  délce 2 D od přední strany dýzy ISA 
1932 nebo dýzy s  dlouhým poloměrem nesmí lišit od středního vnitřního průměru D potrubí před dýzou  
o více než 3  %. U Venturiho dýzy nesmí být vnitřní průměr navazujícího potrubí menší než 90 % vnitř-
ního průměru konce její divergentní části (difuzoru).    
3.5.5   Kvalita vnitřního povrchu potrubí  
Vnitřní povrch potrubí musí být čistý a bez viditelných vad.  
V délce alespoň minimální přímé délky před dýzou stanovené základním provedením snímače průtoku 
nosného média  (viz článek  3.1) musí vnitřní povrch potrubí splňovat specifikované požadavky na drs-
nost povrchu Ra . 
3.6   Požadavky na instalaci  
Montážní poloha dýzy musí být jednoznačně určena  její konstrukcí nebo musí být schematicky vyzna-
čena přímo na dýze .  
4   Značení měřidla  
4.1   Všeobecně 
Veškeré nápisy a značky musí být za běžných podmínek snadno viditelné, čitelné, nesmazatelné a musí 
být zdrojem informací potřebných pro bezchybnou implementaci snímače průtoku nosného média  s dý-
zou do měřicího systému protečeného množství nosného média  ve vazbě na ostatní členy měřicího sys-
tému.  
4.2   Označení  
4.2.1   Označení na dýze  
Na dýze musí být následující informace:  
  a)  výrobní číslo;  
  b)  hodnota vnitřního průměru otvoru hrdla dýzy d 20 vztažená k  referenční teplotě 20  °C; 
  c)  značka schválení typu ; 
  d)  vhodné označení pro identifikaci typu a umístění odběrů diferenčního tlaku, jsou- li odběry tlaku 
pevnou součástí konstrukčního provedení dýzy . 
V případech, kdy po zabudování dýz y do potrubí nejsou výše uvedené informace vidite lné, musí být 
dýza vybavena také samostatným doplňkovým štítkem s  předmětnými údaji, který bude součástí zabez-
pečení dýzy proti neoprávněné demontáži či výměně. Opatření obecné povahy č. 0111- OOP -C092- 18 
11 V případech, kde by mohlo dojít k nesprávnému zabudování dýzy vůči směru proudění nosného média , 
musí být na dýze nezaměnitelným způsobem vyznačen směr průtoku.  
4.2.2   Označení snímače průtoku nosného média  s dýzou  
Na snímači průtoku nosného média  s dýzou musí být následující informace:  
  a)  název výrobce a typ  (varianta provedení) ; 
  b)  výrobní číslo a rok výroby;  
  c)  hodnota vnitřního průměru potrubí D 20 vztažená k  referenční teplotě 20  °C; 
  d)  značka schválení typu ; 
  e)  jmenovitá velikost DN / jmenovitý tlak PN;  
  f)  označení směru proudění;  
  g)  vhodné označení pro identifikaci typu a umístění odběrů diferenčního tlaku, jsou- li odběry tlaku 
pevnou součástí konstrukčního provedení přímých délek potrubí;  
  h)  rozsah měřeného průtoku nebo hodnota maximálního průtoku.  
Tyto údaje musí být umístěny na části snímače průtoku nosného média  nerozebíratelně spojené s pří-
mým potrubním úsekem 0,5D  před dýzou (mont ážní komora, spojovací příruba před dýzou, přímá délka 
potrubí maximálně v  délce 2 D před dýzou).  
Na spojovací přírubě nebo jiném místě přímé délky potrubí za dýzou (maximálně v délce 2D  za dýzou) 
musí být uvedeny tyto údaje : 
  i)  název výrobce;  
  j)  výrobní číslo a rok výroby;  
  k)  značka schválení typu;  
  l)  označení směru proudění (je -li možná záměna při montáži).  
Pokud je přímá délka potrubí před dýzou u základního provedení snímače p růtoku nosného média  se-
stavena z  více částí potrubí, pak všechny tyto části musí být označeny značkou schválení typu. Značkou 
schválení typu musí být obecně označeny všechny významné samostatné části snímače průtoku nosného 
média  s dýzou. 
4.3   Označení úředními značkami  
Musí být zajištěna vhodná místa pro umístění značky schválení typu a úřední značky (úředních značek).   
Musí být umožněno zabezpečení dýzy proti neoprávněné demontáži či výměně. 
5   Schvalování typu měřidla  
Proces schvalování typu snímače průtoku nosného média  s dýzou zahrnuje následující zkoušky a  čin-
nosti:  
  a)  vnější prohlídka;  
  b)  kontrola geometrických parametrů.  
5.1   Vnější prohlídka  
Při vnější prohlídce se kontrolují:  
    úplnost předepsané techn ické dokumentace;  
   shoda metrologických a technických charakteristik specifikovaných výrobcem v  dokumentaci 
s technickými a metrologickými požadavky tohoto předpisu, uvedenými v  kapitolách 2 a 3;  
   dýza, odběry tlaku a přímé délky potrubí z  hlediska p řípadného mechanického poškození či pří-
padných stop koroze neslučitelných s  dalším zkoušením;  a Opatření obecné povahy č. 0111- OOP -C092- 18 
12    určí se místa pro vyznačení základních geometrických parametrů snímače průtoku nosného média  
s dýzou a místa pro umístění úředních značek . 
5.2   Kontrola ge ometrických parametrů  
5.2.1   Zkušební vybavení  
Při kontrole geometrických parametrů musí být používáno odpovídající vybavení s platnou metrologic-
kou návazností.  
5.2.2   Referenční teplota okolí pro zkoušky  
5.2.2.1   Dýza  
Teplota okolí při zkoušce musí být  v intervalu (18 až 22)  °C a změny teploty okolí nesmí po dobu 
zkoušky překročit 2 °C.  
5.2.2.2   Přímé délky potrubí  
Potrubí ≤ DN  300:  Teplota okolí při zkoušce musí být v  intervalu (15 až 25)  °C a změny teploty okolí 
nesmí po dobu měření překročit 2 °C.  
Potrubí >  DN 300:   Teplota okolí při zkoušce musí být v  intervalu (10 až 30)  °C a změny teploty okolí 
nesmí po dobu zkoušky překročit 5 °C.  
5.2.3   Kontrola geome trických parametrů dýzy  
Hodnota vnitřního průměru otvoru hrdla dýzy d20 musí být stanovena v  souladu s požadavkem článku 
3.2.3.1, resp. 3.3.2.1, resp. 3.4.3.1 a  musí být vztažena k  referenční teplotě 20  °C. 
5.2.3.1   Kontrola geometrických parametrů dýzy ISA 1932  
U dýzy ISA 1932 se dále kontrolují následující geometrické parametry:  
    provedení a drsnost povrchu přední rovinné vstupní části (viz článek 3.2.1);  
  tvar vstupního konvergentního profilu (viz článek 3.2.2);  
   délka hrdla dýzy (viz článek 3.2.3);  
   válcovitost hrdla dýzy (viz článek 3.2.3.2);  
    ostrost výstupní hrany hrdla (viz článek 3.2.3.3);  
   drsnost vnitřního povrchu hrdla (viz článek 3.2.3.4) ; 
   provedení osazení na výstupní straně hrdla (viz článek 3.2.4);  
   celková délka dýzy (viz článek 3.2.5);  
   tloušťka stěny dýzy (viz článek 3.2.6).  
5.2.3.2   Kontrola geometrických parametrů dýzy s  dlouhým poloměrem  
U dýzy s  dlouhým poloměrem se dále kontrolují následující geometrické parametry:  
    tvar vstupního konvergentního profilu (viz článek 3.3.1);  
    délka hrdla dýzy (viz článek 3.3.2);  
    válcovitost hrdla dýzy (viz článek 3.3.2.2);  
    drsnost vnitřního povrchu hrdla (viz článek 3.3.2.3);  
    poloha hrdla (viz článek 3.3.2.4);  
    tloušťka stěn dýzy (viz článek 3.3.3).  Opatření obecné povahy č. 0111- OOP -C092- 18 
13 5.2.3.3   Kontrola geometrických parametrů Venturiho dýzy 
U Venturiho dýzy se dále kontrolují následující geometrické parametry:  
    provedení a drsnost povrchu přední rovinné vstupní části (viz článek 3. 4.1); 
   tvar vstupního konverge ntního profilu (viz článek 3.4.2);  
   délka hrdla dýzy (viz článek 3.4.3);  
   válcovitost hrdl a dýzy (viz článek 3 .4.3.2);  
   drsnost vnitřního povrchu hrdla  dýzy ( viz článek 3.4.3.3 ); 
   provedení a vrcholový úhel divergentní části dýzy  (viz článek 3. 4.4). 
5.2.4   Kontrola geometrických parametrů přímých délek potrubí  
Hodnota středního vnitřního průměru potrubí D20 musí být stanovena v  souladu s požadavkem článku 
3.5.3 a  musí být vztažena k  referenční teplotě 20 °C.  
U přímých délek potrubí se kontrolují následující geometrické parametry:  
   přímost potrubí (viz článek 3.5.2);  
   střední hodnota vnitřního průměru potrubí (viz článek 3.5.3);  
   kruhovitost a válcovitost potrubí (vi z článek 3.5.4);  
   drsnost vnitřního povrchu potrubí (viz článek 3.5.5). 
5.2.5   Kontrola geometrických parametrů odběrů diferenčního tlaku  
Zjišťuje se splnění požadavků na odběry diferenčního tlaku v závislosti na druhu dýzy podle  článku 
3.2.8 (ISA 1932), resp. 3.3.6 (dýza s  dlouhým poloměrem), resp. 3.4.6 (Venturiho dýza)  a specifikace 
výrobce . 
6   Prvotní ověření  
Při prvotním ověřování snímačů průtoku nosného média  s dýzou a jeho částí se provádějí tyto zkoušky 
a činnosti:  
  a)  vizuální prohlídka;  
  b)  zkouška metrologických charakteristik;  
 c)  vyznačení základních geometrických parametrů na příslušné části snímače průtoku nosného mé-
dia s dýzou. 
6.1   Vizuální prohlídka  
Při vizuální prohlídce se kontroluje, zda:  
    provedení snímače průtoku nosného média  s dýzou je shodné  se schváleným typem ; 
    dýza, odběry tlaku a přímé délky potrubí nejsou mechanicky poškozeny či zda nenesou stopy 
koroze neslučitelné s  dalším zkoušením ; 
    označení, nápisy a jejich provedení odpovídají údajům a požadavkům uvedeným v  certifikátu 
schválení typu měřidla.  
Pokud snímač průtoku nosného média  s dýzou nevyhoví požadavkům vnější prohlídky, dále se ne-
zkouší.  Opatření obecné povahy č. 0111- OOP -C092- 18 
14 6.2   Kontrola geometrických parametrů  
6.2.1   Zkušební vybavení  
Při kontrole geometrických parametrů musí být používáno odpovídající vybavení s platnou metrol ogic-
kou návazností.  
6.2.2   Referenční teplota okolí pro zkoušky  
Pro zkoušení platí požadavky na teplotu okolí podle článku 5.2.2.  
6.2.3   Kontrola geometrických parametrů dýzy  
Hodnota vnitřního průměru otvoru hrdla dýzy d20 musí být stanovena v  souladu s požadavkem článku 
3.2.3.1, resp. 3.3.2.1, resp. 3.4.3.1 a musí být vztažena k  referenční  teplotě 20 °C.  
6.2.3.1   Kontrola geometrických parametrů dýzy ISA 1932  
Při prvotním ověřování dýzy ISA 1932 se dále kontrolují následu jící geometrické parametry:  
     provedení a drsnost povrchu přední rovinné vstupní části (viz článek 3.2.1);  
    tvar vstupního konvergentního profilu (viz článek 3.2.2);  
    délka hrdla dýzy (viz článek 3.2.3);  
   válcovitost hrdla dýzy (viz článek 3.2.3.2);  
    ostrost výstupní hrany hrdla (viz článek 3.2.3.3) , není-li akceptována pouze vizuální kontrola ; 
   drsnost vnitřního povrchu hrdla (viz článek 3.2.3.4);  
    provedení osazení na výstupní straně hrdla (viz článek 3.2.4);  
   celková délka dý zy (viz článek 3.2.5);  
    tloušťka stěny dýzy (viz článek 3.2.6).  
6.2.3.2   Kontrola geometrických parametrů dýzy s  dlouhým poloměrem  
U dýzy s  dlouhým poloměrem se dále kontrolují následující geometrické parametry:  
    tvar vstupního konvergentního profilu (viz článek 3.3.1);  
    délka hrdla dýzy (viz článek 3.3.2);  
    válcovitost hrdla dýzy (viz článek 3.3.2.2);  
    drsnost vnitřního povrchu hrdla (viz článek 3.3.2.3);  
    poloha hrdla (viz článek 3.3.2.4);  
   tloušťka stěn dýzy (viz článek 3.3.3).  
6.2.3.3   Kontrola geometrických parametrů Venturiho dýzy 
Při prvotním ověřování Venturiho dýzy se dále kontrolují následující geometrické parametry:  
    provedení a drsnost povrchu přední rovinné vstupní části (viz článek 3. 4.1); 
    tvar vstupního konverge ntního profilu (viz článek 3.4.2);  
    délka hrdla dýzy (viz článek 3.4.3);  
    válcovitost hrdla dýzy (viz článek 3.4.3.2);  
    drsnost vnitřního povrchu hrdla dýzy ( viz článek 3.4.3.3);  
    provedení a vrcholový úhel divergentní části dýzy (viz článek 3. 4.4). 
6.2.4   Kontrola geometrických parametrů přímých délek potrubí  
Hodnota středního vnitřního průměru potrubí D20 musí být stanovena v  souladu s požadavkem článku 
3.5.3 a musí být vztažena k  referenční teplotě 20 °C.  Opatření obecné povahy č. 0111- OOP -C092- 18 
15 Při prvotním ověřování se u přímých délek potrubí dále kontrolují tyto geometrické parametry:  
    přímost potrubí (viz článek 3.5.2);  
    kruhovitost a vál covitost potrubí (viz článek 3.5.4);  
    drsnost vnitřního povrchu pot rubí (viz článek 3.5.5). 
6.2.5   Kontrola geometrických parametrů odběrů diferenčního tlaku  
Při prvotním ověřování se zjišťuje splnění požadavků na odběry diferenčního tlaku v závislosti na druhu 
dýzy podle  článku 3.2.8 (ISA 1932), resp. 3.3.6 (dýza s  dlouhým poloměrem), resp. 3.4.6 (Venturiho 
dýza)  a specifikace výrobce. 
6.2.6   Vyznačení základních geometrických parametrů na měřidlo  
Výsledná hodnota vnitřního průměru otvoru hrdla dýzy  d20 stanovená podle článku 6.2.3 musí být vy-
značena čitelným a nesmazatelným způsobem na vhodném místě dýzy v souladu s  článkem 4.2.1. 
Výsledná hodnota vnitřního průměru potrubí D20 stanovená podle článku 6.2.4 musí být vyznačena či-
telným a nesmazatelným způsobem na vhodném místě snímače průtoku nosné ho média  v souladu 
s článkem 4.2.2. 
7   Následné ověření  
Postup následného ověřování dýzy je shodný s  postupem při prvotním ověřování dle článku 6.2.3.  
Následné ověřování přímých délek potrubí snímače průtoku nosného média  s dýzou se neprovádí.  
Trvalé plně ní pracovních podmínek včetně udržování odpovídajícího stavu a čistoty vnitřního povrchu 
potrubí zajišťuje uživatel měřidla. Za tímto účelem uživatel měřidla provádí nebo zajišťuje provedení 
vizuální kontroly stavu vnitřního povrchu potrubí v  intervalech z ohledňujících provozní podmínky 
a druh měřeného nos ného média. Tato kontrola musí být provedena také vždy před instalací dýzy.  
8   Přezkoušení měřidla  
Při přezkušování měřidel podle § 11a zákona o metrologii na žádost osoby, která může být dotčena jeho 
nesprávným měřením, se postupuje dle kapitoly 6. Poslední věta článku 6.1 se nepoužije.  
9   Oznámené normy  
ČMI oznámí pro účely specifikace metrologických  a technických požadavků na měřidla a pro účely 
specifikace metod zkoušení při schvalování jejich typu a ověřování, vyplývajících z  tohoto opatření 
obecné povahy, české technické normy, další technické normy nebo technické dokumenty mezinárod-
ních popřípadě  zahraničních organizací, nebo jiné technické dokumenty obsahující podrobnější tech-
nické požadavky (dále jen „oznámené normy“). Seznam těchto oznámených norem s  přiřazením k  pří-
slušnému opatření oznámí ČMI společně s  opatřením obecné povahy veřejně dostupným způsobem (na 
webových stránkách www.cmi.cz ). 
Splnění oznámených norem nebo splnění jejich částí se považuje v  rozsahu a za podmínek stanovených 
tímto opatřením obecné povahy za splnění těch požadavků stanovených tímto opatřením, k  nimž se tyto 
normy nebo jejich části vztahují.  
Shoda s oznámenou normou je jedním ze způsobů, jak prokázat splnění požadavků.  Tyto požadavky 
mohou být splněny i jiným technickým řešením garantujícím stejnou nebo vyšší úroveň ochrany opráv-
něnýc h zájmů.  Opatření obecné povahy č. 0111- OOP -C092- 18 
16 II. 
O D Ů V  O D N Ě N Í   
ČMI vydává podle § 14 odst. 1 písmeno j) zákona o metrologii k provedení § 6 odst. 2, § 9 odst. 1 a 9  
a § 11a odst. 3 zákona o metrologii toto opatření obecné povahy, kterým se stanovují metrologické  
a technické požadavk y na stanovená měřidla a zkoušky při schvalování typu a při ověřování stanove-
ných měřidel – „snímače průtoku nosného média  s dýzou“  a metody zkoušení při schvalování typu a při 
ověřování těchto stanovených měřidel .  
Vyhláška č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající 
schválení typu, ve znění pozdějších předpisů, zařazuje v příloze Druhový seznam stanovených měřidel 
uvedený druh měřidel pod položkou 3.1.2 b) mezi měřidla podléhající schvalování typu a povinnému 
ověřování.  
Tento předpis (Opatření obecné povahy) bude oznámen v souladu se směrnicí Evropského parlamentu 
a Rady (EU) č. 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti tec hnických 
předpisů a předpisů pro služby informační společnosti.  
III. 
P O U Č E N Í  
V souladu s  ustanovením § 172 odst. l SprŘ ve spojení s  ustanovením § 39 odst.  l SprŘ stanovuje ČMI 
lhůtu pro uplatnění připomínek do 30 dnů od data vyvěšení na úřední desce. K připomínkám podaným po této lhůtě se nepřihlíží.  
Dotčené osoby se tímto vyzýva jí k uplatnění připomínek k  tomuto návrhu opatření obecné povahy. 
S ohledem na ustanovení § 172 odst. 4 SprŘ se připomínky podávají v  písemné podobě.  
Dle ustanovení § 174 odst. l SprŘ ve spojení s  ustanovením § 37 odst. l SprŘ musí být patrno, kdo při-
pomínky činí, vůči kterému opatření obecné povahy směřují, v čem je spatřován rozpor s právními před-pisy nebo nesprávnost opatření obecné povahy, musí obsahovat podpis osoby, která je činí.  
Do podkladů návrhu opatření obecné povahy je možné nahlédnout u Českého metrologického institutu, 
Úsek pro legální metrologii, Okružní 31, 638 00 Brno, a to po telefonické dohodě.  
Tento návrh opatření obecné povahy bude zveřejněn po dobu 15 dnů.  
 
 
 Český metrologický institut  
   generální ředitel