ราง 
กฎ
กระทรวง 
กําหนดใหผลิตภัณฑอุตสาหกรรมคารบอนไดออกไซดทางการแพทย 
ตองเปนไปตามมาตรฐาน  
พ.ศ. .... 
อา
ศัยอํานาจตามความใน มาตรา ๑๗ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ  
อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๘) 
พ.ศ. ๒๕๖๒ และมาตรา ๕๘ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ 
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๘ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงอุตสาหกรรมออกกฎกระทรวงไว  ดังตอไปนี้ 
ขอ ๑ กฎกระทรวงนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปนตนไป  
ขอ ๒ ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมคารบอนไดออกไซดทางการแพทย ที่อยู ในสถานะกาซหรือของเหลว  
มีสูตรเคมี CO2 สําหรับใชในทางการแพทย และมีปริมาณคารบอนไดออกไซดไมนอยกวา รอยละ 99.5  
โดยปริมาตรของคารบอนไดออกไซด  ตองเปนไปตาม มาตรฐานเลขที่ มอก. 539 - 2564 ตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม ฉบับที่ …. (พ.ศ. 2564) ออกตามความในพระราชบัญญัติ มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
พ.ศ. ๒๕๑๑ เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม คารบอนไดออกไซดการแพทย  และกําหนด
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมคารบอนไดออกไซดทางการแพทย ประกาศ ณ วันที่ .. ........ พ.ศ. ๒๕๖4 
 ให
ไว ณ วันที่  พ.ศ. .... 
  (
นายสุริยะ  จึงรุงเรืองกิจ)  
รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
THAI INDUSTRIAL STANDARD  
มอก. 539–2564
คาร์บอนไดออกไซด์ทางการแพทย์  
MEDICAL CARBON DIOXIDE  
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม  ICS 71.060. 20 ISBN
ใช้สําหรับรับฟังความคิดเห็นเท่านั้นมอก. 539-2564 
-1- มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
คาร์บอนไดออกไซด์ ทางการแพทย์  
1.ขอบข่าย
1.1 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้  ครอบคลุมเฉพาะคาร์บอนไดออกไซด์ ที่ใช้ทางการแพทย์  
2.บทนิยาม
ความหมายของคำที่ใช้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมนี้ มีดังต่อไปนี้  
2.1 คาร์บอนไดออกไซด์ ทางการแพทย์ ซึ่งต่อไปในมาตรฐานนี้จะเรียกว่า “คาร์บอนไดออกไซด์ ” หมายถึง 
คาร์บอนไดออกไซด์ ที่อยู่ในสถานะก๊าซหรือของเหลว มีสูตรเคมี CO2 สำหรับใช้ในทางการแพทย์ และมีปริมาณ
คาร์บอนไดออกไซด์ ไม่น้อยกว่า 99.5  % โดยปริมาตรของคาร์บอนไดออกไซด์  
3.คุณลักษณะที่ต้องการ  
3.1 ลักษณะทั่วไป  
ต้องไม่มีกลิ่น และไม่มีสี 
การทดสอบให้ทำโดยการตรวจพินิจในสถานะก๊าซ  
3.2 คุณลักษณะที่ต้องการ  
ต้องเป็นไปตามที่กำหนดในตารางที่ 1  
ใช้สําหรับรับฟังความคิดเห็นเท่านั้นมอก. 539-2564 
-2- ตารางที่ 1 คุณลักษณะที่ต้องการ  
(ข้อ 3.2) 
รายการที่  คุณลักษณะ  หน่วย เกณฑ์ที่กำหนด  การทดสอบ  
1 ความบริสุทธิ์ ไม่น้อยกว่า  % โดยปริมาตร     99.5 ข้อ 7.3
2 ความชื้น ไม่เกิน  mg/m3 150 ข้อ 7.4 
3 คาร์บอนมอนอกไซด์ ไม่เกิน  ppm  10 ข้อ 7.5 
4 ไนทริกออกไซด์ ไม่เกิน  ppm  2.5 ข้อ 7.6 
5 ไนโตรเจนไดออกไซด์ ไม่เกิน  ppm      2.5 ข้อ 7.7 
6 แอมโมเนีย ไม่เกิน  ppm 25 ข้อ 7.8 
7 ไฮโดรเจนซัลไฟด์ ไม่เกิน  ppm    1 ข้อ 7.9 
8 ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ไม่เกิน  ppm   2 ข้อ 7.10 
9 ปรอท* ต้องไม่พบ  ข้อ 7.11 
10 เบนซีน ** ไม่เกิน  ppm       0.02 ข้อ 7.12 
11 ไฮโดรคาร์บอน ** (คำนวณเป็นมีเทน) ไม่เกิน  ppm 50 ข้อ 7.13 
12 เมทานอล  ( methanol)** ไม่เกิน  ppm 10 ISBT Method 
9.0 
13 แอซีทัลดีไฮด์ ( acetaldehyde)** ไม่เกิน  ppm   0.2 ISBT Method 
11.0 
หมายเหตุ  * หมายถึง กรณีแหล่งที่มาของ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มีเอกสารยืนยันว่าไม่มีปรอท ไม่ต้องทดสอบรายการที่ 
9 ซ้ำ 
** หมายถึง กรณีแหล่งที่มาของคาร์บอนไดออกไซด์เหลวที่นำมาบรรจุในท่อบรรจุมีเอกสารยืนยันว่ารายการที่ 
10 รายการที่ 11 รายการที่ 12 และรายการที่ 13 ไม่เกินค่าที่กำหนด ไม่ต้องทดสอบรายการที่ 10 
รายการที่ 11 รายการที่ 12 และรายการที่ 13 ซ้ำ 
4.ภาชนะบรรจุและการบรรจุ
4.1 ภาชนะบรรจุคาร์บอนไดออกไซด์ ต้องสะอาดและใช้บรรจุคาร์บอนไดออกไซด์เท่านั้น  ห้ามนำภาชนะที่เคยบรรจุก๊าซ
อื่นมาใช้  
4.2 กรณีที่เป็นท่อใช้แล้ว  ต้องผ่านกระบวนการเตรียมท่อบรรจุ เช่น การทำสุญญากาศ ( vacuum) หรือการไล่ทิ้ง 
(purge) 
ใช้สําหรับรับฟังความคิดเห็นเท่านั้นมอก. 539-2564 
-3- 4.3 ภาชนะบรรจุที่เป็นท่อให้เป็นไปตาม มอก. 359 เล่ม 1 หรือ มอก. 359 เล่ม 2 หรือ มอก. 2775 ในกรณีที่เป็นท่อใช้
แล้ว ให้ตรวจสภาพความแข็งแรงของท่อ ตาม มอก. 358  ทุก 5 ปี  พร้อมเอกสารรับรองการตรวจสภาพ  
4.4 สี ท่อบรรจุคาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็นไปตาม มอก. 87 
4.5 ข้อต่อท่อบรรจุ คาร์บอนไดออกไซด์ ให้เป็นไปตาม มอก. 1095  
4.6 ภาชนะบรรจุที่เป็นถังเก็บ ( storage tank) สำหรับคาร์บอนไดออกไซด์ เหลว ให้เป็นไปตาม AIGA 068 ในกรณีเป็น
ถังเก็บใช้แล้ว ให้ทดสอบตาม EIGA 066  
4.7 ให้มีวัสดุหุ้มห่อข้อต่อท่อบรรจุ คาร์บอนไดออกไซด์  เพื่อป้องกันสิ่งสกปรกเข้าไปในข้อต่อ และเพื่อแยกท่อที่ยังไม่ได้
ใช้งาน ออกจากท่อที่ใช้งานแล้ว และให้มีชื่อหรือเครื่องหมายการค้าของผู้บรรจุที่วัสดุหุ้มห่อด้วย  
5. เครื่องหมายและฉลาก  
5.1 ที่ภาชนะบรรจุคาร์บอนไดออกไซด์ หรือฉลากที่ติดอยู่ที่ภาชนะบรรจุทุกหน่วย  อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร  
หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้  ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน  และไม่ลบเลือน  
5.1.1 ในกรณีที่เป็นท่อบรรจุ คาร์บอนไดออกไซด์  
5.1.1.1  ที่ท่อ 
(1) เครื่องหมายกากบาท สีแดงล้อมรอบด้วยวงกลมสี แดงบนส่วนไหล่ และคำว่า “คาร์บอนไดออกไซด์
ทางการแพทย์” และ “CO 2” โดยใช้อักษรสีดำที่ตัวท่อ ขนาดสูงไม่ต่ำกว่า 1 ใน 8 ของเส้นผ่าน
ศูนย์กลางของท่อ  
(2) น้ำหนักบรรจุ เป็น กิโลกรัม   
5.1.1.2  ฉลากที่ติดมากับท่อ  
(1) น้ำหนักบรรจุ เป็น กิโลกรัม  
(2) สัญลักษณ์ “UN 1013”  
(3) วัน เดือน ปี ที่บรรจุ หรือรหัสรุ่นที่บรรจุ  
(4) คำเตือนเกี่ยวกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น “ก๊าซอันตรายอาจทำให้หมดสติหรือเสียชีวิต ” หรือ
อาจใช้เครื่องหมาย หรือรูปสัญลักษณ์ ( pictogram) ตามระบบสากลการจำแนกประเภทความ
อันตรายและการติดฉลากสารเคมี ( globally harmonized system of classification and 
Labeling of  chemical: GHS) หรือตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือตามข้อตกลงระหว่างประเทศ
แทนได้  
ใช้สําหรับรับฟังความคิดเห็นเท่านั้นมอก. 539-2564 
-4- (5) ชื่อผู้ทำหรือโรงงานที่ทำ หรือชื่อผู้บรรจุ และชื่อผู้จัดจำหน่าย หรือชื่อเครื่องหมายการค้าที่  
จดทะเบียน  
5.1.2 ในกรณีที่เป็นถังเก็บ คาร์บอนไดออกไซด์ เหลว 
(1) คำว่า “คาร์บอนไดออกไซด์ ทางการแพทย์” และสัญลักษณ์ “CO 2” 
(2) สัญลักษณ์ “UN 2187”  
(3) คำเตือนเกี่ยวกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น “ก๊าซอันตรายอาจทำให้หมดสติหรือเสียชีวิต ” หรืออาจใช้
เครื่องหมาย หรือรูปสัญลักษณ์ ( pictogram) ตามระบบสากลการจำแนกประเภทความอันตรายและการ
ติดฉลากสารเคมี ( globally harmonized system of classification and Labeling of chemical: 
GHS) หรือตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือตามข้อตกลงระหว่างประเทศแทนได้  
5.2 ในกรณีที่ใช้ภาษาต่างประเทศ ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทย ที่กำหนดไว้ข้างต้น  
6. การชักตัวอย่างและเกณฑ์การตัดสิน  
6.1 การชักตัวอย่างและเกณฑ์การตัดสินให้เป็นไปตามภาคผนวก ก.  
7. การทดสอบ  
7.1 ให้ใช้วิธีที่กำหนดในมาตรฐานนี้หรือวิธีอื่นใดที่ให้ผลเทียบเท่า ในกรณีที่มีข้อโต้แ ย้งให้ใช้วิธีที่กำหนดในมาตรฐานนี้
เป็นวิธีตัดสิน  
7.2 ตัวอย่างสำหรับการวิเคราะห์ต้องเก็บไว้ที่อุณหภูมิ (2 7 ± 2) ºC อย่างน้อย 6 h ก่อนการวิเคราะห์ และให้ทำการ
วิเคราะห์ที่อุณหภูมิเดียวกัน  
7.3 ความบริสุทธิ์  
ให้ใช้เครื่องมือวิเคราะห์ความบริสุทธิ์ที่กำหนดดังต่อไปนี้ หลอดตรวจก๊าซ ( gas detector tube) หรือเครื่องก๊าซ
โครมาโทกราฟี ตาม EP หัวข้อ carbon  dioxide ที่สอบเทียบแล้ว หรือวิธีวิเคราะห์ ISBT Method 2.0  
ในกรณีมีข้อโต้แย้งให้ใช้วิธีวิเคราะห์ด้วยเครื่องก๊าซโครมาโ ทกราฟีเป็นวิธีตัดสิน  
7.4 ความชื้น  
ให้ใช้เครื่องมือวิเคราะห์ความชื้นที่กำหนดดังต่อไปนี้  หรืออาจใช้เครื่องวิเคราะห์ความชื้น ( moisture analyzer)  
หรือ ISBT Method 3.0  หรือเทคนิคจุดน้ำค้าง ( dew point) ในภาคผนวก ข. ในกรณีมีข้อโต้แย้งให้ใช้เครื่องมือตาม
ข้อ 7.4.1 วิธีวิเคราะห์ตามข้อ 7.4.2 เป็นวิธีตัดสิน  
ใช้สําหรับรับฟังความคิดเห็นเท่านั้นมอก. 539-2564 
-5- 7.4.1 เครื่องมือ  
7.4.1.1 หลอดวัดไอน้ำ ( water vapor detector tube)  
7.4.1.2  เครื่องวัดปริมาตรก๊าซ  
7.4.2 วิธีวิเคราะห์  
ไล่ก๊าซในเครื่องวัดปริมาตรก๊าซด้วยก๊าซตัวอย่าง 5 L หรือมากกว่า ผ่านตัวอย่างสถานะก๊าซ (100  ± 5) mL หรือ
ปริมาตรตามที่เครื่องมือระบุ ลงในหลอดวัดไอน้ำซึ่งต่อกับเครื่องวัดปริมาตรก๊าซด้วยท่อโลหะหรือท่อพอลิเอ
ทิลีนที่ยาวน้อยสุด แล้วอ่านค่าที่ได้จากหลอดวัด  
7.5 คาร์บอนมอนอกไซด์  
7.5.1 เครื่องมือ  
7.5.1.1 หลอดวัดคาร์บอนมอนอกไซด์ (carbon monoxide detector tube)  
7.5.1.2  เครื่องวัดปริมาตรก๊าซ  
7.5.2 วิธีวิเคราะห์  
ผ่านก๊าซตัวอย่าง (1 0 50 ± 50) mL หรือปริมาตรตามที่เครื่องมือระบุ  ลงในหลอดวัดคาร์บอนมอนอกไซด์ ซึ่ง
ต่อกับเครื่องวัดปริมาตรก๊าซ โดยให้อัตราการไหลของก๊าซเป็นไปตามที่ระบุไว้ที่หลอดวัด แล้วอ่านค่าที่ได้จาก
หลอดวัด  
7.6 ไนทริกออกไซด์  
7.6.1 เครื่องมือ  
7.6.1.1 หลอดวัดไนทริกออกไซด์ -ไนโตรเจนไดออกไซด์ ( nitric oxide – nitrogen dioxide detector tube)  
7.6.1.2  เครื่องวัดปริมาตรก๊าซ  
7.6.2 วิธีวิเคราะห์  
ผ่านก๊าซตัวอย่าง ( 550 ± 50) mL หรือปริมาตรตามที่เครื่องมือระบุ  ลงในหลอดวัดไนทริกออกไซด์ -ไนโตรเจน
ไดออกไซด์ซึ่งต่อกับเครื่องวัดปริมาตรก๊าซ โดยให้อัตราการไหลของก๊าซเป็นไปตามที่ระบุไว้ที่หลอดวัด แล้ว
อ่านค่าที่ได้จากหลอดวัด  
ใช้สําหรับรับฟังความคิดเห็นเท่านั้นมอก. 539-2564 
-6- 7.7 ไนโตรเจนไดออกไซด์  
7.7.1 เครื่องมือ  
7.7.1.1 หลอดวัดไนทริกออกไซด์ -ไนโตรเจนไดออกไซด์ ( nitric oxide – nitrogen dioxide detector tube)  
7.7.1.2  เครื่องวัดปริมาตรก๊าซ  
7.7.2 วิธีวิเคราะห์  
ผ่านก๊าซตัวอย่าง ( 550 ± 50) mL หรือปริมาตรตามที่เครื่องมือระบุ  ลงในหลอดวัดไนทริกออกไซด์ -
ไนโตรเจนไดออกไซด์ ซึ่งต่อกับเครื่องวัดปริมาตรก๊าซ โดยให้อัตราการไหลของก๊าซเป็นไปตามที่ระบุไว้ที่
หลอดวัด แล้วอ่านค่าที่ได้จากหลอดวัด  
7.8 แอมโมเนีย  
7.8.1 เครื่องมือ  
7.8.1.1 หลอดวัดแอมโมเนีย (ammonia detector tube)  
7.8.1.2 เครื่องวัดปริมาตรก๊าซ  
7.8.2 วิธีวิเคราะห์  
ผ่านก๊าซตัวอย่าง (1 0 50 ± 50) mL หรือปริมาตรตามที่เครื่องมือระบุ ลงในหลอดวัดแอมโมเนีย ซึ่งต่อกับ
เครื่องวัดปริมาตรก๊าซ โดยให้อัตราการไหลของก๊าซเป็นไปตามที่ระบุไว้ที่หลอดวัด แล้วอ่านค่าที่ได้จาก
หลอดวัด  
7.9 ไฮโดรเจนซัลไฟด์  
7.9.1 เครื่องมือ  
7.9.1.1 หลอดวัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ (hydrogen sulfide  detector tube)  
7.9.1.2  เครื่องวัดปริมาตรก๊าซ  
7.9.2 วิธีวิเคราะห์  
ผ่านก๊าซตัวอย่าง (1 0 50 ± 50) mL หรือปริมาตรตามที่เครื่องมือระบุ ลงในหลอดวัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ ซึ่ง
ต่อกับเครื่องวัดปริมาตรก๊าซ โดยให้อัตราการไหลของก๊าซเป็นไปตามที่ระบุไว้ที่หลอดวัด แล้วอ่านค่าที่ได้
จากหลอดวัด  
ใช้สําหรับรับฟังความคิดเห็นเท่านั้นมอก. 539-2564 
-7- 7.10 ซัลเฟอร์ไดออกไซด์  
7.10.1 เครื่องมือ  
7.10.1.1 หลอดวัดซัลเฟอร์ไดออกไซด์  (sulfur dioxide detector tube)  
7.10.1.2  เครื่องวัดปริมาตรก๊าซ  
7.10.2 วิธีวิเคราะห์  
ผ่านก๊าซตัวอย่าง (1 0 50 ± 50) mL หรือปริมาตรตามที่เครื่องมือระบุ ลงในหลอดวัดซัลเฟอร์ไดออกไซด์
ซึ่งต่อกับเครื่องวัดปริมาตรก๊าซ โดยให้อัตราการไหลของก๊าซเป็นไปตามที่ระบุไว้ที่หลอดวัด แล้วอ่านค่าที่
ได้จากหลอดวัด  
7.11 ปรอท 
7.11.1  เครื่องมือ  
เครื่องวิเคราะห์ไอปรอท ( mercury vapour analyzer) ชนิดโกลด์ฟิล์มดีเทกเตอร์ (gold film 
detector) ที่มี ปริมาณต่ำสุดที่วัดได้ ( detection limit) 0.003 mg/m3 
7.11.2  วิธีวิเคราะห์  
ให้ปฏิบัติตาม  ISO 6978 -1 หรือ ISO 6978-2 
7.12 เบนซีน  
7.12.1  เครื่องมือ  
ก๊าซโครมาโทกราฟีแบบเฟลมไอออไนเซชันที่มีคอลัมน์แบบคะพิลลารีใช้ก๊าซฮีเลียมหรือไนโตรเจนบริสุทธิ์
เป็นก๊าซพาตัวอย่าง และสามารถวัดปริมาณต่ำสุดได้ 5 mm3/m3 
7.12.2 ก๊าซสอบเทียบ  
ก๊าซมาตรฐานคาร์บอนไดออกไซด์ที่มีเบนซีน 10 mm3/m3 ถึง 20 mm3/m3 
7.12.3  วิธีวิเคราะห์  
สอบเทียบเครื่องมือโดยใช้ก๊าซสอบเทียบและวัดความสูงของพีกหรือพื้นที่ใต้พีกตามคู่มือการใช้เครื่อง แล้ว
จึงวิเคราะห์ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ตัวอย่าง เปรียบเทียบความ สูงของพีก หรือพื้นที่ใต้พีกของโครมาโท  
แกรมของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ตัวอย่างกับโครมาโทแกรมของก๊าซสอบเทียบ คำนวณหาปริมาณเบนซีน จาก
พื้นที่ใต้พีกของตัวอย่าง  
 
 
ใช้สําหรับรับฟังความคิดเห็นเท่านั้นมอก. 539-2564 
-8- 7.13 ไฮโดรคาร์บอน  
7.13.1  เครื่องมือ  
ก๊าซโครมาโทรกราฟแบบเฟลมไอออไนเซชันที่มีคอลัมน์แบบคะพิลลารีใช้ก๊าซฮีเลียมหรือไนโตรเจนบริสุทธิ์
เป็นก๊าซพาตัวอย่าง และสามารถวัดปริมาณต่ำสุดได้ 5 mm3/dm3 
7.13.2  ก๊าซสอบเทียบ  
ก๊าซมาตรฐานคาร์บอนไดออกไซด์ที่มีมีเทน อีเทน เอธิลีน โพรเพน โพรพิลีน ไอโซบิวเทน บิวเ ทน ไอโซเพน
เทน และเพนเทน อย่างละเท่า ๆ กัน ปริมาณ 5 mm3/dm3 ถึง 50 mm3/dm3 
7.13.3  วิธีวิเคราะห์  
สอบเทียบเครื่องมือโดยใช้ก๊าซสอบเทียบและวัดความสูงของพีกหรือพื้นที่ใต้พีกตามคู่มือการใช้เครื่อง แล้ว
จึงวิเคราะห์ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ตัวอย่าง เปรียบเทียบความสูงของ พีก หรือพื้นที่ใต้พีกของโครมาโท  
แกรมของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ตัวอย่างกับโครมาโทแกรมของก๊าซสอบเทียบ คำนวณหาปริมาณ มีเทน
จากพื้นที่ใต้พีกของตัวอย่าง  
 
ใช้สําหรับรับฟังความคิดเห็นเท่านั้นมอก. 539-2564 
-9- ภาคผนวก ก. 
การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน  
(ข้อ 6.1)  
ก.1 รุ่น ในที่นี้หมายถึง คาร์บอนไดออกไซด์ ที่ทำโดยกรรมวิธีเดียวกัน บรรจุในวันเดียวกัน มีขนาดความจุเดียวกัน  
ที่ทำหรือส่งมอบหรือซื้อขายในระยะเวลาเดียวกัน  
ก.2 การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน ให้เป็นไปตามแผนการชักตัวอย่างที่ กำหนดต่อไปนี้ หรืออาจใช้แผนการชัก
ตัวอย่างอื่นที่เทียบเท่ากันทางวิชาการกับแผนที่กำหนดไว้  
ก.2.1 การชักตัวอย่าง  
ก.2.1.1 ในกรณีที่ภาชนะบรรจุเป็นท่อ ให้ชักตัวอย่างโดยวิธีสุ่มจากรุ่นเดียวกันตามจำนวนที่กำหนดใน
ตารางที่ ก.1 เพื่อทดสอบภาชนะ บรรจุ เครื่องหมายและฉลาก และ คุณลักษณะที่ต้อ งการ 
ตารางที่ ก.1 แผนการชักตัวอย่าง  
(ข้อ ก.2.1)  
ขนาดรุ่น  
หน่วยภาชนะบรรจุ  ขนาดตัวอย่าง  
หน่วยภาชนะบรรจุ  
         1 ถึง 30 1 
       31 ถึง 60 2 
       ตั้งแต่  60  ขึ้นไป 3 
ก.2.1.2 ในกรณีที่ภา ชนะบรรจุเป็นถังเก็บ คาร์บอนไดออกไซด์ เหลว ให้ชักตัวอย่าง ในสภาพ
คาร์บอนไดออกไซด์ เหลวจากถังเก็บลงในท่อบรรจุปริมาณไม่น้อยกว่า 9 kg เพื่อทดสอบคุณลักษณะที่
ต้องการ  
ก.3 เกณฑ์ตัดสิน  
ตัวอย่างคาร์บอนไดออกไซด์ ต้องเป็นไปตามข้อ 3. ข้อ 4. และข้อ 5. ทุกข้อ จึงจะถือว่าคาร์บอนไดออกไซด์ รุ่น
นั้นเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้  
 
ใช้สําหรับรับฟังความคิดเห็นเท่านั้นมอก. 539-2564 
-10- ภาคผนวก ข. 
เทคนิคจุดน้ำค้าง  
(ข้อ 7.4) 
ข.1 เทคนิคจุดน้ำค้าง  
ข.1.1 เครื่องมือ  
เครื่องวิเคราะห์ปริมาณความชื้น ดังรูปที่ ข .1 
BAD CE
 
A คือ ภาชนะทรงกระบอกผนังบางทำด้วยโลหะ เช่น ทองแดงชุบโครเมียมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
ประมาณ 4 cm สูง 7.5 cm ถึง 12.7 cm ผิวด้านนอกเป็นมัน และต้องไม่ทำให้อุณหภูมิที่ผิว
ด้านในและผิวด้านน อกต่างกัน  
B คือ ขวดแก้วหรือภาชนะโปร่งใสพร้อมฝาปิด  
C คือ ท่อนำก๊าซเข้า ทำด้วยทองแดง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 mm ปลายท่ออยู่เหนือ ปลายล่างสุด
ของภาชนะทรงกระบอก A ประมาณ 1 -2.5 cm และปลายท่อ C จ่อไปที่ภาชนะทรงกระบอก 
A โดยมีระยะห่างไม่เกิน 3 mm  
D คือ ท่อนำก๊าซออก ทำด้วยทองแดง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 mm ปลายอีกด้านหนึ่งต่อกับ
เครื่องวัดปริมาตรก๊าซ  
E คือ เทอร์โมมิเตอร์ที่วัดอุณหภูมิได้ต่ำ กว่า -50 ºC 
รูปที่ ข.1 เครื่องมือวิเคราะห์ปริมาณความชื้น  
(ข้อ ข.1.1) 
 
ใช้สําหรับรับฟังความคิดเห็นเท่านั้นมอก. 539-2564 
-11- ข.1.2 สารเคมี  
ข.1.2.1 คาร์บอนไดออกไซด์ แข็ง 
ข.1.2.2 แอซีโทนหรือเอทานอล  
ข.1.3 วิธีวิเคราะห์  
ข.1.3.1 ผ่านก๊าซตัวอย่างเข้าทางท่อนำก๊าซ เข้า ด้วยอัตรา 1 L/min ถึง 5 L/min เติมแอซีโทนหรือเอทานอล  
ลงในภาชนะบรรจุทรงกระบอก ประมาณครึ่งหนึ่งของความสูง  
ข.1.3.2 ค่อย ๆ เติมคาร์บอนไดออกไซด์แข็งชิ้นเล็ก ๆ พร้อมทั้งคนตลอดเวลา จนกระทั่งสังเกตเห็นละอองน้ำ
ที่เกิดที่ผิวนอกของภาชนะทรงกระบอก A ตรงปลายท่อนำก๊าซเข้า อ่านอุณหภูมิทันที  
ข.1.3.3 ทำซ้ำโดยปล่อยให้อุณหภูมิสู งขึ้นจนกระทั่งละอองน้ำหายไป แล้วปฏิบัติตามข้อ ข.1.3.2 ซ้ำจนได้ค่า
อุณหภูมิคงที่ อุณหภูมิที่อ่านได้ ต้องต่ำกว่าหรือเท่ากับ -46 ºC จึงจะถือว่ามีปริมาณความชื้นไม่เกิน 
150 mg/m3 
 
ใช้สําหรับรับฟังความคิดเห็นเท่านั้นมอก. 539-2564 
-12- ภาคผนวก ค. 
การจัดการกับสิ่งปนเปื้อนภายนอกท่อสำหรับบรรจุ คาร์บอนไดออกไซด์  
(ข้อแนะนำ ) 
ค.1 แนะนำให้ปฏิบัติตาม AIGA 077 การจัดการกับสิ่งปนเปื้อนภายนอกท่อก๊ าซทางการแพทย์ในสภาวะการเกิด
สถานการณ์ระบาดของโรค  
 
 
 
ใช้สําหรับรับฟังความคิดเห็นเท่านั้น