PROYECTO DE NORMA  PNMP  014 
METROLÓGICA PERUANA  2022 
 
Dirección de Metrología - INACAL  
Calle Las Camelias 817, San Isidro (Lima 27)  Lima, Perú  
 
 
 
 
 
 
 
EQUIPOS DE MEDIDA DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA . 
Requisitos generales, ensayos y condiciones de ensayo. 
Equipos de medida . 
 
Electricity metering equipment. General requirements, test and test conditions. Metering 
equipment.  
 
(EQV. IEC 62052 -11: 2020 Electricity metering equipment – General req uirements, tests 
and test conditions – Part 11: Metering equipment ) 
 
2022-12-27 
2ª Edición  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este documento se encuentra en etapa de estudio, sujeto a posible cambio.  
No debe ser usado como Norma Metrológica Peruana  Basado en 175 páginas  
I.C.S.: 17.220.20  
Descriptores: Equipos de medida, energía eléctrica, medidor estático.  
  
 
 
 ÍNDICE  
 
  Página  
   
 INDICE  ii 
 PREFACIO  xi 
1 Ámbito de aplicación  1 
2 Referencias normativas  4 
3 Términos y definiciones  8 
3.1 Definiciones generales  9 
3.2 Definiciones relacionadas con los elementos funcionales  16 
3.3 Definiciones de puertos de medidor  23 
3.4 Definiciones de elementos mecánicos  25 
3.5 Definiciones relacionadas con las mediciones  30 
3.6 Definiciones relacionadas con las influencias externas  35 
3.7 Definición de los ensayos  40 
3.8 Definiciones relacionadas con medidores electromecánicos  40 
3.9 Definiciones relacionadas con el marcado y símbolos del medidor  41 
4 Valores eléctricos nominales  45 
4.1 Tensiones  45 
4.1.1  Tensiones nominales  45 
4.1.2  Rangos de Tensión  45 
4.2 Corrientes  46 
4.2.1  Corrientes nominales  46 
4.2.2  Corriente de arranque  47 
4.2.3  Corriente mínima  47 
4.2.4  Corriente máxima  47 
4.2.5  Rangos de corriente  48 
4.3 Frecuencias  48 
4.3.1  Frecuencias nominales  48 
4.3.2  Rangos de frecuencia  48 
4.4 Consumo de energía  49 
5 Requisitos de construcción  51 
ii  
 
 
 5.1 Generalidades  51 
5.2 Ensayos mecánicos  53 
5.2.1  Ensayo de choque  53 
5.2.2  Ensayo de vibración  53 
5.3 Ventana  54 
5.4 Terminales – Bloque(s) de terminales  – Terminal del conductor de 
protección  54 
5.5 Disposiciones de sellado  55 
5.5.1  Generalidades  55 
5.5.2  Caja del medidor  55 
5.5.3  Terminales del medidor  55 
5.5.4  Sellado de pantallas indicadoras separadas  57 
5.5.5  Sellado de conexiones LPIT  57 
5.5.6  Sellado d e la configuración del medidor  57 
5.6 Visualización de los valores medidos  57 
5.6.1  Generalidades  57 
5.6.2  Medidores sin pantallas indicadoras  58 
5.6.3  Medidores con pantallas indicadoras  59 
5.7 Almacenamiento de valores medidos  60 
5.8 Salidas de impulsos  61 
5.8.1  Generalidades  61 
5.8.2  Salida de ensayo óptico  62 
5.8.3  Salida de impulsos eléctricos  63 
5.8.4  Indicador de operación  64 
5.9 Entradas de impulsos eléctricos  65 
5.9.1  Características generales  65 
5.9.2  Ensayos  funcionales de entradas de impulsos eléctricos  65 
5.10 Fuente de alimentación auxiliar  66 
6 Marc ado y documentación del medidor  67 
6.1 Marcado de la clase de exactitud del medidor  67 
6.2 Marcado del medidor  67 
6.3 Diagramas de conexión y marcado de terminales  74 
iii  
 
 
 6.4 Símbolos  74 
6.4.1  Generalidades  74 
6.4.2  Símbolos para los elementos de medición  74 
6.4.3  Símbolos para medidores operados por transformador  75 
6.4.4  Identificación de la información visualizada  76 
6.4.5  Marcado de la cantidad medida  76 
6.4.6  Símbolos de las principales unidades utilizadas para los medidores 
(ver Tabla 8)  77 
6.4.7  Símbolos para dispositivos auxiliares  78 
6.4.8  Símbolos para detalles de la suspensión del elemento móvil  78 
6.4.9  Símbolos para puertos  de comunicación  78 
6.5 Documentación  78 
6.5.1  Manuales de instalación  78 
6.5.2  Instrucciones de uso  79 
7 Requisitos y ensayos  de desempeño metrológico  79 
7.1 Condiciones generales de ensayos  79 
7.2 Métodos de verificación de la exactitud  82 
7.3 Incertidumbre de medida  83 
7.4 Constante del medidor  84 
7.5 Primera puesta en marcha del medidor  85 
7.6 Ensayo de condición sin carga  86 
7.7 Ensayo  de corriente de inicio  87 
7.8 Ensayo  de repetibilidad  87 
7.9 Límites de error por variación de la corriente  89 
7.10 Límites de error debido a magnitudes de influe ncia 89 
7.11 Exactitud del cronometraje  89 
8 Requisitos climáticos  89 
8.1 Generalidades  89 
8.2 Condiciones ambientales  89 
8.3 Ensayos  de los efectos de los ambientes climáticos  90 
8.3.1  Requisitos generales de ensayos  90 
8.3.2  Criterios de aceptación  91 
iv  
 
 
 8.3.3  Ensayo  de calor seco  91 
8.3.4  Ensayo  en frío  91 
8.3.5  Ensayo  cíclic o de calor húmedo  92 
8.3.6  Protección contra la radiación solar  93 
8.4 Durabilidad  93 
9 Los efectos de las magnitudes de influencia externa y las 
perturbaciones  93 
9.1 Generalidades  93 
9.2 Criterios de aceptación  97 
9.3 Compatibilidad electromagnética (CEM)  98 
9.3.1  Generalidades  98 
9.3.2  Caídas de tensión e interrupciones breves  101 
9.3.3  Ensayo  de inmunidad de descarga electrostática  104 
9.3.4  Ensayo  de inmunidad de campos electromagnéticos radiados, de 
radiofrecuencia – ensayo sin corriente  105 
9.3.5  Ensayo  de inmunidad de campo electromagnético radiado, de 
radiofrecuencia – ensayo con corrie nte 106 
9.3.6  Ensayo  de inmunidad a transitori os eléctricos rápidos/ráfagas   108 
9.3.7  Inmunidad a perturbaciones conducidas, inducidas por campos de 
radiofrecuencia  109 
9.3.8  Ensayo  de inmunidad a perturbaciones conducidas de modo 
diferencial y  Señalización en el rango de frecuencia de 2 kHz a     150 
kHz en puertos de alimentación de CA  110 
9.3.9  Ensayo  de inmunidad contra sobretensiones  112 
9.3.10  Ensayo  de inmunidad de onda circular  115 
9.3.11  Ensayo  de inmunidad de onda oscilatoria amortiguada  117 
9.3.12  Campos magnéticos estáticos externos  119 
9.3.13  Ensayo  de inmunidad de campo magnético a frecuencia industrial  120 
9.3.14  Requisitos de emisión  122 
9.4 Ensayos  de inmunidad a o tras magnitudes de influencia  123 
9.4.1  Generalidades  123 
9.4.2  Armónicos en los circuitos de corriente y tensión  123 
9.4.3  Variación de tensión  126 
9.4.4  Variación de la temperatura ambiente  127 
v  
 
 
 9.4.5  Interrupción de la tensión de fase  127 
9.4.6  Variación de frecuencia  129 
9.4.7  Secuencia de fase inversa   129 
9.4.8  Variación de tensión auxiliar  130 
9.4.9  Operación de los dispositivos auxiliares  130 
9.4.10  Sobre corrientes de corta duración  131 
9.4.11  Autocalentamiento  132 
9.4.12  Variaciones rápidas de la  corriente de carga  132 
9.4.13  Defecto a tierra  134 
10 Ensayo de  modelo 135 
10.1 Condiciones de ensayo  135 
10.2 Informe de ensayo de modelo  136 
ANEXOS   
A (normativo) Salida de ensayo óptico  139 
B (normativo) Salidas de impulsos eléctricos Clase A y Clase B  140 
B.1 Características eléctricas de la salida de impulsos  140 
B.2 Forma de onda del impulso de salida eléctrica  141 
B.3 Ensayo  de salida de impulsos eléctricos  141 
B.4 Ensayo  de entrada de impulsos  141 
C (normativo) Salida de impulsos eléctricos para aplicaciones especiales 
y largas  distancias según IEC 60381 -1:1982  143 
C.1 Condiciones de operación especificadas y forma de onda del impulso 
de salida  143 
C.2 Ensayo  de salida de impulsos  144 
C.3 Ensayo  de entrada de impulsos  144 
D (informativo) Símbolos y marcas del medidor  146 
E (informativo) Puertos del medidor  151 
F (informativo) Configuración de ensayo  para ensayo s de CEM 155 
G (informativo) Ensayo de inmunidad a perturbaciones conducidas en 
modo diferencial  y señalización en  el rango de frecuencia de 2 kHz a 
150 kHz en los puertos de alimentación de CA  157 
H (normativo) Diagramas de circuitos de ensayo  para ensaya r la 
influencia de armónicos e Inter-armónicos  159 
I (informativo) Forma de onda de ensayo de sobre -intensidad de corta 165 
vi  
 
 
 duración  
J (informativo) Ensayo  de variación de corriente de carga rápida  166 
K (normativo) Electroimán para probar la influencia de los campos 
magnéticos  167 
K.1 Imán permanente para probar la influencia del campo magnético 
estático externo  167 
K.2 Electroimán para probar la influencia del campo magnético estático 
externo con fuerza magnetomotriz de 1 000 At (amperes -vueltas) (ver 
Figura K.1)  167 
L (normativo) Diagrama de circuito de ensayo  para el ensayo  de 
inmunidad a falla a tierra  169 
M (informativo) Rango de corriente del medidor  170 
N (informativo) Aplicación a Medidores de Potencia de Circuitos 
Ramales  171 
N.1 Descripción general  171 
N.2 Definiciones  171 
N.3 Generalidades  171 
N.4 Influencias entre canales  172 
N.5 Configuración de canales y sellado para medidores multi -derivación  172 
N.6 Verificación para medidores multi -derivación  172 
O (informativo) Resumen de los cambios técnicos  174 
P (informativo) Programa de ensayo  – Secuencias de ensayos 
recomendado s 175 
FIGURAS   
A.1 Disposición de ensayo para la salida de ensayo  139 
A.2 Forma de onda de la salida de ensayo  óptic o 139 
B.1 Interfaz física de la salida de impulsos eléctricos  140 
B.2 Forma de onda del impulso de salida eléctrica  141 
B.3 Configuración del ensayo  de salida de impulsos  141 
B.4 Configuración del ensayo  de entrada de impulsos  142 
C.1 Forma de onda del impulso de salida   143 
C.2 Configuración de ensayo  de salida de impulsos  144 
C.3 Configuración del ensayo  de entrada de impulsos  144 
E.1 Configuración típica de puerto de un medidor conectado directamente 
(ejemplo)  151 
vii  
 
 
 E.2 Configuración típica de puerto de un medidor operado por 
transformador (ejemplo)  152 
E.3 Configuración de puerto típica de un medidor operado por LPIT con 
una pantalla indicadora (ejemplo)  152 
F.1 Configuración de ensayo  para el ensayo  de inmunidad a transitorios 
eléctricos rápidos/ráfagas para medidores operados por transformador: 
cada puerto (red, CT, HLV, ELV) se ensaya  por separado agregando 
el dispositivo de acoplamiento al puerto respectivo  155 
F.2 Configuración de ensayo  para el ensayo  de inmunidad a transitorios 
eléctricos rápidos/ráfagas para medidores conectados: cada puerto 
(red, HLV, ELV) se ensaya  por separado  agregando el dispositivo de 
acoplamiento al puerto respectivo  156 
G.1 ejemplo de una configuración de ensayo  para inmunidad a 
perturbaciones de modo diferencial conducidas y señalización en el 
rango de frecuencia de 2 kHz a 150 kHz en puertos de alimentación d e 
CA (de IEC 61000 -4-19: 2014)  158 
H.1 Figura H.1 – Diagrama del circuito de ensayo  (informativo, ensayo  de 
influencia de Inter armón icos y armónicos impares)   159 
H.2 Forma de onda disparada en ráfaga (Inter armónicos)  160 
H.3 Distribución informativa del contenido Inter armónico de la forma de 
onda de disparo en ráfaga (el análisis de Fourier no está completo)  160 
H.4 Forma de onda disparada por fase (armónicos impares) – Forma de 
onda disparada a 90°  161 
H.5 Distribución informativa del contenido de armónicos de la forma de 
onda disparada en fase de 90° (el análisis de Fourier no está completo)  161 
H.6 Forma de onda disparada por fase (armónicos impares) – Forma de 
onda disparada a 45°  162 
H.7 Forma de onda disparada por fase (armónicos impares) – Forma de 
onda disparada a 135°  162 
H.8 Diagrama de circuito de ensayo  para rectificación de media onda (CC 
y armónicos pares)  163 
H.9 Forma de onda rectificada de media onda (CC y armónicos pares)  164 
H.10  Distribución informativa del contenido armónico de la forma de onda 
rectificada de media onda (el análisis de Fourier  no está completo)  164 
K.1 Figura K.1 – Electroimán para probar la influencia del campo 
magnético estático externo con fuerza magnetomotriz de 1 000 At 
(amperes -vueltas)  168 
L.1 Circuito para simular condición de falla a tierra en fase  169 
L.2 Tensiones  en el medidor bajo ensayo  169 
M.1 Rango de corriente del medidor  170 
viii  
 
 
 TABLAS   
1 Tensiones nominales  45 
2 Rangos de tensión  46 
3 Valores preferidos de corrientes nominales  46 
4 Rangos de corriente  48 
5 Rangos de frecuencia  49 
6 Consumo máximo de energía  50 
7 Requisitos de marcado y documentación  70 
8 Símbolos de las principales unidades utilizadas para los medidores  77 
9 Equilibrio de tensión y corriente  80 
10 Condiciones de referencia  81 
11 Puntos de ensayos  de repetibilidad  88 
12 Condiciones ambientales  90 
13 Resumen de lo s ensayos  de inmunidad a magnitudes de influencia  95 
14 Resumen de l os ensayos  de inmunidad a las perturbaciones  96 
15 Criterios de aceptación  97 
16 Ensayos de inmunidad a huecos de tensión, interrupciones breve s y 
variaciones de tensión   102 
17 Caídas de Tensión, interrupciones breves y variaciones de Tensión en 
los ensayos  de inmunidad del puerto de alimentación de entrada de CC  104 
18 Tensión de ensayo  de inmunidad contra sobretensiones  114 
19 Evaluación de las funciones del medidor primario bajo la influencia de 
la variación de Tensión  126 
B.1 Condicio nes de operación especificadas  140 
B.2 Ensayo  de salida de impulsos  141 
B.3 Ensayo  de dispositivo de entrada de impulsos  142 
C.1 Condiciones de ope ración especificadas  143 
C.2 Ensayo  del dispositivo de salida de impulsos  144 
C.3 Ensayo  del dispositivo de entrada de impulsos  145 
D.1 Ejemplos de marcado de tensión según la tensión de la red    146 
D.2 Símbolos para elementos de medición  146 
D.3 Marcado de la cantidad medida (ejemplos)  147 
D.4 Inscripciones que indican la clase de exactitud y la constante del 
medidor (ejemplos)  147 
ix  
 
 
 D.5 Símbolos para medidores operados por transformador (ejemplos)  148 
D.6 Símbolos de función tarifaria (ejemplos)  148 
D.7 Símbolos para la función tarifaria (ejemplos)  149 
D.8 Símbolos para dispositivos auxiliares (ejemplos)  149 
D.9 Símbolos para detalles de la suspensión del elemento móvil (ejemplos)  150 
D.10  Símbolos para puertos de comunicación (ejemplos)  150 
N.1 Condiciones de ensayo  de influencia de canal cruzado para medidores 
multicircuito  172 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x  
 
 
 PREFACIO  
 
 
A. Reseña histórica  
 
 
A.1.  La Dirección de Metrología del Instituto Nacional de Calidad (INACAL) ha 
adoptado la norma  Internacional IEC 62052 -11:2020 Electricity metering equipment – 
General requirements, tests and test conditions – Part 11: Metering equipment , 
obteniendo el Proyecto de Norma Metrológica Peruana PNMP  014:2022 EQUIPOS DE 
MEDIDA DE LA E NERGÍA ELÉCTRICA. Requisitos generales, ensayos y condiciones 
de ensayo. Equipos de medida.  
A.2 El Proyecto de  Norma Metrológica Peruana ha sido elaborado mediante un 
“Sistema de Adopción  - Equivalente ” de elaboración de Normas Metrológicas Peruanas, 
de acuerdo a lo establecido en el literal “A)” del artículo 9 del “Reglamento para la 
elaboración y aprobación de Normas Metrológicas Peruanas” – 2da edición, aprobado 
mediante Resolución Directoral N° 001 -2021 -INACAL/DM y publicado el 13 de enero 
de 2021.  
A.3 El Proyecto de Norma Metrológica Peruana presenta cambios editoriales y 
estructurales de acu erdo a las Guías Peruanas GP 001 :2016 y GP 002:2016.  
 
 
 
 
---oooOooo --- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
xi  
NORMA  PNMP 014  
METROLÓGICA PERUANA  1-175 
 
 
 
 EQUIPOS DE MEDIDA DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA. 
Requisitos generales, ensayos y condiciones de ensayo. 
Equipos de medida.  
1 Ámbito de aplicación  
Este Proyecto de Norma Metrológica Peruana  especifica los requisitos y l os ensayos 
asociado s, con sus condiciones apropiadas para los ensayos de modelo  de los medidores 
de electricidad de CA y CC. Este documento detalla los requisitos funcionales, 
mecánicos, eléctricos y de marcado, los métodos de ensayo  y las condiciones de ensayo, 
incluida la inmunidad a las influencias externas que cubren entornos electromagnéticos y 
climáticos.  
NOTA 1 Para otros requisitos generales, como seguridad, confiabilidad, etc., consulte las normas IEC 
62052 o IEC 62059 pertinentes. Para conocer los re quisitos de exactitud y otros requisitos específicos de 
los índices de clase, consulte las normas IEC 62053 pertinentes.  
Este documento se aplica a los equipos de medición de electricidad diseñados para:  
- Medir y controlar la energía eléctrica en redes eléc tricas (red eléctrica) con 
tensiones de hasta   1000 V CA o 1500 V CC;  
NOTA 2 Para los medidores de electricidad de CA, la tensión mencionada anteriormente es la tensión de 
línea a neutro derivado de tensiones nominales. Véase IEC 62052 -31:2015, Tabla 7.  
NOTA 3 Para los medidores diseñados para operar con LPITS, solo la unidad de medición se considera un 
dispositivo de bajo tensión. Si los LPITS están clasificados para tensiones superiores a 1 000 V CA o 1 500 
V CC, la combinación de la unidad de medición y los LPITS no es un dispositivo de baja tensión.  
- Tener todos los elementos funcionales, incluidos los módulos adicionales, 
incorporados o formando una sola envolvente con el medidor con excepción de las 
pantallas indicadoras;  
- Operar con pantallas integradas  (medidores electromecánicos o estáticos);   
NORMA  PNMP 014  
METROLÓGICA PERUANA  2-175 
 
 
 
 - Operar con pantallas indicadoras separadas, o sin una pantalla indicadora (solo 
medidores estáticos);  
- Estar instalado en sockets o racks apropiadamente especificados;  
- Opcionalmente, proporcionar funciones adicionales distintas de las de medición de 
energía eléctrica.  
Los medidores diseñados para operar con transformadores de instrumentos de baja 
potencia (LPITS según se definen en la serie IEC 61869) ; pueden ensayarse para verificar 
el cumplimiento de este documento y los documentos relevantes de la serie IEC 62053 
solo si dichos medidores y sus LPITS se ensayan  juntos como medidores conectados 
directamente.  
NOTA 4 Los medidores de electricidad modernos generalmente contienen funciones adicionales como la 
medición de la magnitud de la tensión, la magnitud de la corriente, la potencia, la frecuencia, el factor de 
potencia, etc.; medición de parámetros de calidad de energía; funciones de control de carga; funciones de 
entrega, tiempo, ensayo , contabilidad y reg istro; interfaces de comunicación de datos y funciones de 
seguridad de datos asociadas. Las normas pertinentes para estas funciones podrán aplicarse además de los 
requisitos del presente documento. Sin embargo, los requisitos para tales funciones están fue ra del alcance 
de este documento.  
NOTA 5 Los requisitos del producto para los dispositivos de medición y monitoreo de potencia (PMDs) y 
las funciones de medición, como la magnitud de la tensión, la magnitud de la corriente, la potencia, la 
frecuencia, etc. , están cubiertos por IEC 61557 -12. Sin embargo, los dispositivos que cumplen con IEC 
61557 -12 no están destinados a ser utilizados como medidores de facturación a menos que también cumplan 
con el presente Proyecto de Norma Metrológica Peruana  y uno o más requisitos particulares relevantes IEC 
62053 -xx (clase de exactitud).  
NOTA 6 Los requisitos del producto para los instrumentos de calidad de energía (PQIs) están cubiertos por 
IEC 62586 -1. Los requisitos para las técnicas de medición de la cal idad de la energía (funciones) están 
cubiertos en IEC 61000 -4-30. Los requisitos para probar las funciones de medición de la calidad de la 
energía están cubiertos por IEC 62586 -2. 
NOTA 7 La IEC TC13 se esfuerza por considerar los fenómenos CEM que pueden o currir en la práctica en 
las instalaciones de medidores y modificar sus normas para garantizar que se especifique un nivel adecuado 
de compatibilidad electromagnética para los equipos de medición de electricidad. Con este fin, IEC TC13 
coopera con los comi tés técnicos IEC relevantes para caracterizar los fenómenos electromagnéticos, definir 
los límites de emisión, los niveles de inmunidad y los métodos de verificación de inmunidad sobre la base 
de los cuales se pueden desarrollar los métodos y requisitos de  ensayo  apropiados en los estándares de 
equipos de medición de electricidad TC13.   
NORMA  PNMP 014  
METROLÓGICA PERUANA  3-175 
 
 
 
 Este documento también es aplicable a circuitos auxiliares de entrada y salida, indicadores 
de operación y salidas de ensayo  de equipos para la medición de energía eléctrica.  
NOTA 8 Algunos ejemplos incluyen entradas y salidas de impulsos, entradas y salidas de control y salidas 
de ensayo  de energía.  
Este documento también cubre los aspectos comunes de lo s ensayos  de exactitud, como 
las condiciones de referencia, la repetibili dad y la medición de la incertidumbre.  
- Este documento no se aplica a:  
- Los medidores para los que la línea de tensión a neutro derivada de tensiones 
nominales supere 1000 V CA o 1500 V CC;  
- Medidores destinados a la conexión con transformadores de medida de baja 
potencia (LPITS tal como se definen en la serie de normas IEC 61869) cuando se 
ensayan  sin dichos transformadores;  
- Sistemas de medición que comprenden múltiples dispositivos (excepto l os LPITS) 
físicamente alejados entre sí;  
- Medidores portátiles;  
NOTA 9 Los medidores portátiles son medidores que no están conectados permanentemente.  
- Medidores utilizados en material rodante, vehículos, buques y aviones;  
- Equipos y medidores de ensayo  de la boratorios;  
- Medidores patrones de referencia;  
  
NORMA  PNMP 014  
METROLÓGICA PERUANA  4-175 
 
 
 
 NOTA 10 Los valores nominales, las clases de exactitud, los requisitos y los métodos de ensayo para los 
medidores estándar de referencia se especifican en IEC 62057 -1. 
- Interfaces de datos para el registro del medidor;  
- Enchufes o bastidores correspondientes utilizados para la instalación de equipos de 
medición de electricidad;  
- Cualquier función adicional proporcionada en los medidores de energía eléctrica.  
Este documento no cubre las medidas para la detección y  prevención de intentos 
fraudulentos de comprometer el rendimiento de un medidor (manipulación).  
NOTA 11 No obstante, los requisitos específicos de detección y prevención de manipulaciones, así como 
los métodos de ensayo pertinentes para un mercado determi nado, están sujetos a un acuerdo entre el 
fabricante y el comprador.  
NOTA 12 Especificar los requisitos y métodos de ensayo para la detección y prevención del fraude sería 
contraproducente, ya que tales especificaciones proporcionarían orientación para los  posibles 
defraudadores.  
NOTA 13 Hay muchos tipos de manipulación de medidores reportados en varios mercados; por lo tanto, 
diseñar medidores para detectar y prevenir todo tipo de manipulación podría conducir a un aumento 
injustificado de los costos de dis eño, verificación y validación de medidores.  
NOTA 14 Los sistemas de facturación, como los sistemas de medición inteligentes, son capaces de detectar 
patrones de consumo irregulares y pérdidas irregulares de la red que permiten descubrir sospechas de 
manip ulación de medidores.  
 
2 Referencias normativas  
Los siguientes documentos se mencionan en el texto de tal manera que parte o la totalidad 
de su contenido constituye requisitos de este documento. Para referencias fechadas, solo 
se aplica la edición citada.   Para las referencias sin fecha, se aplica la última edición del 
documento al que se hace referencia (incluidas las modificaciones).   
NORMA  PNMP 014  
METROLÓGICA PERUANA  5-175 
 
 
 
 IEC 60038:2009, Tensiones estándar IEC  
IEC 60068 -2-1:2007, Ensayos  ambientales – Parte  2-1: Ensayos  – Ensayos  A: Frío  
IEC 60068 -2-2:2007, Procedimientos básicos de ensayos  ambientales – Parte 2 -2: 
Ensayos  – Ensayos  B: Calor seco  
IEC 60068 -2-5:2018, Ensayos  ambientales – Parte 2 -5: Ensayos  – Ensayo  S: Radiación 
solar simulada a nivel del suelo y guía para ensayos  de radiac ión solar y meteorización  
IEC 60068 -2-6:2007, Ensayos  ambientales – Parte 2: Ensayos  – Ensayos  Fc: Vibración 
(sinusoidal)  
IEC 60068 -2-27:2008, Ensayos  ambientales – Parte 2 -27: Ensayos  – Ensayo  Ea y guía: 
Choque  
IEC 60068 -2-30:2005, Ensayos medioambiental es – Parte 2 -30: Ensayos – Ensayo Db: 
Calor húmedo,  cíclico (ciclo de 12 h + 12 h)  
IEC 60381 -1:1982, Señales analógicas para sistemas de control de procesos – Parte 1 : 
Señales de corriente continua  
IEC 60404 -5:2015, Materiales magnéticos – Parte 5: Materia les de imán permanente 
(magnéticamente  duros) – Métodos de med ición de propiedades magnéticas  
IEC 60404 -8-1:2015, Materiales magnéticos – Parte 8 -1: Especificaciones para 
materiales individuales – Materiales magnéticamente duros  
IEC 60404 -8-4:2013, Materiales magnéticos – Parte 8 -4: Especificaciones para 
materiales individuales – Tira y chapa de acero eléctrico no orientado laminada en frío 
entregada  en estado totalmente procesado  
IEC 60664 -1:2007, Coordinación de aislamiento para equipos dentro de s istemas de baja 
tensión – Parte 1: P rincipios, requisitos y ensayos   
NORMA  PNMP 014  
METROLÓGICA PERUANA  6-175 
 
 
 
 IEC 60721 -1:1990, Clasificación de las condiciones ambientales – Parte 1: Parámetros 
ambientales y sus severidades  
IEC 60947 -1:2007, Aparamenta y equipo de control de baja tensión – Parte 1: Normas 
generales  
IEC 60947 -1:2007/AMD1:2010  
IEC 60947 -1:2007/AMD2:2014  
IEC 61000 -4-2:2008, Compatibilidad electromagnética ( CEM) – Parte 4 -2: Técnicas de 
ensayo  y medición – Ensayo  de inmuni dad a descargas electrostáticas  
IEC 61000 -4-3:2006, Compatibil idad electromagnética ( CEM) – Parte 4 -3: Técnicas de 
ensayo  y medición – Ensayo  de inmunidad radiada, radiofre cuencia, campo 
electromagnético  
IEC 61000 -4-3:2006/AMD1:2007  
IEC 61000 -4-3:2006/AMD2:2010  
IEC 61000 -4-4:2012, Compatibilidad electromagnética ( CEM) – Parte 4 -4: Técnicas de 
ensayo  y medición – Ensayo  de inmunidad eléc trica rápida transitoria/ráfaga  
IEC 61000 -4-5:2017, Compatibilidad electromagnética ( CEM) – Parte 4 -5: Técnicas de 
ensayo  y medición – Ensayo  de inmunidad a sobretensiones  
IEC 61000 -4-6:2013, Compatibilidad electromagnética ( CEM) – Parte 4: Técnicas de 
ensayo  y medición – Inmunidad a las perturbaciones conducidas, inducida s por campos 
de radiofrecuencia  
IEC 61000 -4-8:2009, Compatibilidad electromagnética ( CEM) – Parte 4 -8: Técnicas de 
ensayo  y medición – Ensayo  de inmunidad al campo magnético de frecuencia de potencia   
NORMA  PNMP 014  
METROLÓGICA PERUANA  7-175 
 
 
 
 IEC 61000 -4-11:2020, Compatibilidad electromagnética ( CEM) – Parte 4 -11: Técnicas 
de ensayo  y medición – Ensayos  de inmunidad de caídas de tensión, interrupciones cortas 
y variaciones de tensión para equipos con corriente de entrada de hasta 16 A por fase  
IEC 61000 -4-12:2017, Compatibilidad electromagnética ( CEM) – Parte 4 -12: Técnicas 
de ensayo  y medición – Ensayo  de inmunidad de onda de anillo  
IEC 61000 -4-18:2019, Compatibilidad electromagnética ( CEM) – Parte 4 -18: Técnicas 
de ensayo  y medición – Ensayo  de inmunidad de onda oscilatoria amortiguada  
IEC 61000 -4-19:2014, Compatibilidad electromagnética ( CEM) – Parte 4: Técnicas de 
ensayo  y medición – Ensayo  de inmunidad a las perturbaciones y señalización de modo 
diferencial conducidas en el rango de frecuencias de 2 kHz a 150 kHz en puertos de 
alimentación de CA  
IEC 61000 -4-20:2010, Compatibilidad electromagnética  (CEM) – Parte 4 -20: Técnicas 
de ensayo  y medición – Ensayos  de emisión e inmunidad en guías de onda 
electromagnéticas transversales (TEM)  
IEC 61000 -4-29:2000, Compatibilidad electromagnética ( CEM) – Parte 4 -29: Técnicas 
de ensayo  y medición – Caídas de t ensión, interrupciones cortas y variaciones de tensión 
en ensayos  de inmunidad del puerto de alimentación de entrada de CC  
IEC 61869 -3:2011, Transformadores de instrumentos – Parte 3: Requisitos adicionales 
para transformadores de tensión inductivo  
IEC 6 2052 -31:2015, Equipos de medición de electricidad (CA) – Requisitos generales, 
ensayos  y condiciones de ensayo  – Parte 31: Requisitos y ensayos  de seguridad del 
producto  
IEC 62054 -21:2004, Equipos de medición de electricidad (CA) – Tarifa y control de car ga 
– Parte 21: Requisitos particulares para interruptores de tiempo  
IEC 62056 -6-1:2017, Intercambio de datos de medición de electricidad – El conjunto 
DLMS/COSEM – Parte 6 -1: Sistema de identificación de objetos (OBIS)   
NORMA  PNMP 014  
METROLÓGICA PERUANA  8-175 
 
 
 
 IEC 62056 -6-2:2017, Intercambio de datos de medición de electricidad – El conjunto 
DLMS/COSEM – Parte 6 -2: Clases de interfaz COSEM  
IEC 62057 -1: Equipos de ensayo , técnicas y procedimientos para medidores de energía 
eléctrica – Parte 1: Unidades de ensayo  de medidores estacionarios (MTU)  
IEC 62059 -32-1:2011, Equipos de medición de electricidad – Fiabilidad – Parte 32 -1: 
Durabilidad – Ensayo  de la estabilidad de las características metrológicas mediante la 
aplicación de temperatura elevada  
GUÍA IEC 98 -3, Incertidumbre de medición – Parte 3: Guía para la expresión de 
incertidumbre en la medición (GUM:1995)  
CISPR 32:2015, Compatibilidad electromagnética de equipos multimedia – Requisitos 
de emisión  
JCGM 100:2008, Evaluación de datos de medic ión – Guía para la expresión de 
incertidumbre en la medición. (GUM 1995 con correcciones menores)  
EN 10027 -1:2016, Sistemas de designación para aceros – Parte 1: Nombres de acero  
3 Términos y definiciones  
A los efectos de este documento, se aplican los s iguientes términos y definiciones.  
ISO e IEC mantienen bases de datos terminológicas para su uso en la normalización en 
las siguientes direcciones:  
- Sitio web de IEC Electropedia: http://www.electropedia.org/   
- Sitio web de la plataforma de navegación en línea ISO: http://www.iso.org/obp   
  
NORMA  PNMP 014  
METROLÓGICA PERUANA  9-175 
 
 
 
 NOTA La expresión del rendimiento de los equipos de medición eléctricos y electrónicos se ha tomado de 
IEC 60359.  
3.1  Definiciones generales  
3.1.1  medidor electromecánico  
Medidor en el que las corrientes en bobinas fijas reaccionan con las corrientes inducidas 
en el elemento móvil conductor, generalmente un(os) disco(s), lo que provoca su 
movimiento proporcional a la energía a medir.  
3.1.2  medidor estático  
Medidor en el que las corrientes y tensiones actúan sobre elementos de estado sólido 
(electrónicos) para producir una salida proporcional a la energía a medir  
3.1.3  medidor de watt-hora  / medidor de energía activa  
Instrumento destinado a medir la energía activa mediante la integración de la potencia 
activa con respecto al tiempo  
[FUENTE: IEC 60050 -300:2001, 313 -06-01] 
3.1.4  medidor var -hora  / medidor de energía reactiva  
Instrumento destinado a medir la energía react iva mediante la integración de la potencia 
reactiva con respecto al tiempo   
[FUENTE: IEC 60050 -300:2001, 313 -06-02] 
  
NORMA  PNMP 014  
METROLÓGICA PERUANA  10-175 
 
 
 
 3.1.5  medidor multienergía  
Medidor que, en una sola envolvente, mide dos o más tipos de energía eléctrica                  
(watt -hora, var -hora, VA hora)  
3.1.6  medidor multifunción  
Medidor que, en una sola envolvente, incorpora otras funciones además de las funciones 
de medición de energía  
Nota 1 a la entrada: Los medidores multifunción pueden incluir: indicador de demanda máxima, 
interruptores horarios, receptores de control y telemando, dispositivos de salida de impulsos, funciones de 
monitoreo de potencia, funciones de calidad de energía, funciones de control de entrada -salida, función de 
comunicación, etc.  
3.1.7  medidor multitar ifa 
Medidor de energía provisto de múltiples registros, cada uno de los cuales entra en 
operación según lo definido por un programa tarifario  
Nota 1 a la entrada: Un arancel podría mantenerse en el medidor, operarse sobre una base de tiempo o 
consumo, o me diante señales de control externas.  
[FUENTE: IEC 60050 -300:2001, 313 -06-09, modificada para adaptarse mejor a la 
medición y nota añadida]  
3.1.8  medidor conectado directamente  
Medidor destinado a conectarse directamente al circuito o circuitos que se están midiendo, 
sin uso externo de transformadores de medida.  
 
  
NORMA  PNMP 014  
METROLÓGICA PERUANA  11-175 
 
 
 
 3.1.9  medidor operado por transformador  
Medidor destinado a conectarse al circuito o circuitos que se miden con el uso externo de 
transformadores de medida.  
3.1.10  medidor bidireccional  
Medidor que mide el flujo de energía en ambas direcciones  
Nota 1 a la entrada: por ejemplo, la energía recibida en el punto de medición (por ejemplo, la importación) 
y la energía suministrada en el mismo punto de medición (por ejemplo, la exportación).  
3.1.11  estándar  de referencia  / medidor de referencia  
Medidor utilizado para medir la unidad de energía eléctrica, diseñado y operado para 
obtener la más alta exactitud y estabilidad en un entorno de laboratorio controlado y 
trazable a estándares primarios nacionales o i nternacionales  
[FUENTE: IEC 62057 -1: –, 3.1.7]  
3.1.12  modelo  de medidor para medidor electromecánico  
Diseño de medidores, construidos por un fabricante, que tengan:  
a) cualidades metrológicas similares;  
b) uniformidad constructiva de las partes que determinan estas cualidades;  
c) la misma relación entre la corriente máxima y la corriente nominal;  
d) el mismo número de amperes -vueltas para el devanado de corriente a corriente 
nominal y el mismo  número de vueltas por volt para el devanado de tensión a  
NORMA  PNMP 014  
METROLÓGICA PERUANA  12-175 
 
 
 
 tensión nominal.  
Nota 1 a la entrada: El modelo  puede tener diferentes valores de corriente nominal y tensión nominal.  
Nota 2 a la entrada: Los medidores son designados por el fabricante por uno o más grupos de letras o 
números, o una combinación de letras  y números. Cada modelo  tiene una sola designación.  
Nota 3 a la entrada: El modelo  está representado por el medidor o medidores de muestra destinados a los 
ensayos de modelo , en los que se eligen las características (corriente nominal y tensión nominal) a partir de 
los valores indicados en las tablas propuestas por el fabricante.  
Nota 4 a la entrada: Cuando el número de amperes - vuelta dé lugar a un número de vueltas distinto de un 
número entero, el producto del número de vueltas de los devanados por el valor de la corriente nominal 
puede diferir del medidor o medidores de muestra representativos del modelo . 
Es recomendable elegir el siguiente número inmediatamente encima o debajo para tener 
números enteros de vueltas.  
Sólo por esta razón, el número de vueltas por Volt de los devanados de tensión puede 
diferir, pero no más de un 20 % del de los medidores de muestra representativos del 
modelo. 
Nota 5 a la entrada: La relación entre la velocidad básica más alta y la más baja de los rotores de cada uno 
de los medidores del mismo modelo  no excederá de 1,5.  
3.1.13  modelo  de medidor para m edidor estático  
Diseño del medidor, incluida la pantalla indicadora, si es compatible, que tenga:  
a) cualidades metrológicas similares;  
b) uniformidad constructiva de las partes que determinan estas cualidades.  
Nota 1 a la entrada: El modelo  puede tener varios valores de corriente nominal y tensión nominal.   
NORMA  PNMP 014  
METROLÓGICA PERUANA  13-175 
 
 
 
 Nota 2 a la entrada: Los medidores son designados por el fabricante por uno o más grupos de letras o 
números, o una combinación de letras y números. Cada modelo  tiene una sola designación.  
Nota 3 a la entrada: El modelo está representado por el medidor o medidores de muestra destinados a los 
ensayos de modelo, cuyas características (corriente nominal y tensión nominal) se eligen a partir de los 
valores indicados en las tablas propuestas por  el fabricante.  
3.1.14  potencia activa  
La potencia activa en cualquier componente de frecuencia sinusoidal única de una señal 
periódica en un circuito monofásico se define como el producto de los valores RMS de 
corriente, tensión y el coseno del ángulo de fase entre ellos, donde el ángulo de fase es el 
ángulo del vector de señal de tensión con respecto al vector de señal de corriente  
Nota 1 a la entrada: En condiciones sinusoidales, la potencia activa es la parte real de la potencia compleja.  
Nota 2 a la en trada: La potencia activa de una señal periódica no sinusoidal es la suma algebraica de la 
potencia activa de los componentes de frecuencia sinusoidal.  
Nota 3 a la entrada: La unidad SI coherente para la potencia activa es el watt, W.  
3.1.15  energía activa  
Integral de tiempo de la potencia activa tal como se define en 3.1.14  
Nota 1 a la entrada: La unidad SI coherente de energía activa es joule, J. Otra unidad es watt hora. Su 
múltiplo, kilowatt hora, kWh, se utiliza comúnmente para facturar a los consumido res de energía eléctrica 
y, por lo tanto, se indica en los medidores de energía eléctrica.  
3.1.16  potencia reactiva  / var 
La potencia reactiva en cualquier componente de frecuencia sinusoidal única de una señal 
periódica en un circuito monofásico se define  como el producto de los valores RMS de 
corriente y tensión y el seno del ángulo de fase entre ellos, donde el ángulo de fase es el 
ángulo del vector de señal de tensión con respecto al vector de señal de corriente   
NORMA  PNMP 014  
METROLÓGICA PERUANA  14-175 
 
 
 
 Nota 1 a la entrada: En las normas TC 13 para la energía reactiva, la potencia reactiva y la energía se definen 
únicamente para la frecuencia fundamental.  
Nota 2 a la entrada: No se especifica el algoritmo utilizado para el cálculo de la potencia reactiva, sin 
embargo, se espera que el medidor cu mpla con los requisitos del estándar de clase de exactitud relevante.  
Nota 3 a la entrada: La unidad SI coherente para la potencia reactiva es voltampere, VA. También se utiliza 
la unidad especial var y su símbolo var.  
3.1.17  energía reactiva en un circui to monofásico  
Integral de la potencia reactiva tal como se define en 3.1.16  
Nota 1 a la entrada: La unidad SI coherente de energía reactiva es var hora.  
3.1.18  operador  
Persona de servicio responsable de la operación y el mantenimiento de los equipos de 
medición y, cuando corresponda, de proporcionar al usuario la información necesaria 
relacionada con la seguridad  
[FUENTE: IEC 62052 -31:2015, 3.5.22]  
3.1.19  valor asignado  
Valor de una cantidad utilizada para fines de especificación, establecida para un con junto 
específico de condiciones de operación de un componente, dispositivo, equipo o sistema  
[FUENTE: IEC 60050 -151:2001, 151 -16-08] 
3.1.20  valor nominal   
NORMA  PNMP 014  
METROLÓGICA PERUANA  15-175 
 
 
 
 Valor de una cantidad utilizada para designar e identificar un componente, dispositivo, 
equipo o sistema  
Nota 1 a la entrada: El valor nominal es generalmente un valor redondeado.  
[FUENTE: IEC 60050 -151:2001, 151 -16-09] 
3.1.21  valor de referencia  
Valor especificado de una cantidad de influencia considerada en las condiciones de  
referencia [FUENTE: IEC  60050 -300:2001, 311 -07-01] 
3.1.22  sistema polifásico  / Sistema de fase m  
Conjunto de m cantidades integrales sinusoidales interrelacionadas del mismo modelo , 
donde m es un entero mayor que uno, todas las cantidades tienen el mismo período pero 
generalment e diferentes fases  
Nota 1 a la entrada: Los sistemas polifásicos de tensiones, corrientes eléctricas y flujos vinculados se 
utilizan comúnmente.  
Nota 2 a la entrada: Las clasificaciones de dos fases, tres fases, cuatro fases, seis fases y doce fases se 
utilizan para m = 2, 3, 4, 6, 12, respectivamente.    
Nota 3 a la entrada: El concepto de sistema polifásico puede, bajo ciertas condiciones, extenderse a 
cantidades periódicas no sinusoidales.  
[FUENTE: IEC 60050 -141:2004, 141 -01-03] 
 
3.1.23  modo de conexión del medidor   
NORMA  PNMP 014  
METROLÓGICA PERUANA  16-175 
 
 
 
 Disposición del cableado del terminal del medidor y configuración de los parámetros 
metrológicas relevantes de software integrado (firmware) para el medidor aplicables al 
tipo de servicio medido.  
3.1.24  tipo de servicio  
Número de fases y el núm ero de cables para los que el medidor es apropiado (por ejemplo, 
monofásico de dos hilos, trifásico de tres hilos, trifásico de cuatro hilos)  
3.1.25  potencia CC  
La potencia en el circuito de CC se define como el producto del valor medio de la 
corriente con tinua y el valor medio de la tensión de CC  
Nota 1 a la entrada: Se supone que la tensión y la corriente de CC son constantes durante el período de 
integración.  
3.2  Definiciones relacionadas con los elementos funcionales  
3.2.1  elemento de medición  
Parte del medidor que produce una sola salida proporcional a la energía  
3.2.2  dispositivo de salida  
Salida utilizada para probar el medidor  
Nota 1 a la entrada: Una salida de ensayo  puede ser una salida de impulso óptico, una salida de impulso 
eléctrico o una in terfaz de comunicación.  
3.2.3  indicador de funcionamiento   
NORMA  PNMP 014  
METROLÓGICA PERUANA  17-175 
 
 
 
 Dispositivo que da una señal visible de la operación del medidor  
[FUENTE: IEC 60050 -300:2001, 314 -07-13] 
3.2.4  impulso  
Onda que partiendo de un nivel inicial durante un tiempo limitado y, en última 
instancia, retorna al nivel original  
3.2.5  salida de impulsos  
Salida para emitir impulsos  
3.2.6  salida de ensayo óptico  
Salida de impulso óptico utilizada para probar el medidor  
3.2.7  cabezal receptor  / cabezal de escaneo  
Unidad funcional que detecta las marcas en el rotor de un medidor electromecánico o 
detecta señales emitidas por una salida de ensayo  óptic o de un medidor estático  
3.2.8  receptor de impulso  
Receptor de impulsos para recibir impulsos  
 
3.2.9  memoria   
NORMA  PNMP 014  
METROLÓGICA PERUANA  18-175 
 
 
 
 Elemento que almacena información digital  
3.2.10  memoria no volátil  
Memoria que puede retener información en ausencia de energía  
3.2.11  pantalla indicadora  
Dispositivo que muestra los resultados de la medición  
Nota 1 a la entrada: También se puede utilizar una pant alla indicadora para mostrar otra  información 
relevante.   
[FUENTE: OIML R 46 -1 / R46 -2:2012, 2.1.12, modificado para ad aptarse mejor a la 
medición]  
3.2.12  pantalla indicadora integrada  
Pantalla indicadora integrada en la caja del medidor  
3.2.13  pantalla indicadora separada  / DID 
Pantalla indicadora alojada en su propia envolvente (caja) separada de la envolvente del 
medidor, alimentada por el medidor y especificada para su uso solo con (a) modelos (s) 
de medidor(es) designado(s)  
Nota 1 a la entrada: Una pantalla indicadora separada no es un dispositivo genérico independiente de 
interfaz hombre -máquina, como una tableta, una computadora portátil o un dispositivo HMI industrial de 
uso general.  
3.2.14  registro   
NORMA  PNMP 014  
METROLÓGICA PERUANA  19-175 
 
 
 
 Dispositivo electromecánico o electrónico que al macena y muestra la información que 
representa la energía medida  
Nota 1 a la entrada: En los medidores estáticos, el registro comprende tanto la memoria como la pantalla.  
Nota 2 a la entrada: Se puede utilizar una sola pantalla con múltiples memorias elect rónicas para formar 
múltiples registros.  
[FUENTE: IEC 60050 -300:2001, 314 -07-09]  
3.2.15  red 
Red eléctrica que abastece las instalaciones  
3.2.16  circuito de red  
Circuito eléctrico que está conectado y energizado directamente desde la red eléctrica  
Nota 1 a la entrada: Los circuitos de tensión destinados a conectarse al lado secundario de los 
transformadores de tensión de medición se clasifican también como circuitos de red.  
3.2.17  circuito sin red  
Circuito eléctrico no energizado directamente desde la red eléctrica  
Nota 1 a la entrada: Este circuito puede ser aislado por un transformador o suministrado por una batería.  
Nota 2 a la entrada: En este documento se utilizan los términos "circuito de red" y "circuito sin red", para 
evitar confusiones con los circuitos primarios y secundarios de los transformadores de instrumentos 
utilizados con medidores operados por transformadores.  
[FUENTE: IEC 62477 -1:2012, 3.26, modificada para adaptarse mejor a la medición y a 
la información adicional que figura en las no tas.]  
NORMA  PNMP 014  
METROLÓGICA PERUANA  20-175 
 
 
 
 3.2.18  circuito de corriente  
Conexiones internas del medidor y parte del elemento de medida, a través del cual fluye 
la corriente del circuito eléctrico medido al que está conectado el medidor  
Nota 1 a la entrada: Para los medidores operados por transformador, "el circuito eléctrico medido al que 
está conectado el medidor" es el devanado secundario del transformador o transformadores de corriente 
externos.  
3.2.19  circuito de tensión  
Conexiones internas del medidor, parte del elemento de medición y  en algunos casos, 
parte de la fuente de alimentación del medidor, energizada con la tensión del circuito 
eléctrico medido al que está conectado el medidor  
Nota 1 a la entrada: Para los medidores operados por transformador, "el circuito eléctrico medido al  que 
está conectado el medidor" es el devanado secundario del transformador o transformadores de tensión 
externos.  
3.2.20  circuito auxiliar  
Circuito distinto de los circuitos de tensión, los circuitos de corriente o el circuito auxiliar 
de fuente de alimen tación, destinado a ser conectado a (un) dispositivo(s) externo(s)  
[FUENTE: IEC 62052 -31:2015, 3.5.11, modificada para ser más precisa y coherente con 
3.2.18 y 3.2.19.]  
3.2.21  circuito de fuente de alimentación auxiliar del medidor  
Conexiones internas del  medidor, separadas de los circuitos de tensión, energizadas desde 
un suministro auxiliar separado a través de terminales dedicados.  
3.2.22  suministro auxiliar  / Us o Ux   
NORMA  PNMP 014  
METROLÓGICA PERUANA  21-175 
 
 
 
 Fuente de alimentación eléctrica, distinta del circuito eléctrico medido, que energiza  el 
circuito de alimentación auxiliar interno del medidor a través de terminales dedicados  
Nota 1 a la entrada: La fuente de alimentación auxiliar puede ser necesaria si los circuitos de tensión se 
desenergizan (por ejemplo, interrupción de la red), pero s e espera que algunas funciones del medidor 
funcionen (por ejemplo, comunicaciones, registro de eventos de calidad de energía); o para reducir el 
consumo de energía en los circuitos de tensión en aplicaciones especiales.  
Nota 2 a la entrada: También son pos ibles combinaciones de alimentación de circuitos de tensión y fuente 
de alimentación auxiliar adicional.   Tales aplicaciones son comunes con medidores operados por 
transformadores en subestaciones o plantas de energía.  
[FUENTE: IEC 60688:2012, 3.1.4, modif icada – definición adaptada a la medición y 
notas añadidas.]  
3.2.23  dispositivo auxiliar  
Dispositivo interno o externo al medidor destinado a realizar una función particular 
además de las funciones de medición de energía  
Nota 1 a la entrada: Algunos ejemplos incluyen: reloj, interruptor de control de tarifa / carga / suministro, 
entrada / salida de impulso, unidad de intercambio de datos.  
Nota 2 a la entrada: Un dispositivo auxiliar puede ser interno o externo a un medidor.  
3.2.24  interruptor de contr ol de suministro  / SCS 
Interruptor interno del medidor destinado a controlar el suministro a las instalaciones.  
Nota 1 a la entrada: SCS comprende los contactos y las partes que operan los contactos, y puede incluir un 
medio para la operación manual.  
 
Nota 2 a la entrada: El interruptor de control de suministro no debe confundirse con el dispositivo de  
NORMA  PNMP 014  
METROLÓGICA PERUANA  22-175 
 
 
 
 protección del lado de suministro que es externo al medidor y desconecta el suministro en caso de una falla 
de sobre corriente.  
[FUENTE: IEC 62052 -31:201 5, 3.7.2 modificada: "interno al medidor" y "externo al 
medidor" añadido.]  
3.2.25  interruptor de control de carga  / LCS  
Interruptor destinado a controlar las cargas dentro de las instalaciones  
Nota 1 a la entrada: LCS comprende los contactos y las partes q ue operan los contactos.  
[FUENTE: IEC 62052 -31:2015, 3.7.3]  
3.2.26  Transformador de Instrumentos de Baja P otencia  / LPIT  
Disposición, que consiste en uno o más transformadores de corriente o tensión que pueden 
conectarse a sistemas de transmisión y convertidores secundarios, todos destinados a 
transmitir una señal de salida analógica o digital de baja potencia a instrumentos de 
medición, medidores y dispositivos de protección o control o aparatos similares  
EJEMPLO: Una disposición que consta de tres sensores de corriente, tres sensores de 
tensión conectados a una unidad de fusión que entrega una salida digital se consideran  
LPITs.  
Nota 1 a la entrada: Los LPITs se denominan comúnmente transformadores de instrumentos no 
convencionales (NCIT).  
Nota 2 a la entrada: La potencia de salida producida por estos dispositivos suele ser menor o igual a 1 VA.  
[FUENTE: IEC 61869 -6:2016, 3.1.601]  
3.3  Definiciones de puertos de medidor   
NORMA  PNMP 014  
METROLÓGICA PERUANA  23-175 
 
 
 
 3.3.1  puerto  
Cualquier interfaz particular del dispositivo o sistema específico con el entorno 
electromagnético externo  
EJEMPLO Véase el Anexo E para ver ejemplos de equipos sometidos a ensayo (EUT).  
Nota 1 a la entrada: Los puertos de E/S son puertos de entrada, salida o bidireccionales, de medición, de 
control o de datos.  
Nota 2 a la entrada: En este documento, los puertos destinados a estar conectados con el potencial de tierra 
por razones funcionales (puertos de tierra funcionales) se consideran puertos de E/S.  
Nota 3 a la entrada: En este documento, el puerto de tierra de protección (si lo hubiera) se considera parte 
del puerto de alimentación.  
[FUENTE: IEC 61326 -1:2012, 3.11]  
3.3.2  puerto de gabinete  
Límite físico del medidor a través del cual los campos electromagnéticos pueden irradiar 
o incidir  
[FUENTE: IEC 61326 -1:2012, 2.3.6]  
3.3.3  puerto de red  
Terminales  de circuitos de corriente y tensión, incluido el terminal de tensión neutro, de 
medidores conectados directamente y terminales de circuitos de tensión de medidores 
operados por transformadores  
3.3.4  puerto del transformador de corriente   
NORMA  PNMP 014  
METROLÓGICA PERUANA  24-175 
 
 
 
 Terminales  de circuitos de corriente de medid ores operados por transformador  
3.3.5  puerto de fuente de alimentación auxiliar  
Terminales  de los circuitos de alimentación auxiliar del medidor  
Nota 1 a la entrada: El circuito de alimentación auxiliar del medidor puede ser un circuito de red o no de 
red. 
3.3.6  puerto auxiliar  
Terminales de un circuito distinto de los circuitos de medición de tensión, los circuitos de 
medición de corriente  o el circuito auxiliar de alimentación, de stinados a conectarse a un 
dispositivo o dispositivos externos  
3.3.7  puerto de señal HLV  
Terminales  de circuitos auxiliares de entrada o salida y otros circuitos auxiliares que no 
sean de red eléctrica clasificados como tensiones consideradas como peligrosas en vivo  
Nota 1 a la entrada: Por ejemplo, terminales de comunicación de línea eléctrica (PLC), e ntradas de control 
de tarifa (tasa), salidas de control clasificadas para operar con tensiones vivos peligrosos (HLV).  
3.3.8  puerto de señal ELV  
Terminales  de circuitos auxiliares de entrada o salida, circuitos de comunicación de datos 
y otros circuitos auxiliares clasificados para tensiones que no se consideran peligrosas en 
vivo 
Nota 1 a la entrada: A los efectos de este documento, los valores de ELV (tens ión extra bajo) se especifican 
en IEC 62052 - 31:2015 6.3; esta definición incluye los circuitos PELV y SELV.  
3.3.9  puesta a tierra funcional  / conexión a tierra funcional (U.S.)   
NORMA  PNMP 014  
METROLÓGICA PERUANA  25-175 
 
 
 
 Puesta  a tierra de un punto o puntos en un sistema o en una instalación o en u n equipo 
para fines distintos de la seguridad eléctrica.  
[FUENTE: IEC 60050 -195:1998/Amd1:2001, 195 -01-13] 
3.3.10  terminal de puesta a tierra funcional  
Terminal  en equipos para fines de puesta a tierra funcional.  
3.3.11  identificación de firmware de softwa re integrado  
Secuencia  de caracteres que está indisolublemente vinculada al software integrado 
(firmware)  
Nota 1 a la entrada: La identificación del software generalmente se realiza como un número de versión, 
suma de comprobación, etc., y se puede ver en un medidor durante el uso.  
[FUENTE: WELMEC Guide 7.2 issue 5, OIML D31:2008, 3.1.42]  
3.4  Definiciones de elementos mecánicos  
3.4.1   medidor interior  / pantalla indicadora separada interior  
Medidor  o pantalla indicadora separada destinada a funcionar en condiciones climáticas 
normales en un edificio o en un armario de medidores  
3.4.2  medidor exterior  / pantalla indicadora separada exterior  
Medidor o pantalla indicadora separada destinada a funcionar  en condiciones climáticas 
prolongadas  
3.4.3  base del medidor   
NORMA  PNMP 014  
METROLÓGICA PERUANA  26-175 
 
 
 
 Parte  posterior del medidor por el que generalmente se fija y al que están unidos los 
elementos de medición, los terminales o el bloque de terminales, y la cubierta  
Nota 1 a la entrada: Para un medidor empotrado, la base del medidor puede incluir los lados de la caja.  
3.4.4  socket de medidor apropiadamente especificado  
Base  con mordazas, conectores estilo bloque de ensayo  u otro tipo de conectores 
desmontables destinados a la instalación de equip os de medición montados en sockets  
Nota 1 a la entrada: Esto incluye terminales para la conexión a los circuitos de alimentación y carga; también 
disposiciones adecuadas de fijación y sellado seguro.  
Nota 2 a la entrada: Puede ser un socket de una sola posición para un medidor o un socket de posición 
múltiple para dos o más medidores.    
Nota 3 a la entrada: Este término sólo se refiere a los equipos de medición diseñados como una unidad 
montada en el s ocket.  
Nota 4 a la entrada: El equipo de medición puede cumplir con los requisitos de ensayo  de modelo relevantes 
cuando se instala correctamente en cualquier socket coincidente especificado.  
3.4.5  medidor de rack apropiadamente especificado  
Parte  mecánica de la instalación para el enchufe de uno o más medidores con carcasa de 
montaje en rack  
Nota 1 a la entrada: Los bastidores con enchufes para el enchufe directo de los medidores de montaje en 
rack son comunes. La mayoría de los bastidores utiliza n el sistema de bastidor estandarizado de 19 
pulgadas.  
 
3.4.6  cubierta del medidor, <de pantalla indicadora separada>   
NORMA  PNMP 014  
METROLÓGICA PERUANA  27-175 
 
 
 
 Recinto en la parte frontal del medidor o en la parte frontal de la pantalla indicadora 
separada, hecha totalmente de material transparente o material opaco provisto de 
ventana(s) a través de la cual se puede leer el indicador de operación y la pantalla 
indicadora.  
3.4.7  caja del medidor, <de pantalla indicadora separada>  
Comprende  la base y la cubierta  
Nota 1 a la entrada: Cuando  el caso está cerrado, proporciona protección contra ciertas influencias externas 
y, en cualquier dirección, y protección contra el contacto directo y la propagación del fuego.  
3.4.8  bloque de terminales  
Soporte  hecho de material aislante en el que se agru pan todos o algunos de los terminales 
del medidor  
3.4.9  tapa terminal del medidor, <de pantalla indicadora separada>  
Cubierta que oculta los terminales del medidor o los terminales de la pantalla indicadora 
separada, y los extremos de los cables externos o  cables conectados a los terminales  
Nota 1 a la entrada: Cuando el medidor está montado en su posición de trabajo normal y cuando la cubierta 
del terminal está en su lugar, proporciona protección en cualquier dirección contra el contacto directo con 
los te rminales del medidor.  
3.4.10  sello de metrología  
Medida  de seguridad específica que puede aplicarse a un medidor de electricidad para 
garantizar su integridad metrológica  
3.4.11  sello de instalación   
NORMA  PNMP 014  
METROLÓGICA PERUANA  28-175 
 
 
 
 Medida  de seguridad específica que puede aplicar un instalador para garantizar la 
integridad de la instalación del medidor  
3.4.12  sellado  
Medios  destinados a proteger el medidor contra cualquier modificación no autorizada, 
reajuste, eliminación de piezas, softwa re integrado (firmware), etc.  
Nota 1 a la entrada: El sellado se puede lograr mediante hardware, software integrado (firmware) o una 
combinación de ambos.  
[FUENTE: OIML D 31:2008, 3.1.18, modificado para adaptarse mejor a la medición.]  
3.4.13  equipo  
Dispositivo  con funciones relacionadas con la medición y el control de la energía eléctrica  
Nota 1 a la entrada: Algunos ejemplos incluyen medidores de electricidad, medidores de pago, tarifas y 
equipos de control de carga. El término "medidor" se utiliza en el texto a veces como sinónimo de "equipo 
de medición". Un medidor puede incluir otras funciones, además de la función básica de medición de 
energía.  
3.4.14  equipos conectados permanentemente  
Equipo  que está conectado eléctricamente a un suministro por medio de una conexión 
permanente que solo se puede separar con una herramienta  
[FUENTE: IEC 61010 -1:2010, 3.1.2]  
 
3.4.15  herramienta   
NORMA  PNMP 014  
METROLÓGICA PERUANA  29-175 
 
 
 
 Dispositivo  externo, incluidas llaves y monedas, utilizado para ayudar a una persona a 
realizar una función mecánica  
[FUENTE: IEC 61010 -1: 2010, 3.1.5]  
3.4.16  terminal  
Parte  conductora de un dispositivo, circuito eléctrico o red eléctrica, prevista para 
conectar dicho dispositivo, circuito eléctrico o red eléctrica a uno o más conductores 
externos  
[FUENTE: IEC 60050 -151:2001, 151 -12-12, modificada – Nota omitida.]  
3.4.17  gabinete del medidor  
Recinto  para alojar equipos de medición y proporcionar una protección adecuada para la 
aplicación prevista  
Nota 1 a la entrada: Puede fijarse en una pared, construirse en un  hueco de pared o puede ser independiente 
y autoportante. También puede acomodar elementos de la instalación eléctrica, como fusibles, disyuntores 
o dispositivos de corriente residual.  
3.4.18  embalaje  
Productos  utilizados para la contención, protección, ma nipulación, entrega y 
conservación del medidor desde el fabricante hasta el usuario o consumidor  
[FUENTE: IEC 62052 -31:2015, 3.2.16]  
 
3.5  Definiciones relacionadas con las mediciones   
NORMA  PNMP 014  
METROLÓGICA PERUANA  30-175 
 
 
 
 3.5.1  mensurando  
Cantidad  sujeta a medición  
[FUENTE: IEC 60050 -300:2001,  311-01-03] 
3.5.2  corriente  de arranque / Ist 
En el caso de los medidores de CA, el valor de corriente a la que se requiere que el 
medidor arranque y siga registrando la energía eléctrica activa en cos( φ) = 1 (y en el caso 
de los medidores polifásicos, con  carga equilibrada) o la energía eléctrica reactiva en el 
sen(φ) = 1 (inductivo o capacitivo, y en el caso de los medidores polifásicos, con carga 
equilibrada);para los medidores de CC,  el valor de corriente al que se requiere que el 
medidor arranque y co ntinúe registrando la energía eléctrica  
Nota 1 a la entrada: El término "corriente" indica los valores de RMS a menos que se especifique lo 
contrario.  
3.5.3  corriente mínima  / Imin 
Corriente más baja a la que se especifican los requisitos de exactitud del  medidor  
Nota 1 a la entrada: El término "corriente" indica los valores de RMS a menos que se especifique lo 
contrario.  
[FUENTE: OIML R 46 -1 / R46 -2:2012, 2.2.3, modificado para adaptarse mejor a la 
medición.]  
3.5.4  corriente nominal  / In 
Corriente de acuerdo con la cual se fija el rendimiento relevante del medidor  
Nota 1 a la entrada: El término "corriente" indica los valores de RMS a menos que se especifique lo 
contrario.   
NORMA  PNMP 014  
METROLÓGICA PERUANA  31-175 
 
 
 
 3.5.5  corriente máxima  / Imáx 
La corriente más alta que el medidor puede transpo rtar continuamente y permanecer 
seguro, y a la que pretende cumplir con los requisitos de exactitud de la norma pertinente  
Nota 1 a la entrada: El término "corriente" indica los valores de RMS a menos que se especifique lo 
contrario.  
[FUENTE: OIML R 46 -1 / R46-2:2012, 2.2.5, modificado para adaptarse mejor a la 
medición.]  
3.5.6  tensión nominal  / Un 
Tensión  de acuerdo con el cual se fija el rendimiento relevante del medidor  
Nota 1 a la entrada: El término "tensión" indica los valores de RMS a menos que se es pecifique lo contrario.  
3.5.7  frecuencia nominal  / fn 
Frecuencia  de acuerdo con la cual se fija el rendimiento relevante del medidor  
3.5.8  rango de medición especifico  
Conjunto  de valores de una cantidad medida para la que el error de un medidor está 
destinado a estar dentro de los límites especificados  
3.5.9  exactitud  
Calidad  que caracteriza la capacidad de un instrumento de medición (medidor) para 
proporcionar un valor indicad o cercano a un valor verdadero de la medida  
Nota 1 a la entrada: Este término se utiliza en el enfoque de "valor verdadero".   
NORMA  PNMP 014  
METROLÓGICA PERUANA  32-175 
 
 
 
 Nota 2 a la entrada: La exactitud es mejor cuando el valor indicado está más cerca del valor verdadero 
correspondiente.  
[FUENTE: IEC 60050 -300:2001, 311 -06-08]  
3.5.10  clase de exactitud  
Categoría  de instrumentos de medida, todos los cuales están destinados a cumplir con un 
conjunto de especificaciones relativas a la exactitud  
Nota 1 a la entrada: En este documento, la medi da aproximada de exactitud es el porcentaje de error definido 
en 3.5.12.  
[FUENTE: IEC 60050 -300:2001, 311 -06-09, modificado: "incertidumbre" reemplazado 
por "exactitud" y nota añadida.]  
3.5.11  índice de clase de exactitud  
Designación  convencional de la cla se de exactitud nominal del medidor que identifica los 
límites de error intrínseco  
Nota 1 a la entrada: Los límites de error porcentual se definen para los diversos modelo s de medidores en 
los estándares de requisitos particulares (clase de exactitud).  
Nota 2 a la entrada: Las condiciones de referencia se definen en el punto 7.1 de este documento.  
Nota 3 a la entrada: La designación de "clase" del medidor implica el cumplimiento de los requisitos de 
exactitud en condiciones de referencia y en presencia d e cantidades de influencia, tal como se definen en 
las normas pertinentes de requisitos particulares (clase de exactitud).  
3.5.12  porcentaje de error  
El error porcentual viene dado por la siguiente fórmula:   
NORMA  PNMP 014  
METROLÓGICA PERUANA  33-175 
 
 
 
 𝜀=𝐸𝑚−𝐸𝑡
𝐸𝑡 ×100  % 
Dónde : 
 es el porcentaje  de error;    
Em es la energía registrada por el medidor sometido a ensayo (EUT);    
Et es la energía verdadera.    
Nota 1 a la entrada: Dado que el valor verdadero no se puede determinar, se aproxima por un valor con una 
incertidumbre declarada que se puede rastrear a los medidores estándar (de referencia) sujetos a un acuerdo 
entre el fabricante y el comprador o a las normas nacionales.  
3.5.13  repetibilidad  
Diferencia  entre el valor de error porcentual máximo medido y el valor de error porcentual 
mínimo medi do de varios resultados de ensayos, cuando los ensayos se hayan realizado 
en las mismas condiciones de medición, es decir:  
a) por el mismo procedimiento de medición;  
b) por el mismo observador;  
c) con los mismos instrumentos de medida, utilizados en las mismas condiciones; d) 
en el mismo laboratorio;  
e) a intervalos de tiempo relativamente cortos.  
Nota 1 a la entrada: Estas condiciones se denominan condiciones de repetibilidad .    
NORMA  PNMP 014  
METROLÓGICA PERUANA  34-175 
 
 
 
 Nota 2 a la entrada: Por ejemplo, se miden los tres errores porcentuales sig uientes, en las condiciones antes 
mencionadas: +0,08 %; +0,02 %; -0,13 %. La repetibilidad de esas mediciones de error es igual a +0,08 % 
– (– 0,13 %) = 0,21 %.  
[FUENTE: IEC 60050 -300:2001, 311 -06-06, modificada: nota modificada.]  
3.5.14  incertidumbre de m edición  
Parámetro , asociado al resultado de una medición, que caracteriza la dispersión relativa 
de los valores, expresados en porcentaje, que podrían atribuirse razonablemente a la 
medida  
Nota 1 a la entrada: El parámetro puede ser, por ejemplo, una desvi ación estándar (o un múltiplo dado de 
la misma), o un ancho medio de un intervalo que tiene un nivel de confianza establecido. En la Guía IEC 
98-3 (GUM:1995 / JCGM 100:2008) se definen diversas formas de obtener incertidumbre.    
Nota 2 a la entrada: La inc ertidumbre de la medición comprende, en general, muchos componentes. 
Algunos de estos componentes pueden evaluarse a partir de la distribución estadística de los resultados de 
una serie de mediciones y pueden caracterizarse por desviaciones estándar experi mentales. Los otros 
componentes, que también pueden caracterizarse por desviaciones estándar, se evalúan a partir de las 
distribuciones de probabilidad asumidas basadas en la experiencia u otra información.  
[FUENTE: IEC 60050 -300:2001, 311 -01-02, modificada: Nota 1 omitida]  
3.5.15  durabilidad de la exactitud  
Capacidad de un medidor para realizar funciones de medición de energía según lo 
especificado en las normas de clase de exactitud relevantes en condiciones dadas de uso 
y mantenimiento, hasta el  final de su vida útil  
Nota 1 a la entrada: Un estado limitante de un artículo puede caracterizarse por el final de la vida útil, la 
inadecuación o cualquier razón económica o tecnológica u otros factores relevantes.  
[FUENTE: IEC 60050 -192:2015/Amd. 1 2016 , 192 -01-21, modificada para adaptarse 
mejor a la medición.]   
NORMA  PNMP 014  
METROLÓGICA PERUANA  35-175 
 
 
 
 3.5.16  tiempo de arranque del medidor  / tstart -up 
Tiempo  especificado, después del cual el medidor comienza a registrar energía después 
de la energización de su tensión, corriente y, cuando corre sponda, sus circuitos auxiliares 
de suministro de energía  
3.5.17  uso normal  
Operación , incluido el modo de espera, de acuerdo con las instrucciones de uso o para el 
propósito obvio previsto  
Nota 1 a la entrada: El uso normal de los medidores de energía eléctrica supone la instalación correcta de 
todas las conexiones del medidor, la cubierta del medidor, las cubiertas de los terminales y los sellos de 
metrología. El uso normal no incluye las operaciones de mantenimiento, instalación y puesta en marcha del  
medidor, cuando las conexiones del medidor, las cubiertas y los sellos de metrología aún no se hayan 
instalado o se hayan retirado temporalmente.  
[FUENTE: IEC 61010 -1:2010, 3.5.8]  
3.6  Definiciones relacionadas con influencias externas  
3.6.1  cantidad de i nfluencia  
Cualquier  cantidad de larga duración que no sea objeto de la medición y cuyo cambio 
afecte al rendimiento metrológico del medidor  
Nota 1 a la entrada: Las cantidades de influencia pueden originarse en el sistema medido, el medidor o el 
entorno.  
Nota 2 a la entrada: A los efectos de esta definición, se entenderá por "medidor" un medidor con su pantalla 
indicadora separada, si se especifica.  
Nota 3 a la entrada: Las "cantidades de influencia" y "perturbaciones" electromagnéticas definidas en este 
documento se consideran conjuntamente como "perturbaciones electromagnéticas" en el contexto de la 
Directiva CEM de la UE, que define la "perturbación electromagnética" como cualquier fenómeno 
electromagnético que pueda degradar el rendimiento del equipo. Además, la Directiva DIM de la UE define  
NORMA  PNMP 014  
METROLÓGICA PERUANA  36-175 
 
 
 
 las cantidades de influencia y las perturbaciones de manera diferente  que en este documento.  
Nota 4 a la entrada: La corriente es una variación normal de las condiciones de operación de los medidores 
en el sistema de distribución eléctrica y no se considera como una cantidad de influencia.  
[FUENTE: IEC 60050 -300:2001, 311 -06-01, modificada para adaptarse mejor a la 
medición y para hacer una distinción entre efectos de corta duración y larga duración, 
véase también la definición de perturbación.]  
3.6.2  perturbación  
Cualquier  cantidad de corta duración (transitoria), que pueda  afectar al rendimiento 
metrológico del medidor  
Nota 1 a la entrada: Las perturbaciones pueden originarse en el sistema medido, el medidor o el entorno.  
Nota 2 a la entrada: A los efectos de esta definición, se entenderá por "medidor" un medidor con su pan talla 
indicadora separada, si se especifica.  
3.6.3  valor de cambio crítico  
Cantidad  máxima de cambio permitida en los registros de energía del medidor durante 
los ensayos  de perturbación sin que fluya ninguna corriente en los circuitos de corriente 
del med idor. 
El valor de cambio crítico (x) se deriva de la siguiente fórmula:  
𝑥= 10−6×𝑚×𝑈𝑛×𝐼𝑚á𝑥 
Dónde : 
𝑥 es el valor crít ico de cambio, en kWh o kvarh;   
NORMA  PNMP 014  
METROLÓGICA PERUANA  37-175 
 
 
 
 𝑚 es el número de elementos de medición;  
𝑈n es la tensión nominal, en volts;  
Imáx es la corriente máxima, en amperes.  
3.6.4  condiciones de referencia  
Conjunto  adecuado de cantidades de influencia y características de rendimiento, con 
valores de referencia, sus tolerancias y rangos, con respecto a los cuales se especifica el 
error intrí nseco  
[FUENTE: IEC 60050 -300:2001, 311 -06-02, modificada para adaptarse mejor a la 
medición]  
3.6.5  error intrínseco  
Error porcentual de un instrumento de medida cuando se utiliza en condiciones de 
referencia  
[FUENTE: IEC 60050 -300:2001, 311 -03-08, modifica da para adaptarse mejor a la 
medición y se omite la nota.]  
3.6.6  variación del error debido a una cantidad de influencia  
Diferencia entre los errores porcentuales del medidor cuando sólo una cantidad de 
influencia asume sucesivamente dos valores especifica dos, siendo uno de ellos el valor 
de referencia  
Nota 1 a la entrada: La variación debida a una cantidad de influencia es relativa al error intrínseco.  
3.6.7  factor de distorsión total   
NORMA  PNMP 014  
METROLÓGICA PERUANA  38-175 
 
 
 
 Relación entre el valor RMS del contenido total de distorsión y el valor  RMS de una 
cantidad alterna  
Nota 1 a la entrada: El factor de distorsión total depende de la elección del componente fundamental. Si no 
está claro en el contexto cuál se utiliza, se debe dar una indicación.  
Nota 2 a la entrada: El factor de distorsión gen eralmente se expresa como un porcentaje.  
[FUENTE: IEC 60050 -551:2001/Amd. 1:2017, 551 -20-16] 
3.6.8  temperatura de referencia  
Temperatura ambiente especificada para las condiciones de referencia  
3.6.9  coeficiente de temperatura media  
Relación entre la variación del error porcentual y el cambio de temperatura que produce 
esta variación  
3.6.10  condiciones de operaciones nominales  
Conjunto de rangos de medición especificados para las características de rendimiento y 
rangos de operación especificados para l as cantidades de influencia, dentro de los cuales 
se especifican y determinan las variaciones de los errores porcentuales de operación de 
un medidor  
3.6.11  rango de operación especificado  
Intervalo de valores de una única cantidad de influencia que forma parte de las 
condiciones nominales de operación  
3.6.12  Límite del rango de operación   
NORMA  PNMP 014  
METROLÓGICA PERUANA  39-175 
 
 
 
 Condiciones extremas que un medidor de operación puede soportar sin daños y sin 
degradación de sus características metrológicas cuando posteriormente se opera en sus 
condi ciones nominales de operación  
3.6.13  condiciones de almacenamiento y transporte  
Condiciones extremas que un medidor no operativo puede soportar sin daños y sin 
degradación de sus características metrológicas cuando posteriormente se opera en sus 
condicione s nominales de operación  
3.6.14  posición de trabajo normal  
Posición del medidor definida por el fabricante para el servicio normal  
3.6.15  estabilidad térmica  
La estabilidad térmica se alcanza cuando el cambio en el error porcentual como 
consecuencia de los  efectos térmicos durante 20 min es inferior a 0,1 veces el límite de 
error intrínseco, correspondiente a la clase de exactitud pertinente, para la medición 
considerada  
3.6.16  modo común  
Acoplamiento simultáneo a todas las líneas frente al plano de referencia de tierra  
[FUENTE: IEC 61000 -4-4:2012, 3.1.5]  
3.6.17  frecuencia Inter armónica  
Frecuencia  que es un múltiplo no entero de la frecuencia fundamental de referencia  
Nota 1 a la entrada: Por extensión del orden armónico, el orden Inter armónico es l a relación entre una 
frecuencia Inter armónica y la frecuencia fundamental. Esta relación no es un número entero. (Notación  
NORMA  PNMP 014  
METROLÓGICA PERUANA  40-175 
 
 
 
 recomendada m).  
Nota 2 a la entrada: El término "Inter armónicos" reemplaza el término "subarmónicos" utilizado en la 
edición anterior de esta norma.  
[FUENTE: IEC 60050 -551:2001/Amd. 1:2017, 551 -20-06, modificada: notas añadidas]  
3.7  Definición de los ensayos  
3.7.1  ensayo de modelo  
Procedimiento  según el cual la serie de ensayos se lleva a cabo en un medidor o en un 
pequeño núme ro de medidores del mismo modelo  que tienen características idénticas, 
para verificar que el modelo  de medidor respectivo cumple con todos los requisitos de las 
normas pertinentes  
3.8 Definiciones relacionadas con medidores electromecánicos  
3.8.1  rotor  
Elemento  móvil del medidor sobre el que actúan los flujos magnéticos de los devanados 
fijos y de los elementos de frenado y que opera el registro  
3.8.2  elemento de conducción  
Parte  de trabajo del medidor que produce un par por la acción de sus flujos magnéticos 
sobre las corrientes inducidas en el elemento en movimiento. Generalmente comprende 
electroimanes con sus dispositivos de control.  
 
3.8.3  elemento de frenado   
NORMA  PNMP 014  
METROLÓGICA PERUANA  41-175 
 
 
 
 Parte  del medido r que produce un par de frenado por la acción de su flujo magnético 
sobre las corrientes  inducidas en el elemento en movimiento. Comprende uno o más 
imanes y sus dispositivos de ajuste  
3.8.4  marco  
Parte  a la que se fijan los elementos de accionamiento, los  cojinetes del rotor, el registro, 
generalmente el elemento de frenado y, a veces, los dispositivos de ajuste  
3.8.5  velocidad básica  
Velocidad  nominal de rotación del rotor expresada en revoluciones por minuto cuando el 
medidor está en condiciones de referencia y lleva corriente nominal en el factor de 
potencia de unidad  
3.8.6  torque básico  
Valor  nominal del torque a aplicar al rotor para evitar  que se mueva, cuando el medidor 
está en condiciones de referencia y lleva corriente nominal en el factor de potencia de 
unidad  
3.8.7  posición de trabajo vertical  
Posición  del medidor en el que el eje del rotor es vertical  
3.9 Definiciones relacionadas con  el marcado y los símbolos del medidor  
3.9.1  registro primario  
Registro  de un medidor accionado por transformador de instrumentos que tiene en cuenta 
las proporciones de todos los transformadores (transformadores de tensión y corriente) a 
los que está cone ctado el medidor   
NORMA  PNMP 014  
METROLÓGICA PERUANA  42-175 
 
 
 
 Nota 1 a la entrada: El valor de la energía en el lado primario de los transformadores se puede obtener de 
la lectura directa del registro.  
3.9.2  registro semi -primario  
Registro de un medidor accionado por transformador de instrumentos que  tenga en cuenta 
la relación o relaciones del transformador o transformadores de corriente o las relaciones 
del transformador o transformadores de tensión, pero no ambas  
Nota 1 a la entrada: El valor de la energía en el lado primario del transformador o tr ansformadores se puede 
obtener de la lectura del registro multiplicado por un factor apropiado.  
3.9.3  registro secundario  
Registro  de un medidor accionado por transformador de instrumentos que no tenga en 
cuenta la(s) relación(es) transformador(es)  
Nota 1 a la entrada: El valor de la energía en el lado primario del transformador o transformadores se puede 
obtener de la lectura del registro multiplicado por un factor apropiado.  
3.9.4  información de la placa de características  
Información  para la identificaci ón e instalación del medidor y para la interpretación de 
los resultados de la medición  
Nota 1 a la entrada: Los datos de la placa de características pueden ser transportados por una placa de 
características colocada dentro o fuera de la caja del medidor o pueden imprimirse en el estuche del 
medidor.  
Nota 2 a la entrada: En el caso de los medidores estáticos, algunos datos de la placa de características 
pueden mostrarse en la pantalla.  
3.9.5  dial  
NORMA  PNMP 014  
METROLÓGICA PERUANA  43-175 
 
 
 
 Parte  del dispositivo indicador que lleva la escala o escalas  
Nota 1 a la entrada: En general, la esfera también lleva otra información que caracteriza al instrumento.  
[FUENTE:  IEC 60050 -311:2001, 314 -01-03] 
3.9.6  constante C  
Factor  de lectura para pantallas o registros de medidores operados por transformador, que 
es un producto de la relación del transformador de tensión y la relación del transformador 
de corriente  
Nota 1 a la entrada: La constante C representa el factor para calcul ar el valor de la energía primaria a partir 
del valor de la energía, que se muestra en la pantalla del medidor. El valor de energía medido debe 
multiplicarse por la constante C para obtener el valor de energía primaria.   La constante K (véase 3.9.9) es 
el factor, considerado ya en el valor mostrado; la visualización m uestra el valor primario.   
Nota 2 a la entrada: Los ejemplos se muestran en la siguiente tabla:  
 
Línea  U 
primaria  U 
Secundaria  I 
Primaria  I 
secundaria  C 
1 1 000 V  100 V  1 A 1 A 10 
2 100 V  100 V 600 A  1 A 600 
3 1 000 V  100 V  600 A  1 A 6 000  
4 100 V  100 V  1 A 1 A 1 
 
 
Nota 3 a la entrada: Valores para C colocados en la placa de identificación del medidor, una etiqueta 
separada o en la pantalla del medidor  
 
3.9.7  constante de medidor X para medidor electromecánico   
NORMA  PNMP 014  
METROLÓGICA PERUANA  44-175 
 
 
 
 Valor  que expresa la relación entre la energía registrada por el medidor y el número 
correspondiente de revoluciones del rotor  
Nota 1 a la entrada: La constante se expresa en revoluciones por kilowatt -hora (imp/kWh), revoluciones 
por kilovar -hora (imp/kvarh), o watts -hora por revoluciones (Wh/imp),o var -horas por revolución 
(varh/imp).  
3.9.8  constante de medidor R para medidores estáticos de watts -hora  
Valor  que expresa la relación entre la energía registrada por el m edidor y el valor 
correspondiente de la salida de ensayo  
Nota 1 a la entrada: La constante se expresa ya sea impulsos por kilowatt -hora (imp/kWh), o impulsos por 
kilovar -hora (imp/kvarh) o watts -hora por impulsos (Wh/imp), o var -hora por impulso (varh/imp) . 
3.9.9  relación del transformador  / K 
Relación  entre la tensión primaria y secundaria multiplicada por la corriente primaria y 
secundaria del transformador de instrumentos al que está conectado el medidor  
𝐾=𝑈𝑝
𝑈𝑠×𝐼𝑝
𝐼𝑠 
Dónde : 
Up es la tensión primario del transformador de tensión;    
Us es la tensión secundario del transformador de tensión;    
Ip es la corriente primaria del transformador de corriente;    
Is es la corriente secundaria del transformador de corriente.     
NORMA  PNMP 014  
METROLÓGICA PERUANA  45-175 
 
 
 
 4 Valores eléctricos nominales  
4.1 Tensiones  
4.1.1  Tensiones nominales  
La tensión o tensiones nominales de un medidor serán iguales a una o varias de las 
tensiones nominales enumeradas en la Tabla 1.  
Tabla 1 – Tensiones  nominales  
Medidores 
para  Valores nominales   Un para 
medidores de CA  V Valores nominales   Un para 
medidores C C 
V 
Conexión 
directa  100 – 110 – 120 – 208 – 220 – 
230 –  240 – 277 – 347 – 380 – 
400 – 415 –  480 – 600 – 690 – 
1 000  
(IEC 60038: 2009)  5 – 9 – 12 – 24 – 36 – 48 – 60  – 
96 – 100 – 110 – 120 – 150  – 200 
– 220 – 240 – 300 – 400  – 500 – 
600 – 750 – 800 -1000 – 1500  
Valores preferidos; se pueden 
elegir otros valores  
(IEC 60038: 2009)  
Conexión a 
través de  
transformador(
es) de tensión  57,7-63,5-100-110-115-120-
200-230      
(IEC 61869 -3: 2011)  n/a 
 
 
4.1.2  Rangos de tensión  
Los intervalos de tensión de un medidor serán al menos iguales a los intervalos de tensión 
enumerados en la Tabla 2.  
 
 
 
Tabla 2 – Rangos de tensión  
Rango de operación especificado  De 0,9 a 1,1 Un  
NORMA  PNMP 014  
METROLÓGICA PERUANA  46-175 
 
 
 
 Limitar el rango de operación  De 0,0 a 1,15 Una 
a Para los medidores de CA, las tensiones máximas en condiciones de falla a tierra se 
especifican en 9.4.13; estas tensiones se consideran condiciones de falla (no 
condiciones normales de operación).    
NOTA 1 Un se refiere a cada tensión  nominal especificada por el fabricante y seleccionada de la tabla 
1.   
NOTA 2 En algunos países, el rango límite de operación podría ampliarse más allá de los valores que 
figuran en este cuadro, que se consideran valores mínimos para garantizar la correcta operación del 
medidor en condiciones normales de trabajo. Para aplicaciones especiales, pueden ser necesarios rangos 
de operación extendidos y estar sujetos a un acuerdo entre el fabricante y el comprador.  
 
 
4.2 Corrientes  
4.2.1  Corrientes nominales  
La corriente o corrientes nominales preferidas de un medidor serán iguales a uno o varios 
de los valores nominales de corriente enumerados en la tabla 3.  
Tabla 3 – Valores preferidos de corrientes nominales  
Medidores para  Valores nominales de 
corriente I n 
para medidores de CA a 
A Valores nominales de 
corriente In  
para medidores de CC  
A 
Conexión directa  1 – 2 – 5 – 10 – 15 – 20 – 
30 – 40 – 50 – 63 – 80 – 
100 – 125 5 – 10 – 15 – 20 – 30 – 40 
– 50 –  80 – 90 – 125 – 
300 – 500 
Valores preferidos; se 
pueden elegir otros 
valores  
Conexión a través de 
transformador(es) de 
corriente  1 – 2 – 5 n/a 
a Los valores de 1A, 2A para medidores conectados directamente son para 
aplicaciones especiales.  
  
NORMA  PNMP 014  
METROLÓGICA PERUANA  47-175 
 
 
 
 En el caso de los medidores destinados a funcionar con LPITS,  los valores de la Tabla 3 
para la conexión directa se aplican a las clasificaciones primarias de los LPIT utilizados 
con el medidor.  
NOTA Los medidores que funcionan con LPITS externos a veces se especifican para valores de corriente 
nominal mayores que los valores de la Tabla 3, por ejemplo, los valores comunes a considerar son 160 A, 
200 A, 250 A, 400 A, 500 A, 600 A, 630 A.  
4.2.2  Corriente de arranque  
El medidor arrancará y seguirá registrando energía eléctrica a un valor de corriente igual 
al valor de  corriente de arranque ( Ist) especificado en la norma de clase de exactitud 
pertinente. Se permite el registro de energía a valores de corriente inferi ores a la corriente 
de partida.  
4.2.3  Corriente mínima  
El medidor deberá cumplir sus requisitos de exacti tud en el valor de corriente mínima 
(Imin) especificado para la norma de clase de exactitud pertinente.  
No existen requisitos de exactitud especificados para el registro de energía a valores de 
corriente inferiores al valor de corriente mínima ( Imin) especificado en el estándar de clase 
de exactitud relevante.  
NOTA Para aplicaciones especiales, los requisitos de exactitud entre Ist e Imin están sujetos a un acuerdo 
entre el fabricante y el usuario.  
4.2.4  Corriente máxima  
La corriente máxima ( Imáx) para los medidores conectados directamente debe ser un 
múltiplo integral de la corriente nominal (por ejemplo, cuatro veces la corriente nominal).  
Cuando el medidor se opera desde (a) transformador(es) de corriente, se llama la atención 
sobre la necesidad de que coincida con el rango de corriente del medidor en relación con 
el del secundario del transformador(es) de corriente. La corriente máxima ( Imax) del 
medidor será de al menos 1,2 In o 1,5 In. Las corrientes máximas superiores a 1,5 In deberán  
NORMA  PNMP 014  
METROLÓGICA PERUANA  48-175 
 
 
 
 ser múlt iplos enteros de la corriente nominal In.  
4.2.5  Rangos de corriente  
El intervalo de corriente de un medidor será al menos igual a los intervalos de corriente 
enumerados en la Tabla 4.  
Tabla 4 – Rangos de corriente  
Rango de operación especificado  Imin a Imax 
Limitar el rango de operación  0 a Imax 
NOTA Las condiciones máximas de sobre corriente a corto plazo se especifican en 
9.4.10; estas corrientes se consideran condiciones de falla (no condiciones normales de 
operación);  
 
 
4.3 Frecuencias  
 
4.3.1  Frecuencias nominales  
Las frecuencias nominales para los medidores de CA ( fn) serán iguales al menos a una de 
las frecuencias nominales de 50 Hz o 60 Hz.    
4.3.2  Rangos de frecuencia  
La gama o gamas de frecuencias de los medidores de CA serán al menos iguales a las 
gamas de frecuencias enumeradas en la Tabla 5.  
 
 
  
NORMA  PNMP 014  
METROLÓGICA PERUANA  49-175 
 
 
 
 Tabla 5 – Rangos de frecuencia  
Rango de frecuencia  fn = 50 Hz  fn = 60 Hz  
Rango de operación 
especificado  
(fn ±2 %)  De 49,0 Hz a 51,0 Hz  De 58,8 Hz a 61,2 Hz  
Otros rangos de 
frecuencia  Los rangos de frecuencia extendidos están sujetos a un 
acuerdo entre el fabricante y el comprador.  
 
 
4.4 Consumo de energía  
Los requisitos de consumo de energía en 4.4. aplicar a los medidores de CA.  
Los requisitos de consumo de energía para los medidores de CC se dan en los estándares 
de clase de exactitud particulares correspondientes.  
El consumo de energía de un medidor se determinará en las condiciones de referencia 
indicadas en el punto 7.1 por cualquier método adecuado. La incertidumbre máxima de 
la medi ción del consumo de energía no excederá del 5 %.  
El consumo de energía activa y aparente para cada circuito de tensión y corriente medido 
a la frecuencia nominal y a la temperatura de referencia no excederá de los valores 
indicados en la Tabla 6.  
En el cas o de los medidores especificados para valores múltiples de frecuencia, tensión o 
corriente nominales, las mediciones se realizarán utilizando valores nominales que 
resulten en el peor de los casos (el mayor) consumo de energía del medidor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
NORMA  PNMP 014  
METROLÓGICA PERUANA  50-175 
 
 
 
 Tabla 6  – Consumo máximo de energía  
Circuito de medidores  Monofási
co b, c Dos fases 
por fase  
a, b, c  Trifásico 
por fase a, 
b, c 
Circuito de tensión de medidores de energía de una 
sola función medidos a tensión nominal con el 
circuito de fuente de alimentación del medidor 
conectado a los circuitos de tensión;  2 W 
10 VA  2 W 
10 VA  2 W 
10 VA  
Circuito de tensión de medidores de energía 
múltiple medido a tensión nominal con el circuito 
de fuente de alimentación del medidor conectado a 
los circuitos de tensión;  3 W 
15 VA  2,5 W  
12,5 VA  2 W 
10 VA  
Circuito de tensión de medidores multifunción sin 
dispositivos auxiliares, medido a tensión nominal 
con el circuito de fuente de alimentación del 
medidor conectado a los circuitos de tensión;  5 W 
25 VA  3,5 W  
17,5 VA  3 W 
15 VA  
Circuitos de tensión de medidores multifunción con 
dispositivos auxiliares, medidos a tensión nominal 
con el circuito de fuente de alimentación del 
medidor conectado a los circuitos de tensión;  
Los dispositivos auxiliares pueden incluir 
dispositivos de comunicación (como transceptores 
telefónicos y de radio, PLC), dispositivos que 
realizan funciones no relacionadas con la medición 
y facturación de energía (como dispositivos de 
suministro o control de carga, análisis de red, 
análisis armónico, análisis de  calidad de energía), 
pantallas indicadoras separadas, módulos de 
entrada -salida u otros accesorios;  No especificado 2 
Circuitos de tensión medidos a tensión nominal con 
medidor alimentado por fuente de alimentación 
auxiliar;  No especificado 3 
Fuente de alimentación auxiliar medida a la tensión 
nominal de la fuente de alimentación auxiliar;  No especificado 4 
Circuito de corriente de medidores 
electromecánicos, cuando se mide a corriente 
nominal;  Clase 0,5: 6 VA por fase;  
Clase 1: 4 VA por fase;  
Clase 2: 2,5 VA por fase.  
Circuito de corriente de medidores estáticos, Para todas las clases: 1 VA por fase.   
NORMA  PNMP 014  
METROLÓGICA PERUANA  51-175 
 
 
 
 cuando se mide a corriente nominal.  
 a En el caso de los medidores polifásicos, se supone que la carga se reparte uniformemente 
entre las dos o tres fases suministradas. En caso de que falte una tensión de fase, se 
permite que el consumo máximo por fase sea superior al especificado, pero en ningún 
caso excederá tres veces el límite permitido para cada fase. No obstante, el medidor 
seguirá funcionando correctamente.   
b A fin de hacer coincidir los transformadores de tensión y corriente con los medidores, el 
fabricante del medidor indicará si l a carga es inductiva o capacitiva (solo para los 
medidores operados por transformador).  
c Se permiten las fuentes de alimentación conmutadas con valores de potencia máxima 
superiores a estos valores especificados; el fabricante del medidor indicará si la carga de 
la fuente de alimentación es inductiva o capacitiva.  
NOTA 1 Las cifras de la Tabla 6 son valores medios.  
NOTA 2 La potencia total requerida está sujeta a un acuerdo entre el fabricante y el 
comprador;  
NOTA 3 El consumo de energía está sujeto a un  acuerdo entre el fabricante y el comprador. 
Para reducir la carga de los transformadores de tensión, un valor común es 0,5 VA por fase;  
NOTA 4 La potencia total requerida está sujeta a un acuerdo entre el fabricante y el 
comprador. Un valor común es 10 VA  por fase;  
 
 
5 Requisitos de construcción  
5.1 Generalidades  
El medidor cumplirá con los requisitos de seguridad cubiertos en IEC 62052 -31:2015.  
Los requisitos de seguridad de construcción para pantallas indicadoras separadas están 
cubiertos por IEC 62052 -31: 2015, 13.1 c).  
Todas las piezas que estén sujetas a corrosión en condiciones normales de trabajo deberán 
estar protegidas eficazmente. Cualquier recubrimiento protector no será susceptible de 
daños por manipulación ordinaria ni de daños debidos a  la exposición al aire, en 
condiciones normales de trabajo.  
La caja del medidor se construirá y dispondrá de manera que cualquier deformación no 
permanente no pueda impedir la operación satisfactoria del medidor. En el caso de  
NORMA  PNMP 014  
METROLÓGICA PERUANA  52-175 
 
 
 
 medidores con pantallas indic adoras separadas, este requisito se aplica también a la 
carcasa de la pantalla indicadora separada.  
La cubierta del medidor no será extraíble sin el uso de una herramienta.  
La resistencia mecánica del medidor se someterá a ensayo con los ensayos especifica dos 
en el punto 5.2.  
NOTA 1 Para los medidores de uso especial en atmósferas corrosivas, los requisitos mecánicos adicionales 
están sujetos a un acuerdo entre el fabricante y el comprador (por ejemplo, ensayo  de niebla salina de 
acuerdo con IEC 60068 -2-11). 
Si un medidor de electricidad está diseñado para instalarse en un enchufe o bastidor 
coincidente especificado, los requisitos mecánicos se aplican al medidor instalado en su 
socket o bastidor coincidente especificado, y se realizarán lo s ensayos mecánico s, según 
las instrucciones del fabricante.  
Si un medidor de electricidad está diseñado para instalarse con una pantalla indicadora 
separada especificada, se aplicarán los requisitos mecánicos al medidor y a su pantalla 
indicadora separada especificada, y l os ensayos mecánicos se realizarán en él.  
Si un medidor de electricidad está diseñado para instalarse con LPITS especificados, los 
requisitos mecánicos se aplican al medidor con sus LCIT especificados conectados, y l os 
ensayos  mecánic os se realizarán en él. 
Los medidores de electricidad diseñados para funcionar solo con interfaces de 
comunicación de datos y sin ninguna pantalla indicadora también pueden evaluarse 
utilizando este documento. No obstante, los requisitos especificados para indicar las 
pantall as, integradas o separadas, no se aplicarán a dichos medidores.  
NOTA 2 Los requisitos nacionales o regionales a menudo requieren una pantalla indicadora en los 
medidores destinados a aplicaciones de metrología legal.  
 
5.2 Ensayos mecánicos   
NORMA  PNMP 014  
METROLÓGICA PERUANA  53-175 
 
 
 
 5.2.1  Ensayo  de choque  
El ensayo se llevará a cabo de acuerdo con la norma IEC 60068 -2-27: 2008, en las 
siguientes condiciones:  
a) medidor en condiciones no operativas, sin embalaje;  
b) impulso semisinusoidal;  
c) aceleración máxima: 30 gn (300 m/s2); 
d) duración del impulso: 18 ms.  
Después del ensayo, el medidor no mostrará ningún daño o cambio de la información y 
funcionará correctamente de conformidad con los requisitos de la norma pertinente.  
5.2.2  Ensayo de vibración  
El ensayo se llevará a cabo de acuerdo con IEC 60068 -2-6: 2007, en las siguientes 
condiciones:  
a)   medidor en condiciones no operativas, sin embalaje;  
b)  rango de frecuencia: 10 Hz a 150 Hz;  
c)  frecuencia de transición: 60 Hz;  
d)  f < 60 Hz, amplitud constante de movimiento 0,075 mm;  
e)  f > 60 Hz,  aceleración constante 9,8 m/s2 (1 g);   
NORMA  PNMP 014  
METROLÓGICA PERUANA  54-175 
 
 
 
 f)  control puntual único;  
g)  número de ciclos de barrido por eje: 10.  
NOTA 10 ciclos de barrido = 75 min.  
Después del ensayo, el medidor no mostrará ningún daño o cambio de la información y 
funcionará correctamente  de conformidad con los requisitos de la norma pertinente.  
5.3 Ventana  
Si la tapa no es transparente, se colocarán una o más ventanas para leer la pantalla 
indicadora y la observación del indicador de operación.  
Estas ventanas deberán ser de material transparente que no pueda retirarse sin daños sin 
romper el sello o precintos. Este requisito también se aplica a las pantallas indicadoras 
separadas.  
5.4 Terminales – Bloque(s) de terminales – Terminal conductor de 
protección  
El material del que esté hech o el bloque terminal deberá ser capaz de superar lo s ensayos  
indicad os en el punto 10.5.2 de la norma IEC 62052 -31:2015. Este requisito se aplica a 
los terminales de circuitos combinados de corriente y tensión de medidores conectados 
directamente, terminal es de circuitos de tensión de medidores operados por 
transformadores, terminales de circuitos de corriente de medidores operados por 
transformadores y terminales de circuitos auxiliares de fuente de alimentación.  
El terminal conductor de protección, si est á presente, deberá cumplir los requisitos 
establecidos en 6.5.2.3 de la norma IEC 62052 -31:2015.  
 
5.5 Disposiciones de sellado   
NORMA  PNMP 014  
METROLÓGICA PERUANA  55-175 
 
 
 
 5.5.1  Generalidades  
El medidor se diseñará de manera que permita el sellado de la caja del medidor, las 
cubiertas de los terminal es del medidor y los parámetros de configuración metrológica 
pertinentes que influyen en los resultados de la medición.  
Si el medidor está instalado en un gabinete de medidor que está sellado, no es necesario 
sellar las cubiertas de los terminales (ver 5.5 .3.1).  
Cuando el medidor se haya instalado de acuerdo con las instrucciones de instalación, 
independientemente de la solución utilizada para implementar el sellado, será 
visualmente evidente si el sellado ha sido manipulado.  
5.5.2  Caja del medidor  
La caja del medidor tendrá un medio para aplicar un sello metrológico de tal manera que 
las partes internas del medidor sean accesibles solo después de romper el mecanismo de 
sellado.  
La caja del medidor puede diseñarse de tal manera que no se pueda abrir después de que 
se fabrique el medidor. No se requiere un sello si la caja del medidor no se puede abrir 
sin dañarla hasta tal punto que el intento sea claramente visible y la caja del medidor no 
se pueda reutilizar.  
5.5.3  Terminales de medidor  
5.5.3.1  Generalidade s 
Los terminales de un medidor estarán protegidos contra la manipulación mediante 
cubiertas de terminales sellables o mediante la instalación del medidor en un armario 
eléctrico sellable.  
5.5.3.2  Sellado del armario de instalación   
NORMA  PNMP 014  
METROLÓGICA PERUANA  56-175 
 
 
 
 Se considera que los medi dores especificados por el fabricante para su instalación en 
gabinetes eléctricos sellables cumplen con el requisito de disposiciones de sellado de 
terminales sin cubiertas de terminales sellables.  
NOTA Los terminales de un medidor instalado en un gabinete  eléctrico sellado están protegidos contra la 
manipulación por parte del gabinete y su sello. En este caso, el acceso a los terminales del medidor no es 
posible sin romper el sello de instalación del gabinete eléctrico.  
5.5.3.3  Sellado de las tapas de los terminales  
Los terminales de los medidores especificados para la instalación sin armario eléctrico 
sellable deberán tener una cubierta terminal que pueda sellarse independientemente de la 
caja del medidor y de la cubierta del medidor.  
El acceso a los termi nales del medidor no será posible sin romper el sello o precintos de 
la cubierta o cubiertas del terminal.  
Este requisito se aplica a la(s) cubierta(s) de terminal(es) para los terminales de los 
circuitos de medición de corriente y tensión, y a los terminales de los circuitos auxiliares 
de alimentación.  
NOTA 1 Las regulaciones metrológicas locales pueden requerir que se proporcionen sellos adicionales para 
otras terminales (por ejemplo,   terminales de visualización separados) o cubiertas (por ejemplo, cubiertas 
que protegen el acceso a los interruptores de configuración).  
NOTA 2 Las cubiertas de los terminales a veces se aplican por razones de seguridad eléctrica, sin embargo, 
en este caso no es necesario sellarlas.  
La cubierta del terminal enc errará los terminales del medidor, los tornillos de fijación del 
conductor y, una longitud adecuada de los conductores externos y su aislamiento. No se 
expondrá ningún material conductor cuando se instale la cubierta del terminal.  
 
5.5.4  Sellado de las pan tallas indicadoras separadas   
NORMA  PNMP 014  
METROLÓGICA PERUANA  57-175 
 
 
 
 El recinto (estuche) de una pantalla indicadora separada deberá tener medios para aplicar 
un sello de metrología de tal manera que las partes internas de la pantalla indicadora 
separada solo sean accesibles después de romper el  mecanismo de sellado.  
No se requieren todos los sellos si la carcasa de la pantalla indicadora separada no se 
puede abrir sin dañarla hasta tal punto que el intento sea claramente visible y la carcasa 
no se pueda reutilizar.  
Los terminales de conexión del  cable de visualización indicador de separación, tanto en 
el medidor como en la pantalla indicadora separada, deberán tener medios para sellarse 
con un sello de instalación.  
5.5.5  Sellado de conexiones LPIT  
Los terminales de conexión de los cables LPIT, ta nto en el medidor como en el extremo 
LPIT, deberán tener medios para ser sellados con un sello metrológico.  
5.5.6  Sellado de la configuración del medidor  
El medidor y su pantalla indicadora separada, si está presente, dispondrán de medios para 
asegurar todos los parámetros metrológicamente pertinentes mediante a) sello(s) 
metrológico(s). Los medios de seguridad pueden comprender un sello de hardware capaz 
de proporcionar pruebas  suficientes de intervención no autorizada, o un sello 
criptográfico de software (firmware) integrado, o ambos.  
5.6 Visualización de los valores medidos  
5.6.1  Generalidades  
Estos requisitos son aplicables a los medidores con o sin pantallas indicadoras.  
 
La unidad principal para los valores medidos será el watt -hora (Wh), var -hora (varh), volt  
NORMA  PNMP 014  
METROLÓGICA PERUANA  58-175 
 
 
 
 amperes -hora (VAh), kilowatt -hora (kWh), kilovar -hora (kvarh), kilovolt -ampere -hora 
(kVAh) o el megawatt -hora (MWh), megavar -hora (Mvarh), me gavolt -ampere -hora 
(MVAh).  
Cada registro deberá poder registrar a partir de cero, durante un mínimo de 4 000 h, la 
energía correspondiente a la corriente máxima a la tensión nominal y el factor de potencia 
de unidad para la energía activa, o el factor de p otencia cero para la energía reactiva. En 
los medidores destinados a aplicaciones en centrales eléctricas y subestaciones, podrá 
utilizarse el valor de 1 500 h, y está sujeto a un acuerdo entre el fabricante y el comprador.  
Será imposible restablecer el re gistro del total acumulado para cada tipo de energía 
eléctrica durante el uso normal.  
NOTA La renovación regular del registro no se considera un restablecimiento.  
En el caso de los registros electromecánicos, las marcas de registro deberán ser indelebles 
y de fácil lectura. Cuando giren continuamente, los valores más bajos de los tambores se 
graduarán y numerarán en diez divisiones, subdividiéndose cada división en diez partes, 
o cualquier otra disposición que garantice la misma exactitud de lectura. Los ta mbores 
que indiquen una fracción decimal de la unidad se marcarán de manera diferente cuando 
sean visibles.  
La tasa de actualización del registro de energía se documentará en el manual del usuario.  
5.6.2  Medidores sin indicar pantallas  
Los resultados de la  medición (valor del registro) estarán disponibles a través de una 
interfaz o interfaces de comunicación de datos.  
 
 
5.6.3  Medidores con pantallas indicadoras   
NORMA  PNMP 014  
METROLÓGICA PERUANA  59-175 
 
 
 
 5.6.3.1  Generalidades  
Los resultados de la medición se mostrarán en una pantalla indicadora, ya s ea de forma 
continua o a petición.  
Cuando el medidor no está energizado, no es necesario que se pueda leer una pantalla 
indicadora electrónica.  
En el caso de valores múltiples presentados por una única pantalla indicadora, será 
posible mostrar el contenido  de todos los registros pertinentes.  
Al mostrar el contenido del registro, será posible identificar cada cantidad medida y la 
tarifa aplicable.  
NOTA Por ejemplo, IEC 62056 -6-1: 2017 específica  los códigos OBIS apropiados para este propósito.  
Para indicar pantallas con secuencia automática, cada contenido de registro utilizado a 
efectos de facturación se mostrará durante un mínimo de 5 s.  
Se dispondrá de una pantalla indicadora electrónica con una función de ensayo con el fin 
de determinar si funciona corre ctamente. Esta función deberá ser accesible durante el uso 
normal del medidor.  
Cada elemento numérico de una pantalla indicadora electrónica deberá ser capaz de 
mostrar todos los números de "cero" a "nueve".  
Únicamente a efectos de ensayo, será posible aum entar la resolución para permitir ver el 
valor crítico de cambio.  
 
5.6.3.2  Pantalla indicadora separada   
NORMA  PNMP 014  
METROLÓGICA PERUANA  60-175 
 
 
 
 Una pantalla indicadora separada proporcionará información suficiente para identificar el 
medidor al que está conectado, en particular, el modelo  y el n úmero de serie del medidor.  
La pantalla indicadora separada deberá ser capaz de mostrar el estado de su conexión de 
comunicación de datos con el medidor. Si se pierde la conexión de comunicación de datos 
entre el medidor y la pantalla indicadora separada, la pantalla indicadora separada no 
mostrará valores que puedan considerarse resultados de medición válidos y actualizados. 
Se puede utilizar una indicación de una lectura de medidor no válida, como "error" o "n / 
a". Dicha indicación de una lectura de medi dor no válida, si se utiliza, se describirá en el 
manual del usuario.  
NOTA El conjunto de datos IEC 62056 DLMS/COSEM especifica los estándares apropiados para el 
intercambio de datos entre el medidor y la pantalla de indicación separada. Sin embargo, el us o de otros 
protocolos de comunicación estandarizados o propietarios también es aceptable.  
5.7 Almacenamiento de los valores medidos  
Tras la desconexión de todas las fuentes de alimentación externas al medidor, las 
cantidades de energía eléctrica medidas permanecerán almacenadas en la memoria del 
medidor durante un período de al menos 12 meses mientras el medidor esté apagado y 
estarán disponibles para su lectura una vez que se restablezca la potencia del medidor.  
Los valores medidos se almacenarán en el m edidor.  
La conformidad con el punto 5.7 se verificará mediante un examen de diseño.  
NOTA Los requisitos nacionales o regionales pueden contener disposiciones para garantizar el acceso a los 
datos almacenados en la memoria del medidor.  
 
 
5.8 Salidas de impu lso  
NORMA  PNMP 014  
METROLÓGICA PERUANA  61-175 
 
 
 
 5.8.1  Generalidades  
Las salidas de impulso se diseñarán de tal manera que las cantidades de influencia 
electromagnética y las perturbaciones no dañen ni influyan sustancialmente en su 
operación.  
Las salidas de impulso pueden configurarse para represent ar diferentes cantidades 
medidas (por ejemplo, las enumeradas en el punto 5.6.1 o cualquier otra cantidad 
integrada en el tiempo) si se proporciona una indicación para identificar la cantidad 
representada por los impulsos de salida.  
5.8.2  Salida de ensayo  óptic o 
5.8.2.1  Características generales  
Los medidores estáticos deberán tener una salida de ensayo óptica que pueda controlarse 
con un equipo de ensayo adecuado.  
La salida de ensayo óptico se ubicará en el medidor.  
En el caso de los medidores diseñados p ara funcionar con una pantalla indicadora 
separada, también se puede ubicar una segunda salida de ensayo  óptic o en la pantalla 
indicadora separada.  
Se podrá acceder a una salida de ensayo óptico cuando el medidor esté instalado para una 
operación normal.  
NOTA En el caso de los medidores destinados a ser instalados como completamente encerrados dentro de 
un gabinete eléctrico, el acceso a la salida de ensayo  óptic o puede ser posible después de la apertura del 
gabinete eléctrico.  
Los impulsos de salida del e nsayo representarán la energía total medida por el medidor 
en todas las fases del sistema eléctrico. Además, puede ser configurable para representar 
valores de energía por fase.   
NORMA  PNMP 014  
METROLÓGICA PERUANA  62-175 
 
 
 
 La salida del ensayo óptico generará un número de impulsos proporcional a la e nergía 
medida.  
Las salidas de impulso generalmente pueden no producir secuencias de impulsos 
periódicas. Por lo tanto, el fabricante indicará el número necesario de impulsos para 
garantizar una exactitud de medición de al menos ± 1/10 de la clase del medid or en los 
diferentes puntos de ensayo.  
La frecuencia máxima de impulso no excederá de 2,5 kHz.  
Los impulsos de salida no modulados tendrán la forma que se muestra en la figura A.2.  
El tiempo de transición del impulso (tiempo de subida o bajada) es el tiempo de transición 
de un estado a otro estado, incluidos los efectos transitorios. El tiempo de transición no 
excederá de 20 µs (véase la figura A.2).  
5.8.2.2  Características ópticas  
La longitud de onda de las señales radiadas para los sistemas emisores estará comprendida 
entre 550 nm y 1 000 nm.  
La salida óptica del medidor generará una señal con una intensidad  de radiación ET sobre 
una superficie de referencia definida (área ópticame nte activa) a una distancia de a1 = 10 
mm ± 1 mm de la superficie del medidor, con los siguientes valores límite:  
Condición ENCENDIDO: 50 μ W/cm2 ≤ ET  ≤ 1 000 μ W/cm2 
Condición APAGADO: ET  ≤ 2 μ W/cm2 
Véase también la figura A.1.  
5.8.2.3  Ensayos funcionales   
NORMA  PNMP 014  
METROLÓGICA PERUANA  63-175 
 
 
 
 La salida de impulso óptico funcionará correctamente con respecto al número de impulsos 
emitidos, y las veces  tON y tOFF  se mantendrán dentro de su rango especificado. Los 
ensayos funcionales de la salida del ensayo óptico se llevarán a cabo en las condiciones 
de referencia indicadas en el punto 7.1. La disposición de ensayo se ajustará al anexo A.    
Una transmisión de impulsos óptima se logra cuando, en condiciones de ensayo , el 
cabezal receptor está alineado con su eje óptico en la salida de  impulso óptico.  
El tiempo de transición indicado en la figura A.2 del anexo A se verificará mediante un 
diodo receptor de referencia con tr ≤ 0,2 μs.  
5.8.3  Salida de impulso eléctrico  
5.8.3.1  Características generales  
El medidor puede estar equipado con salidas de impulso eléctrico.  
El medidor puede tener una salida de impulso pasiva y alimentada externamente. Dichas 
salidas de impulso pueden utilizarse como salidas de ensayo  de medidor, o para transmitir 
impulsos que representan una cantidad de energía f inita, a un receptor remoto (por 
ejemplo, un dispositivo de tarifa).  
Se definen tres tipos de salidas de impulso:  
a) salidas de impulsos de clase A para transmisión de largo alcance (véase el anexo B);  
b) salidas de impulsos de clase B para transmisión de corto alcance (véase el anexo B);  
c) salidas de impulso para largas distancias según IEC 60381 -1:1982 (véase el anexo C). 
La salida de impulsos generará un número de impulsos proporcional a la energía medida.  
El impulso de salida se caracteriza por dos est ados: estado ON y estado OFF, tal como se 
definen en la Tabla B.1 y la Tabla B.2. Cada estado ON y cada estado OFF es seguido 
por un estado transitorio antes de llegar al otro estado.   
NORMA  PNMP 014  
METROLÓGICA PERUANA  64-175 
 
 
 
 Cuando el medidor esté equipado con varias salidas de impulso que tengan  un terminal 
común, este terminal común será negativo.  
5.8.3.2  Características eléctricas  
Las principales características eléctricas de las salidas de impulso eléctrico de clase A y 
clase B se resumen en la Tabla B.1 del anexo B.  
Las principales caracterís ticas eléctricas de las salidas de impulsos para largas distancias 
según la norma IEC 603811: 1982 se resumen en la Tabla C.1 del anexo C.  
5.8.3.3  Ensayos funcionales  
La salida de impulsos funcionará correctamente con respecto al número de impulsos 
emitido s, y las veces  tON  y tOFF   se mantendrán dentro de su rango especificado. Los 
ensayos funcionales de las salidas de impulsos eléctricos se llevarán a cabo en las 
condiciones de referencia indicadas en el punto 7.1.    
Las salidas de impulsos eléctricos de  las clases A y B cumplirán los requisitos de la Tabla 
B.2 del anexo B. El acuerdo se ajustará a la figura B.3 del anexo B.  
Las salidas de impulsos eléctricos para largas distancias de acuerdo con IEC 60381 -
1:1982 deberán cumplir los requisitos del anexo C , cuadro C.2. El acuerdo se ajustará a 
lo dispuesto en la figura C.2 del anexo C.  
5.8.4  Indicador de operación  
Los medidores electromecánicos no necesitan estar equipados con un indicador de 
operación.   Los medidores de estado sólido deberán tener un indi cador de operación.  
El indicador de operación está destinado a mostrar que el circuito de fuente de 
alimentación del medidor está energizado.   Un indicador de operación será visible cuando 
el medidor esté instalado para un uso normal.   
NORMA  PNMP 014  
METROLÓGICA PERUANA  65-175 
 
 
 
 El indicador de operación se situará en el medidor y en la pantalla indicadora separada, si 
está presente.  
NOTA En el caso de los medidores destinados a ser instalados como completamente encerrados dentro de 
un gabinete eléctrico, el indicador de operación ubicado en el m edidor no es visible cuando el gabinete 
eléctrico está cerrado. El indicador de operación de la pantalla indicadora separada (si está presente) 
permanece visible.  
La salida óptica puede ser configurable para funcionar como indicador de operación o 
como sal ida de ensayo  si se proporciona una indicación para identificar la función activa 
de la salida óptica.  
Alternativamente, la pantalla indicadora puede usarse para proporcionar (o considerarse 
como) una indicación de operación del medidor.  
5.9 Entradas de im pulsos eléctricos  
5.9.1  Características generales  
El medidor puede tener una entrada de impulso pasiva o activa de dos hilos. Tales entradas 
de impulsos se pueden utilizar para recibir impulsos, que representan una cantidad de 
energía finita.  
Las entradas se diseñarán de tal manera que las cantidades de influencia electromagnética 
y las perturbaciones no dañen ni influyan sustancialmente en su operación.  
5.9.2  Ensayos funcionales de entradas de impulsos eléctricos  
Los ensayos funcionales de las entradas de impulsos eléctricos se llevarán a cabo en las 
condiciones de referencia indicadas en el punto 7.1.  
Las entradas de impulsos compatibles con las salidas de clase A o B deberán cumplir los 
requisitos que figuran en la Tabla B.3 del anexo B. La disposición de  ensayo se ajustará 
a lo dispuesto en la figura B.4 del anexo B.   
NORMA  PNMP 014  
METROLÓGICA PERUANA  66-175 
 
 
 
 Las entradas de impulsos compatibles con las salidas de impulsos para largas distancias 
de conformidad con la norma IEC 60381 -1:1982 deberán cumplir los requisitos 
establecidos en la Tabla C.3 del anexo C. La disposición de ensayo se ajustará a lo 
dispuesto en la figura C.3 del anexo C.  
5.10 Fuente de alimentación auxiliar  
En aplicaciones especiales, los medidores pueden alimentarse exclusivamente de una 
fuente de alimentación auxiliar, o ta nto de los circuitos de tensión (red de alimentación 
medida) como de la fuente de alimentación auxiliar.  
NOTA 1 La fuente de alimentación auxiliar depende de la instalación local, por ejemplo, 24 V CC a 48 V 
CC se utiliza a menudo en los medidores de panel  integrados en las centralitas de  distribución de energía; 
48 V CC a 220 V C C se utiliza en instalaciones de subestaciones donde una batería de subestación o una 
fuente de alimentación ininterrumpida (UPS) está disponible como fuente de alimentación para e quipos de 
automatización, protección y monitoreo.  
Cuando un medidor trifásico alimentado exclusivamente por la fuente de alimentación 
auxiliar esté destinado a ser utilizado en aplicaciones de facturación, el fabricante 
especificará el método o métodos de conexión de la fuente de alimentación auxiliar que 
garanticen la operación del medidor cuando uno o dos de sus circuitos de tensión (fases 
de la red eléctrica medida) estén desenergizados.  
Además, los terminales auxiliares de alimentación de dichos medidor es estarán marcados 
con el símbolo 14 de la tabla 3 de la norma IEC 62052 -31:2015 e irán acompañados de 
la información adecuada en las instrucciones de instalación, como "para la operación de 
facturación: la fuente de alimentación auxiliar se energizará pe rmanentemente" (véase 
9.4.5).  
NOTA 2 En algunos países, debido a las regulaciones nacionales de metrología legal, un medidor de 
electricidad utilizado para la facturación siempre se alimenta de sus circuitos de tensión.  
Los medidores alimentados tanto desd e sus circuitos de tensión como desde la fuente de 
alimentación auxiliar cambiarán automáticamente entre estas fuentes de energía en caso 
de que cualquiera de ellas se desenergice.   El fabricante y el comprador pueden acordar 
cuál de las fuentes de energía  se convierte en el suministro predeterminado cuando ambas 
están energizadas, y cuál se considera la de respaldo. Cuando funcione desde el suministro 
de reserva, el medidor mantendrá sus funciones principales definidas en el punto 9.2;  sin 
embargo, el fabr icante y el comprador pueden acordar cuál de las otras funciones del 
medidor, si las hubiera, debe mantenerse.   
NORMA  PNMP 014  
METROLÓGICA PERUANA  67-175 
 
 
 
 6 Marcado y documentación del medidor  
6.1 Marcado de la clase de exactitud del medidor  
Un medidor no se marcará con un índice de clase de exactitud a menos que cumpla todos 
los requisitos de exactitud y rendimiento aplicables especificados en la norma o normas 
de clase de exactitud pertinentes.  
6.2  Marcado del medidor  
Un medidor llevará todas las marcas requeridas por las regulaciones locales. Además, y 
si aún no lo exige la normativa local, el medidor también llevará la siguiente información 
según corresponda:  
a) nombre o marca comercial del fabricante;  
b) designación del tipo (véanse, por ejemplo, 3.1.2, 3.1.13);  
NOTA 1 Los ejemplos s on "medidor de kWh", "medidor de kvarh", "medidor de 
energía", "medidor inteligente", "interruptor de tiempo", "receptor de control de 
ondulación".  
c) espacio para la marca de homologación;  
d) el número de serie del medidor y el año de fabricación.  
Si el n úmero de serie del medidor está marcado en una placa fijada a la cubierta, 
el número también se marcará en la base del medidor.  
Además, en el caso de los medidores estáticos, el número de serie se almacenará 
en la memoria no volátil del medidor, visible en  la pantalla indicadora (si está 
presente) y accesible a través de puertos de comunicación (si está presente).   
NORMA  PNMP 014  
METROLÓGICA PERUANA  68-175 
 
 
 
 El número de serie de la pantalla indicadora separada se marcará en una caja de 
la pantalla indicadora separada, almacenada en su memoria no volá til, visible en 
la pantalla indicadora y accesible a través de puertos de comunicación (si está 
presente en el medidor o en la pantalla indicadora separada);  
e) tipo de servicio: estas marcas podrán sustituirse por los símbolos gráficos que 
figuran en la T abla D.2 del anexo D del punto 6.4.1. Los medidores que sean 
configurables para admitir múltiples tipos de servicio, o los medidores capaces de 
detectar y configurar automáticamente el tipo de servicio se marcarán con todos 
los tipos de servicio posibles e  indicarán el tipo de servicio configurado 
(operativo) en la pantalla indicadora;  
f) la tensión nominal o el rango de tensión, en una de las formas siguientes:  
- el número de elementos si es más de uno, y la tensión nominal, o el rango 
de tensión, en los terminales del medidor de los circuitos de tensión;  
- la tensión nominal del sistema o la tensión secundaria nominal del 
transformador de instrumentos al que se va a conectar el medidor. En la 
Tabla D.1 del anexo D figuran ejemplos de marcas;  
g)  la corriente mínima, la corriente nominal y la corriente máxima para los medidores 
conectados directamente: Imin – In (Imax);    
NOTA, por ejemplo, 0,5 – 10(40) A, para un medidor que tiene una corriente mínima de 0,5 A, 
corriente nominal de 10 A y una corrien te máxima de 40 A.  
h) la corriente secundaria nominal de los transformadores a los que debe conectarse 
un medidor operado por transformador, por ejemplo: /5 A o /1 A. La corriente o 
corrientes nominales y las corrientes máximas del medidor podrán incluirse  en la 
designación del modelo . 
i) la frecuencia nominal en Hz para los medidores de CA; en el caso de los medidores 
de CC, se marcará "CC";  
j) las constantes del medidor; véanse los ejemplos que figuran en la Tabla D.4 del  
NORMA  PNMP 014  
METROLÓGICA PERUANA  69-175 
 
 
 
 Anexo D. Se marcarán las constant es del medidor tanto para la energía activa como 
para la reactiva, si el medidor mide ambos tipos de energía;  
k) la relación o relaciones de los transformadores de instrumentos externos, si se 
tienen en cuenta en la constante del medidor;  
l) el índice de c lase de exactitud del medidor; véanse los ejemplos que figuran en la 
Tabla D.4 del Anexo D. Se marcarán las clases de energía activa y reactiva, si el 
medidor mide ambos tipos de energía;  
m) el intervalo de temperatura de operación especificado (véase la T abla 12);  
n) si el medidor es de un tipo especial (por ejemplo, en el caso de un medidor de 
tarifas múltiples, si la tensión del dispositivo de control de tarifas difiere de la 
tensión nominal), esta se marcará en el medidor o en una placa separada;  
o) el valor nominal y el rango de operación de la tensión y frecuencia de la fuente de 
alimentación auxiliar, si el medidor requiere una fuente de alimentación auxiliar;  
p) la identificación del software integrado (firmware); la identificación del software 
integ rado (firmware) del medidor se almacenará en la memoria no volátil del 
medidor; la identificación del software integrado (firmware) de la pantalla 
indicadora separada (DID) se almacenará en la memoria no volátil del DID; en 
ambos casos, la identificación d el software integrado (firmware) se podrá ver en 
la pantalla indicadora (si está presente) y será accesible a través de puertos de 
comunicación (si no hay pantalla presente).  
La ubicación del marcado del medidor será la especificada en las columnas C de la  Tabla 
7 ("Caja", es decir, recinto del medidor) y D ("Pantalla", es decir, indicando la 
visualización del medidor, integrada o separada).  
Se facilitará otra información en el embalaje del medidor y en la documentación 
especificada en las columnas restante s de la Tabla 7.  
La placa de identificación externa se fijará permanentemente a la caja del medidor.   
NORMA  PNMP 014  
METROLÓGICA PERUANA  70-175 
 
 
 
 El marcado en una placa de identificación externa será indeleble, distinto y legible desde 
el exterior del medidor.  
Las marcas deberán permanecer claras y legibles en condiciones de uso normal y resistir 
los efectos de los agentes de limpieza especificados por el fabricante. Las marcas de los 
medidores se someterán a ensayos  de su durabilidad de conformidad con la norma  IEC 
62052 -31:2015, 5.2.2.  
Pueden utilizarse símbolos estándar (véase 6.4).  
Tabla  7 – Requisitos de marcado y documentación  
Información  Subcláusula  
referencia  Ubicación b, 1 
Ca                       D                P           IM            UM           MM            DID-Ca 
Información general  
Nombre o marca comercial del fabricante  IEC 62052 -11:2020, 6.2a)  
IEC 62052 -31:2015, 5.3.2  M O M M M M M 
Designación de la función  IEC 62052 -11:2020, 6.2  
IEC 62052 -31:2015, 5.3.2  O O O O O O  
Modelo  IEC 62052 -11:2020, 6.2b)  
IEC 62052 -31:2015, 5.3.2  M M M M M M M 
Espacio para la marca de aprobación  IEC 62052 -11:2020, 6.2c)  
IEC 62052 -31:2015, 5.3.2  M      O 
Número de serie del medidor y año de fabricación  IEC 62052 -11:2020, 6.2d)  
IEC 62052 -31:2015, 5.3.2  M M O    M 
Separado indicando el número de serie de la pantalla  IEC 62052 -11:2020, 6.2d)  
IEC 62052 -31:2015, 5.3.2   M O    M 
Identificación de software integrado (firmware)  IEC 62052 -11:2020, 6.2p)   M      
Clase protectora  IEC 62052 -31:2015, 5.3.2  M  M M  M M 
Tensión nominal de impulso  Uimp5 IEC 62052 -31:2015, 5.3.2  M  M M  M  
Categoría de utilización (UC)  
para medidores conectados directamente solo con SCS  IEC 62052 -31:2015, 5.3.2  M  M M  M  
Condiciones ambientales, almacenamiento     O M  M  
Condiciones ambientales, operación, incluyendo     O M  M  
• condiciones mecánicas     O O  O   
NORMA  PNMP 014  
METROLÓGICA PERUANA  71-175 
 
 
 
 • condiciones climáticas     O O  O  
• altitud     O O  O  
• ubicación (seca o húmeda)     O O  O  
Clasificación IP   O  M M  M O 
Referencia a las normas 7  M  M M M M O 
Referencia a las instrucciones   O O     O 
Valor nominal y rango de operación de la tensión de la 
fuente de alimentación auxiliar  IEC 62052 -11:2020, 6.2o)  
IEC 62052 -31:2015, 5.4.3  M O  M M M  
Valor nominal y rango de operación de la frecuencia de 
la fuente de alimentación auxiliar  IEC 62052 -11:2020, 6.2o)  
IEC 62052 -31: 2015, 
5.4.3  M O  M M M  
Información general para la instalación y puesta en marcha  
Manipulación y montaje  IEC 62052 -31: 2015, 
5.4.2    O M  M  
Recinto  IEC 62052 -31: 2015, 
5.4.3     M    
Requisitos de conexión  IEC 62052 -31: 2015, 
5.4.4     M  M  
Diagramas de conexión y cableado  IEC 62052 -31: 2015, 
5.4.4.2  M   M  M  
Terminales de red  IEC 62052 -31: 2015, 
5.4.4.3  M   M  M  
Terminales auxiliares  IEC 62052 -31: 2015, 
5.4.4.4  M   M  M  
Conexión de cables  IEC 62052 -31: 2015, 
5.4.4.5     M  M  
Aislamiento del suministro  IEC 62052 -31: 2015,  
5.4.4.6     M  M  
 
 
Información  Subcláusula  
referencia  Ubicación b, 1 
Ca                       D                P           IM            UM           MM            DID-
Ca 
Requisitos de protección  IEC 62052 -31: 2015, 
5.4.5     M  M  
Clase de protección y puesta a tierra (puesta a tierra)  IEC 62052 -31: 2015, 
5.4.5.1  M   M  M  
Dispositivos de protección externos  IEC 62052 -31: 2015, 
5.4.5.2     M  M  
Suministro para dispositivos externos  IEC 62052 -31: 2015,    M  M   
NORMA  PNMP 014  
METROLÓGICA PERUANA  72-175 
 
 
 
 5.4.7  
Autoconsumo  IEC 62052 -31: 2015, 
5.4.9     M  M  
Comisionamiento  IEC 62052 -31: 2015, 
5.4.10     M  M  
Información general de uso  
General  IEC 62052 -31: 2015, 
5.5.1      M   
Pantalla, pulsadores y otros controles  IEC 62052 -31: 2015, 
5.5.2      M   
Interruptores  IEC 62052 -31: 2015, 
5.5.3  M M   M   
Conexión al equipo del usuario  IEC 62052 -31: 2015, 
5.5.4      M   
Dispositivos de protección externos  IEC 62052 -31: 2015, 
5.5.5      M   
Advertencia de producto CISPR de clase A de 
emisiones  IEC 62052 -11:2020, 
9.3.14     M M M  
Información general para el mantenimiento  
Instrucciones de mantenimiento  IEC 62052 -31: 2015, 
5.5.6       M  
Limpieza  IEC 62052 -31: 2015, 
5.5.6     O M M  
Baterías  IEC 62052 -31: 2015, 
5.4.8  M  M O O M M 
Información específica para medidores  
Tensión(s) nominal(es) o rango de tensión  IEC 62052 -11:2020, 6.2f)  
IEC 62052 -31: 2015, 
5.3.3  M O  M M M  
Tipo de servicio  IEC 62052 -11:2020, 6.2e)  M O M M M M  
Corriente nominal y rango de corriente  IEC 62052 -11:2020, 6,2 
g) 
IEC 62052 -11:2020, 6.2h)  
IEC 62052 -31: 2015, 
5.3.3  M O  M M M  
Frecuencia nominal  IEC 62052 -11:2020, 6.2i)  M O  M M M  
Constante del medidor  IEC 62052 -11:2020, 6.2j)  O/M3 O/M2 
,3  M M M  
Índice de clase de exactitud  IEC 62052 -11:2020, 6.2l)  M O  M M M  
Rango de temperatura de operación especificado  IEC 62052 -11:2020, 6,2 
m) M O  M M M M4 
Relación del transformador del instrumento  IEC 62052 -11:2020, 6.2k)  O/M6 O/M6  M M M  
Información de  tipo especial  IEC 62052 -11:2020, 6.2n)  M O  M M M O  
NORMA  PNMP 014  
METROLÓGICA PERUANA  73-175 
 
 
 
 Información específica para equipos autónomos de control de carga y tarifas  
Tensión(es) de alimentación nominal(es)   M   M M M  
Interruptores de control de suministro  
IEC 62052 -31: 2015         
La tensión de operación nominal: Ue; M  M M M M  
Interruptores de control de carga         
La tensión de operación nominal: Ue; M  M M M M  
La corriente nominal de operación: Ie; M  M M M M  
La corriente total máxima de los interruptores de 
control de carga: Itot; M  M M M M  
a Si no hay suficiente espacio para las marcas en la caja del medidor o en la caja de la pantalla indicadora separada, el símbo lo 14 de la norma IEC 62052 -31:2015, tabla 3, estará marcado y acompañado de la 
información adecuada en la documentación técnica.  
b Los manuales de instalación, de usuario y de mantenimiento podrán combinarse según proceda y, si el comprador lo acepta, podr án suministrarse en formato electrónico. Cuando se suministra más de uno de 
los productos a un solo comprador, no es necesario su ministrar un manual con cada unidad, si es aceptable para el comprador.  
NOTA 1 Ubicación  
C = Caso. Estas marcas pueden aparecer en una placa de identificación externa o pueden ser transportadas por la(s) cubierta(s ) del medidor de manera permanente. Los diagramas de conexión pueden estar 
marcados en la parte inferior de la(s) cubierta(s) del terminal.  
D = pantalla de visualización indicadora integrada o pantalla de una pantalla indicadora separada.  
P = Embalaje.  
IM = Manual de instalación.  
UM = Manual de usuario.  
MM = Manual de mantenimiento.  
DID-C = Caso de una pantalla indicadora separada. Estas marcas pueden aparecer en una placa de identificación externa o en el cas o de una pantalla indicadora separada.  
M = Obligatorio.  
O = Opcional.  
NOTA 2 Si la constante del medidor es programable  
NOTA 3 M en C o D si la constante del medidor no es programable  
NOTA 4 Si es diferente del rango de temperatura de operación del medidor.  
NOTA 5 Normalmente, la tensión nominal de impulso del medidor está determinada po r la tensión nominal del medidor y la categoría de instalación según IEC 60664 -1:2007, Tabla B.1. e IEC 62052 -31:2015, 
Tabla 7. Sin embargo, en algunos países, debido a las condiciones locales, los requisitos de tensión de impulso pueden ser má s altos. En tales casos, la tensión de impulso nominal del medidor está sujeto a un 
acuerdo entre el fabricante y el comprador. Uimp es el término utilizado en IEC 60947 -1:2007/AMD1:2010/AMD2:2014.  
NOTA 6 M en C o D.  
NOTA 7 Sólo normas para requisitos particulares de los medidores.  
 
 
6.3 Diagramas de conexión y marcado de terminales  
Cada medidor deberá estar preferiblemente marcado indeleblemente con un diagrama de 
conexiones. Si esto no es posible, se hará referencia a un diagrama de conexión. En el 
caso de los medidores polifásicos, este diagrama también mostrará la secuencia de fases 
a la que está destinado el medidor. Está permitido indicar el diagrama de conexión 
mediante una figura de identificación de conformidad con las normas nacionales.   
NORMA  PNMP 014  
METROLÓGICA PERUANA  74-175 
 
 
 
 Si los terminales  del medidor están marcados, este marcado aparecerá en el diagrama.  
6.4 Símbolos  
6.4.1  Generalidades  
Esta subcláusula se aplica a los símbolos de letras y gráficos destinados a marcar e 
identificar la función de los medidores de electricidad electromecánic os o estáticos y sus 
dispositivos auxiliares.  
Esta sección también se aplica a los símbolos de letras y gráficos destinados a identificar 
la información mostrada por los medidores de electricidad electromecánicos o estáticos y 
sus dispositivos auxiliares.  
Los símbolos aplicables especificados en esta subcláusula se marcarán en la caja del 
medidor, en una placa de identificación externa, en la placa de la esfera, en las etiquetas 
o accesorios externos, o en la pantalla indicadora, según proceda.  
6.4.2  Símbolos para los elementos de medición  
En los símbolos, que se dan como ejemplos en la Tabla D.2 del anexo D, cada circuito de 
tensión está representado por una línea y cada circuito de corriente por un círculo 
pequeño.  
Al final de cada línea que represen ta un circuito de tensión, (a) círculo(s) se coloca(n) 
para representar (a) circuito(s) de corriente, dispuestos para tener un punto de conexión 
común con ese circuito de tensión.  
Si un circuito de corriente y un circuito de tensión que tienen un punto de conexión tan 
común no forman parte del mismo elemento de medición, el círculo que representa el 
circuito de corriente se une al punto medio de la línea que representa el circuito de tensión 
por medio de una directriz no más de la mitad del grosor de la pri mera línea.  
El ángulo entre dos líneas de un símbolo repre senta el ángulo de fase entre la s tensiones 
correspondientes siempre que la dirección positiva se acepte como la que va hacia el  
NORMA  PNMP 014  
METROLÓGICA PERUANA  75-175 
 
 
 
 punto común en los símbolos de dos líneas.  
Para distinguir la direcci ón de la tensión que actúa sobre cada corriente, una corriente 
influenciada por una dirección positiva de la tensión se indicará mediante un círculo 
negro, y una corriente influenciada por una dirección negativa de la tensión se indicará 
mediante un círcul o blanco.  
6.4.3  Símbolos para medidores operados por transformador  
En el caso de los medidores accionados por transformador, las proporciones de los 
transformadores externos se marcarán como sigue.  
Las relaciones del transformador, que se tienen en cuenta en los valores de los registros 
de energía, se mostrarán en la pantalla indicadora (si está presente) y, opcionalmente, se 
marcarán en la placa de identificación o en el dial del medidor; en el caso de los registros 
primarios, se marcarán las proporciones de todos los transformadores; y en el caso de los 
registros semiprimarios, se marcarán los coeficientes que se tengan en cuenta en los 
valores de los registros energéticos.  
Las relaciones de transformador que no se tengan en cuenta en los valores del regis tro de 
energía se marcarán en una placa suplementaria situada en la cubierta de los medidores 
equipados con registros semiprimarios o secundarios; en el caso de los registros 
secundarios, se marcarán las proporciones de todos los transformadores; y en el c aso de 
los registros semiprimarios, se marcarán los coeficientes que no se tengan en cuenta en 
los valores del registro energético.  
El símbolo del transformador que figura en la Tabla D.5 del anexo D se marcará en la 
caja del medidor, en la placa de identi ficación o en la esfera del medidor equipado con 
registros semiprimarios o secundarios. Este símbolo significa que el medidor está 
destinado a ser operado en ensamblaje con transformador(es) de instrumento(s) cuya(s) 
relación(s) no es(n) tenida en cuenta p or el registro. El valor de la energía en el  
en tales casos, el lado primario del transformador o transformadores se puede obtener de 
la lectura del registro multiplicado por un factor apropiado.  
El factor por el que se multiplicará la lectura del registro para obtener el valor de la energía 
en el lado primario de los transformadores se marcará en la placa suplementaria de  
NORMA  PNMP 014  
METROLÓGICA PERUANA  76-175 
 
 
 
 medidores equipados con registros semiprimarios o secundarios.  
Véanse ejemplos en la Tabla D.5 del anexo D.  
6.4.4  Identificación de la información mostrada  
Toda la información mostrada, por ejemplo, varios identificadores, parámetros, lecturas 
de registros de energía y demanda para importación, exportación o por cuadrante de  
energía activa y reactiva, valores instantáneos, por valores arancelarios, valores 
históricos, precios, créditos, cargas (la lista no es exhaustiva) se identificará mediante 
símbolos o identificadores apropiados. Estos símbolos o identificadores se coloca rán 
cerca de la información que deba identificarse.  
Los identificadores que se utilizarán junto con los objetos COSEM especificados en IEC 
62056 -6-2: 2017 se especifican en IEC 62056 -6-1: 2017.  
Véanse los ejemplos que figuran en la Tabla D.6 del anexo D y en la Tabla D.7.  
6.4.5  Marcado de la cantidad medida  
Los símbolos de las unidades principales de conformidad con 6.4.6, junto con los prefijos 
de unidad SI aplicables (por ejemplo, k, M, G) se marcarán de forma visible en la caja del 
medidor, la placa de i dentificación externa o la esfera del medidor. Si el medidor es capaz 
de medir varias cantidades diferentes, las unidades con los escaladores adecuados se 
mostrarán en la pantalla indicadora.   Podrán marcarse otros símbolos apropiados en la 
caja del medido r, en una placa de identificación externa, en el dial o en la pantalla 
indicadora, siempre que no obstaculicen la lectura clara de la cantidad o cantidades 
medidas.  
Cuando el medidor esté destinado únicamente a condiciones especiales y/o a un intervalo 
de factor de potencia diferente, se utilizará el símbolo adecuado.  
Si un medidor electromecánico de energía reactiva se ajusta para medir únicamente en 
condiciones de factor de potencia principal, o solo en condiciones de factor de potencia 
rezagado, la direc ción de rotación normal del rotor, vista desde la parte frontal del 
medidor, será de izquierda a derecha, y el registro se marcará con o según 
 
NORMA  PNMP 014  
METROLÓGICA PERUANA  77-175 
 
 
 
 corresponda. Si el medidor se ajusta para medir tanto en condiciones de factor de potencia 
de cabeza como de re traso, la dirección de rotación del rotor, vista desde la parte frontal 
del medidor, en condiciones de retraso será de izquierda a derecha. Los dos registros se 
marcarán con o, respectivamente, cerca de cada registro.   
Si el medidor está destinado a medir la energía aparente con valores límite determinados 
del factor de potencia, estos valores se marcarán entre paréntesis después del símbolo de 
la unidad de medida.  
Véanse ejemplos en la Tabla D.3 del anexo D.  
6.4.6  Símbolos de las unidades principales  utilizadas para los medidores (véase 
la Tabla 8)  
Tabla 8 – Símbolos de las unidades principales utilizadas para los medidores  
Designación  Símbolo  
Ampere  Un 
Volt V 
Watt  W 
Watts -hora Wh 
Var Var 
Var-hora varh 
Volt-ampere  VA 
Volt-ampere -hora VAh  
Hercio  Hz 
Hora de volts al cuadrado  V2h  
Amperes hora al cuadrado  A2h  
Hora  h 
Minuto  min 
Segundo  s 
 
NORMA  PNMP 014  
METROLÓGICA PERUANA  78-175 
 
 
 
 Grado Celsius  °C 
 
 
6.4.7  Símbolos para dispositivos auxiliares  
Véanse los ejemplos que figuran en la Tabla D.8 del anexo D.  
6.4.8  Símbolos para detalles de la suspensión del elemento móvil  
Véanse los ejemplos que figuran en la Tabla D.9 del anexo D. Aplicable solo a medidores 
electromecánicos.  
6.4.9  Símbolos para puertos de comunicación  
Véanse los ejemplos que figuran en la Tabla D.10 del anexo D.  
6.5 Documentación  
6.5.1  Manuales de instalación  
En el caso de los medidores trifásicos alimentados exclusivamente por una fuente de 
alimentación auxiliar y destinados a ser utilizados en aplicaciones de facturación, el 
fabricante documentará el método de conexión de la fuente de alimentación auxiliar que 
garantiza la operación del medidor durante las interrupciones de tensión de fase (véase 
5.10.   y 9.4.5).  
El fabricante indicará claramente si el medidor es o no adecuado para su uso en redes 
conectadas a t ierra por impedancia (véase 9.4.13).  
6.5.2  Instrucciones de uso  
La documentación técnica del medidor no hará referencia a un índice de clase de exactitud 
a menos que el medidor cumpla todos los requisitos de exactitud y rendimiento aplicables  
NORMA  PNMP 014  
METROLÓGICA PERUANA  79-175 
 
 
 
 especificados  en la norma o normas de clase de exactitud pertinentes.  
Si un medidor sólo cumple los límites de emisión de clase A (véase 9.3.14), en las 
instrucciones de uso se incluirá la siguiente advertencia:  
Advertencia: Este equipo cumple con la Clase A de CISPR 3 2: 2015. En un entorno 
residencial, este equipo puede causar interferencias de radio.  
[FUENTE: CISPR 32:2015]  
7 Requisitos y ensayos  de rendimiento metrológico  
7.1 Condiciones generales de ensayos  
Durante el ensayo de los requisitos de exactitud se mantendrán las siguientes condiciones 
de ensayo:  
a) El medidor se someterá a ensayo en su caso con la cubierta en su lugar.  
b) Todas las partes destinadas a ser puestas a tierra (puestas a tierra) deberán estar puestas 
a tierra (puestas a tierra).  
c) Antes  de realizar cualquier ensayo, los circuitos deberán haber sido energizados 
durante un tiempo suficiente para alcanzar la estabilidad térmica; la duración del 
período de calentamiento será la especificada por el fabricante. Durante el ensayo, se 
permitirá que el medidor se estabilice en cada nivel de corriente antes de las 
mediciones durante un período especificado por el fabricante, pero no superior a 5 
minutos.  
d) Además, para los medidores polifásicos:  
- la secuencia de fases será la marcada en el diagra ma de conexiones;   
NORMA  PNMP 014  
METROLÓGICA PERUANA  80-175 
 
 
 
 - las tensiones y corrientes deberán estar sustancialmente equilibradas (véase la 
Tabla 9). e) Las condiciones de referencia se dan en la Tabla 10.  
f) Para los requisitos relativos a las estaciones de ensayo, véase IEC 62057 -1:–. 
g) Si un medidor de electricidad está diseñado para instalarse en un enchufe o bastidor 
coincidente especificado, los requisitos se aplican al medidor instalado en su enchufe 
o bastidor coincidente especificado (según las instrucciones del fabricante), y l os 
ensayos se realizarán en él.  
h) Si un medidor de electricidad está diseñado para instalarse con una pantalla indicadora 
separada, entonces los requisitos se aplican al medidor con su pantalla indicadora 
separada conectada, y lo s ensayos  se realizarán en él.  
i) Si un medidor de electricidad está diseñado para funcionar con LPITS externos, 
entonces los requisitos se aplican al medidor con sus LPITS conectados y l os ensayo s 
se realizarán en él.  
 Si un medidor de electricidad tiene más de un circuito de corriente por fase, los 
requisitos de este documento se aplicarán a todos los circuitos de corriente en el caso 
del medidor.  
Tabla 9 – Balance de tensión y corriente  
Medidores polifásicos  Tolerancias 
permitidas  
Cada una de las tensiones entre fase y neutra y entre dos fases cualesquiera no diferirá de 
la tensión media correspondiente en más de  ±1 %  
Cada una de las corrientes en los conductores no diferirá de la corriente media en más de  ±1 %  
Los desplazamientos de fase de cada una de estas corrientes desde la tensión de fase a 
neutra correspondiente, independientemente del ángulo de fase, no diferirán entre sí en 
más de  2° 
 
Tabla  10 – Condiciones de referencia  
Cantidad de influencia  Valor de referencia  Tolerancias permitidas  
Temperatura ambiente  Temperatura de 
referencia o,  
en su ausencia, 23 °Ca  ±2 °C   
NORMA  PNMP 014  
METROLÓGICA PERUANA  81-175 
 
 
 
 Humedad relativa b 45 % a 75 %  – 
Presión atmosférica  86 kPa a 106 kPa  – 
Tensión  Tensión nominal  ±1,0 %  
Frecuenciac Frecuencia nominal  ±0,3 %  
Secuencia de fasec L1 – L2 – L3 d  – 
Tensión desequilibrado  Todas las fases 
conectadas  – 
 
Forma de onda c Tensiones y corrientes 
sinusoidales  Factor de distorsión total < 2 %  
Inducción magnética continua de origen 
externo  Igual a cero  – 
Campo magnético de frecuencia de potencia  Campo magnético igual a 
cero Valor  de inducción que causa  
una variación del porcentaje de 
error no superior a: ±0,1 %, pero en 
cualquier caso debe ser inferior a 
0,05 mT e, f 
Campos electromagnéticos de radiofrecuencia,  
30 kHz a 6 GHz  Igual a cero  < 1 V/m  
Operación de los accesorios  Sin operación de los 
accesorios  – 
Perturbaciones conducidas, inducidas por 
campos de radiofrecuencia, de 150 kHz a 80 
MHz  Igual a cero  < 1 V  
Perturbaciones y señalización conducidas en 
modo diferencial en el rango de frecuencias de 
2 kHz a 150 kHz en puertos  de alimentación de 
CA Igual a cero  < 0,1 A  
Tensión de CC y ondulación de corriente c  Igual a cero  ±1,0 %  
Resistencia a la Tierra  Igual a cero  < 2 Ω  
 
  
NORMA  PNMP 014  
METROLÓGICA PERUANA  82-175 
 
 
 
 a Si los ensayos se realizan a una temperatura distinta de la temperatura de referencia, incluidas las tolerancias 
admisibles, los resultados se corregirán aplicando el coeficiente de temperatura adecuado del medidor.    
b No se presentará condensación, rocí o, formación de hielo, heladas, agua que se filtra, lluvia, etc.   c Aplicable 
únicamente a los medidores de CA.    
d Aplicable únicamente a sistemas de CA polifásicos.    
e Para un medidor monofásico, en ensayo  consiste en determinar el porcentaje de errores primero con el medidor 
normalmente conectado a la red eléctrica y luego después de invertir las conexiones a los circuitos de corriente, así 
como a los circuitos de tensión. La mitad de la diferencia entre l os dos errores porcentuales es el valor de la variación 
del error porcentual. Debido a la fase desconocida del campo magnético, el ensayo  debe realizarse a 0,05 In en el 
factor de potencia de la unidad y 0,1 In en el factor de potencia de 0,5.    
f Para un medidor trifásico, el ensayo  consiste en realizar tres mediciones a 0,05 In en el factor de potencia de unidad, 
después de cada una de las cuales la conexión a los circuitos de corriente y a los circuitos de tensión se cambia a 
más de 120 ° mientr as que la secuencia de fase no se altera. La mayor diferencia entre cada uno de los errores 
porcentuales así determinados y su valor medio es el valor de la variación del error porcentual.    
NOTA La corriente no se considera una cantidad de influencia, y s u valor no se especifica en condiciones de 
referencia, porque la exactitud de la energía del medidor se caracteriza con respecto a la corriente de carga cambiante, 
manteniendo las cantidades de influencia en sus valores de referencia.  
 
 
7.2 Métodos de verificación de la exactitud  
La verificación de la exactitud puede realizarse utilizando cualquiera de los métodos de 
ensayo  del medidor especificados en IEC 62057 -1: –, o alternativamente leyendo los 
registros de energía del medidor. El contenido de los r egistros de energía del medidor 
podrá verificarse leyendo los registros de energía a través de los puertos de comunicación 
del medidor utilizando los protocolos de comunicación especificados por el fabricante.  
El fabricante proporcionará al laboratorio de ensayos todas las herramientas informáticas 
que puedan ser necesarias para leer el registro de energía del medidor a través de los 
puertos de comunicación.  
A efectos de ensayo, los registros de energía del medidor de electricidad tendrán una 
resolución suf iciente para observar el valor crítico de cambio.  
La verificación de la exactitud podrá realizarse utilizando los métodos descritos 
anteriormente o por otros medios adecuados; no obstante, el método aplicado se describirá 
en el informe del ensayo.  
Para det erminar si el medidor no ha sufrido una degradación de su rendimiento 
metrológico después de la exposición a una influencia o perturbación externa, basta con 
verificar la exactitud del medidor en condiciones de referencia.   
NORMA  PNMP 014  
METROLÓGICA PERUANA  83-175 
 
 
 
 Estos métodos de verificación de la exactitud se aplican a los ensayos especificados en 
los puntos 7.4 a 7.11, 8.4, 9.3.2 a 9.3.13 y 9.4.2 a 9.4.13, a menos que en ello se 
especifique lo contrario.  
7.3 Incertidumbre de medición  
Se estimará una incertidumbre ampliada ( U) de acuerdo con la Guía IEC 98 -3 
(GUM:1995/ JCGM 100:2008) con un nivel de confianza de aproximadamente el 95 %.  
Una incertidumbre ampliada U no será superior a 1/5  del límite de error para la clase de 
exactitud pertinente, para todas las clases de exactitud excepto la clase 0,1S, a menos que 
se especifique lo contrario en la descripción del ensayo correspondiente.    
Para la clase de exactitud 0,1S, una incertidumbre expandida U no será superior a 1/3 del 
límite de error, a menos que se especifique lo contrario en la descripción del ensayo 
pertinente.    
Si se cumplen estos requisitos, los resultados del ensayo  pueden evaluarse comparando 
los valores de error porcentual medidos con el límite de error porcentual.  
NOTA Esta regla de decisión se conoce como aceptación simp le o riesgo compartido (Guía ISO/IEC 98 -
4:2012 (JCGM 106), 8.2). La probabilidad de una falsa aceptación o falso rechazo no siempre es 
insignificante, pero las posibilidades de decisiones incorrectas se mantienen a un nivel aceptable.  
Sin embargo, si no se  pueden cumplir los requisitos de incertidumbre ampliada 
mencionados anteriormente, los resultados del ensayo  (los valores de error porcentual 
medidos) pueden evaluarse con respecto a los límites de error porcentual reducidos por 
el valor obtenido de incer tidumbre expandida U. En este caso, se utilizarán los siguientes 
criterios de aceptación:  
Para todas las clases de exactitud, excepto la clase 0,1S:  
𝜀𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜 =±(6
5×|𝜀|−|𝑈|)  
NORMA  PNMP 014  
METROLÓGICA PERUANA  84-175 
 
 
 
 Para la clase de exactitud 0,1S:  
𝜀𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜 =±(4
3×|𝜀|−|𝑈|) 
Dónde  
reducido  es el límite de error porcentual reducido;    
 es el límite de porcentaje de error especificado en la norma de clase de exactitud 
pertinente para el ensayo correspondiente;  
U es el valor obtenido de la incertidumbre expandida.    
EJEMPLO Cuando se asume que durante el ensayo  para la evaluación de modelo  de un 
medidor de clase 1, el resultado del ensayo  tiene una incertidumbre expandida U = 0,3 % 
(k = 2), el resultado del ensayo  puede aceptarse si el error porcentual está entre :  
± (6/5 × 1,0 – 0,3) % = ± 0,9 %.  
7.4 Constante del medidor  
La relación entre la salida del ensayo y la indicación en la pantalla indicadora, si está 
presente, y/o el contenido del registro de energía del medidor leído a través de la interfaz 
de comunicaciones, se ajustará al valor de la constante del medidor.  
La diferencia entre el valor determinado (o calculado) a partir de la salida del ensayo y el 
valor en la pantalla indicadora, o el contenido del registro leído a través del puerto de 
comunic aciones de datos no excederá  ± 1/10 del límite de error intrínseco para la clase de 
exactitud pertinente, excepto para los medidores con clase de exactitu d 0,1S.  
Para los medidores con exactitud de la clase 0,1S, esta diferencia podrá ser mayor, pero 
no ex cederá de  ± 0,02 %.   
NORMA  PNMP 014  
METROLÓGICA PERUANA  85-175 
 
 
 
 La documentación del fabricante y el informe de ensayo indicarán el número de impulsos 
necesarios para verificar este requisito. La conformidad se comprobará midiendo una 
cantidad suficiente de energía, observando la salida del ensayo y  leyendo la pantalla.  
7.5 Puesta en marcha inicial del medidor  
El medidor comenzará a registrar energía después de la hora tpuesta en marcha  especificada 
por el fabricante. Generalmente, el tiempo de arranque del medidor no será superior a 10 
s, excepto para los medidores multifunción.    
En el caso de medidores multifunción con un sistema operativo en tiempo real y firmware 
integrado complejo, o en el caso de medidores con SCS que se abren durante el apagado 
y se cierran nuevamente una vez que el medidor está energizado, 10  s pueden no ser 
alcanzables o económicamente justificables. En tales casos, el fabricante y el comprador 
pueden acordar un valor mayor para  t puesta en marcha .   
NOTA Un tiempo de inicio del medidor documentado permite a los usuarios d ecidir si esto es aceptable en 
su aplicación.  
La conformidad se verifica mediante el siguiente ensayo:  
a) Las condiciones de ensayo serán las especificadas en el punto 7.1. Inicialmente, 
los circuitos de tensión y los circuitos auxiliares de fuente de al imentación, si están 
presentes, no se energizarán; los circuitos de corriente llevarán la corriente 
máxima I máx del medidor .   
b) Posteriormente, los circuitos de tensión  y, en su caso, los circuitos auxiliares de 
alimentación se dinamizarán con sus tensiones nominales Un y cos φ = 1 (para 
medidores de energía activa) o    se n φ = 1 (para medidores de energía reactiva). 
Si el medidor está clasificado para más de una tensión  nominal, se utilizará la 
tensión nominal más baja.    
c) tpuesta en marcha  es el tiempo medido desde el momento de energizar los circuitos de 
tensión y, en su caso, los circuitos auxiliares de alimentación, hasta el momento 
en que la salida de l ensayo  produce el primer impulso.   
NORMA  PNMP 014  
METROLÓGICA PERUANA  86-175 
 
 
 
 Si el medidor tiene un SCS que no se puede cerrar sin energizar los circuitos de tensión, 
la fuente de alimentación para los circuitos de corriente debe aumentar la corriente a Imáx 
después de que el medidor haya cerrado el SCS. Este retraso adicional se documentará y 
tendrá en cuenta para la determinación de la tpuesta en marcha .  
7.6 Ensayo  de la condición de ausencia de carga  
El propósito de est e ensayo  es asegurarse de que la acum ulación de energía, que puede 
ocurrir en los registros del medidor debido a efectos distintos del flujo de corriente de 
carga, es lo suficientemente menor que la acumulación de energía en la corriente de 
arranque especificada Ist.   
Cuando la tensión se aplique a los circuitos de tensión y, si está presente, al circuito 
auxiliar de alimentación, sin que fluya corriente en los circuitos de corriente, la salida de 
ensayo del medidor no producirá más de un impulso. Para un medidor electromecánico, 
el rotor d el medidor no hará una revolución completa.  
Para este ensayo, el SCS, si está instalado, se cerrará, el circuito de corriente será de 
circuito abierto y se aplicará una tensión  de 1,1 Un (110 % de la tensión nominal, es decir, 
la tensión máxima de operación especificada) al puerto de red. En el caso de los medidores 
clasificados para tensiones nominales múltiples, se utilizará la tensión nominal más alta.   
El tiempo mínimo de ensayo  ∆t, en minutos , se calcula de acuerdo con la fórmula que se 
indica a continuación:  
∆𝑡≥240 ×103
𝑘×𝑚×𝑈𝑡𝑒𝑠𝑡×𝐼𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡 
Dónde  
∆t es el tiempo mínimo de ensayo  requerido,  
Utest es la tensión de operación máximo especificado, 1,1 Un, en Volts,  
k  es la constante del medidor R (véase 3.9.8) para los medidores estáticos, en  
NORMA  PNMP 014  
METROLÓGICA PERUANA  87-175 
 
 
 
 impulsos por kWh o impulsos por kvarh, o la constante del medidor X (véase 
3.9.7) para los medidores electromecánicos, en revoluciones por kWh o 
revoluciones por kvarh,  
m es el número de elementos; para medid ores de CC, supongamos m = 1,  
Istart es la corriente de partida del medidor, en Amperes.  
7.7 Ensayo  de corriente inicial  
Para este ensayo, las condiciones serán las indicadas en el punto 7.1.  
Se utilizará la tensión nominal especificada más baja del medidor.  
El medidor comenzará y seguirá registrándose en los valores de corriente inicial 
especificados para la clase de exactitud en las normas pertinentes de requisitos 
particulares (clase de exactitud).  
Si el medidor está diseñado para la medición de energía en ambas direcciones, entonces 
el ensayo  de corriente de arranque se aplicará con energía que fluya en cada dirección.  
7.8 Ensayo  de repetibilidad  
La aplicación de la misma señal que deba medirse, en las mismas condiciones de 
medición, dará lugar a la estrecha concordancia de las mediciones sucesivas.  
En cualquier punto de ensayo que figure en la Tabla 11, la repetibilidad será inferior o 
igual a 1/5 del límite absoluto de error intrínseco para la clase de exactitud pertinente, 
excepto para los medidores con clase de exactitud 0,1S.  
En el caso de los medidores con clase de exactitud 0,1S, la repetibilidad no excederá del 
0,04 %.   
NORMA  PNMP 014  
METROLÓGICA PERUANA  88-175 
 
 
 
 NOTA Por ejemplo, para un medidor  de clase 1, la repetibilidad en In será mejor o igual a 1/5 de ± 1,0 %, 
es decir, 0,2 %.    
Se aplicarán los métodos de verificación de la exactitud descritos en el punto 7.2. El 
ensayo se realizará en las condiciones de referencia especificadas en el punto 7.1. El 
fabricante indicará el número necesario de legumbres o la duración mínima del ensayo.  
Se realizarán al menos tres mediciones en cada uno de los puntos de ensayo de la Tabla 
11, en las mismas condiciones de ensayo y en estrecha sucesión, de spués de que el 
medidor sometido a ensayo haya alcanzado la estabilidad térmica.  
Se utilizará la tensión nominal especificada más baja del medidor.  
Tabla 11 – Puntos de ensayo  de repetibilidad  
Valor de la corriente  Factor de potencia  
para medidores 
conectados 
directamente  para medidores 
operados por 
transformador  medidores de energía activa: 
cos(φ), medidores de energía 
reactiva: se n(φ), medidores de 
energía de CC: no aplicable  
Imin Imin 1 
0,1 In 0,05 In 1 
0,5 
0,8 
In In 1 
0,5 
0,8 
Imáx Imáx 1 
0,5 
0,8 
 
 
7.9 Límites de error debido a la variación de la corriente  
Los límites de error porcentual debido a la variación de la corriente se especifican en los  
NORMA  PNMP 014  
METROLÓGICA PERUANA  89-175 
 
 
 
 estándares de requisitos particulares relevantes (clase de exactitud).  
7.10 Límites de error debido a las cantidades de influencia  
Los límites de variación en el error porcentual debido a las cantidades de influencia se 
especifican en los estándares de requisitos particulares relevantes (clase de exactitud).  
7.11 Exactitud del cronometraje  
Los rel ojes de los medidores, si están instalados, deberán cumplir los requisitos 
pertinentes de exactitud del cronometraje especificados en IEC 62054 -21:2004, 7.5.  
8 Requisitos climáticos  
8.1 Generalidades  
Las condiciones ambientales y lo s ensayos  para los medid ores de electricidad y sus 
accesorios se definen suponiendo que los medidores se monten para uso estacionario en 
lugares protegidos contra el clima en condiciones de uso, incluidos los períodos de trabajo 
de montaje, tiempo de inactividad, mantenimiento y reparación.  
Los medidores estarán diseñados para funcionar y para ser almacenados y transportados 
en las condiciones climáticas determinadas por las clases climáticas que figuran en la 
Tabla 12.  
8.2 Condiciones ambientales  
El rango de temperatura nominal d e los medidores será el que figura en la Tabla 12.  
Las condiciones de humedad nominal serán las especificadas en las clases ambientales 
IEC 60721 -1:1990 correspondientes a los rangos de temperatura mostrados en la Tabla 
12, pero sin condensación, rocío, formación de hielo, heladas, agua de percolación, lluvia, 
etc.  
NORMA  PNMP 014  
METROLÓGICA PERUANA  90-175 
 
 
 
 Tabla  12 – Condiciones medioambientales  
 Uso en 
interiores  Uso en 
exteriores  
Rango de operación especificado  -10 °C a 45 °C  -25 °C a 55 °C  
Limitar el rango de operación  -25 °C a 55 °C  -40 °C a 70 °C  
Alcance límite para almacenamiento y 
transporte  -25 °C a 70 °C  -40 °C a 70 °C  
 
Para aplicaciones especiales, se pueden utilizar otros valores de temperatura de acuerdo 
con el contrato de compra, por ejemplo, para ambientes fríos para medidores de  interior, 
-40 ° C a + 40 ° C.  
La exposición a los extremos de temperatura en cada categoría es de 72 h, según lo 
especificado en el ensayo  de calor seco y en el ensayo  de frío.  
El rango de operación especificado y el rango límite de operación para la pantalla 
indicadora pueden ser diferentes de los del medidor. La pantalla indicadora debe 
funcionar correctamente una vez que la temperatura vuelva a su r ango de operación 
especificado.  
8.3 Ensayos de los efectos de los entornos climáticos  
8.3.1  Requisitos  generales de ensayo  
Si un medidor de electricidad está diseñado para instalarse con una pantalla indicadora 
separada, los requisitos climáticos se aplican al medidor con su pantalla indicadora 
separada conectada, y los ensayos se realizarán en él, a menos  que se especifique lo 
contrario.  
Si un medidor de electricidad está diseñado para instalarse con LPITS especificados, los 
requisitos climáticos se aplican al medidor con sus LCIT especificados conectados, y l os 
ensayos  se realizarán en él.  
8.3.2  Criterios  de aceptación   
NORMA  PNMP 014  
METROLÓGICA PERUANA  91-175 
 
 
 
 Después de cada uno de los ensayos climáticos de los puntos 8.3.3, 8.3.4, 8.3.5, 8.3.6, y 
después del tiempo de recuperación especificado en condiciones de temperatura y 
humedad de referencia, se aplicarán los criterios de aceptación B defin idos en la Tabla 15 
del punto 9.2.  
Además, después de cada una de l os ensayos  climátic os, el medidor se inspeccionará 
visualmente.   No se alterará la apariencia y, en particular, la legibilidad de las marcas.  
8.3.3  Ensayo de calor seco  
El ensayo se llevará  a cabo de acuerdo con la norma IEC 60068 -2-2: 2007, en las 
siguientes condiciones:  
a) medidor en condiciones no operativas;  
b) temperatura: +70 °C ± 2 °C;  
c) duración del ensayo : 72 h;  
d) tiempo de recuperación: 2 h.  
8.3.4  Ensayo  en frío  
El ensayo se llevará a cabo de acuerdo con IEC 60068 -2-1: 2007, en las siguientes 
condiciones:  
a) medidor en condiciones no operativas;  
b) temperatura: –25 °C ± 3 °C para medidores interiores;  –40 °C ± 3 °C para los medidores 
exteriores;  
c) duración del ensayo : 72 h;   
NORMA  PNMP 014  
METROLÓGICA PERUANA  92-175 
 
 
 
 d) tiempo de recuperación: 2 h.  
8.3.5  Ensayo cíclico de calor húmedo  
El ensayo se llevará a cabo de acuerdo con la norma IEC 60068 -2-30: 2005, en las 
siguientes condiciones:  
a) circuitos de tensión y potencia auxiliar energizados con tensión nominal; si un 
medidor está clasificado para más de un valor de tensión nominal, se utilizará el 
valor más alto;  
b) sin ninguna corriente en los circuitos de corriente;  
c) variante 1;  
d) temperatura superior: +40 °C ± 2 °C para medidores interiores;  +55 °C ± 2 °C 
para medidores exteriores;  
e) no se tomarán precauciones especiales con respecto a la eliminación de la 
humedad superficial; f) duración del ensayo : 6 ciclos;  
g) tiempo de recuperación: 24 h.  
Además de los criterios de aceptación establecidos en el punto 8.3.2, el medidor superará 
el ensayo  de aislamiento de acuerdo con IEC 62052 -31:2015, 6.10.4.3.3 y 6.10.4.3.4, 
excepto que la tensión de impulso se multiplicará por un factor de 0,8; si el ensa yo en 
equipos completos no es posible, el ensayo en subconjuntos podrá realizarse de 
conformidad con las normas IEC 62052 -31:2015, 6.10.4.4.2.1 y 6.10.4.4.2.2.  
Durante la inspección visual, no se observarán rastros de corrosión que puedan afectar a 
las pro piedades funcionales del medidor.  
8.3.6  Protección contra la radiación solar   
NORMA  PNMP 014  
METROLÓGICA PERUANA  93-175 
 
 
 
 Los medidores para uso en exteriores deben soportar la radiación solar.  
El ensayo se llevará a cabo de acuerdo con IEC 60068 -2-5: 2018, en las siguientes 
condiciones:  
a)  medidor en condiciones no operativas;  
b)  procedimiento de ensayo A (8 h de irradiación y 16 h de oscuridad);  
c)  temperatura superior: +55 °C;  
d)  duración del ensayo : 3 ciclos o 3 días.  
8.4 Durabilidad  
El medidor se someterá a l os ensayo s de estabilidad metrológica según IEC 62059 -32-1: 
2011 y cumplirán los límites de cambio en el porcentaje de error especificados en el 
mismo.  
NOTA La estabilidad metrológica se considera un aspecto de la durabilidad del medidor.  
9 Los efectos de las cantidades de influencia externa y las perturbaciones  
9.1 Generalidades  
Estas condiciones generales de ensayo se aplican a todos los ensayos especificados en los 
puntos 9.3 y 9.4, a menos que en ellos se especifique lo contrario.  
Para l os ensayo s de compatibilidad elect romagnética, el medidor, incluida su pantalla 
indicadora separada y los LPITS, si procede, se probará como equipo de mesa, en su 
posición de trabajo normal con la cubierta del medidor y las cubiertas del terminal en su 
lugar.   
NORMA  PNMP 014  
METROLÓGICA PERUANA  94-175 
 
 
 
 Si un medidor de electricidad está diseñado para instalarse en una toma o bastidor 
coincidente especificado, los requisitos se aplican al medidor instalado en su socket o 
bastido r coincidente especificado, y lo s ensayo s se realizarán en él, según las 
instrucciones del fabricante.  
Si un  medidor de electricidad está diseñado para funcionar con una pantalla indicadora 
separada, los efectos de las influencias externas se aplican al medidor con su pantalla 
indicadora separada conectada, y los ensayos se realizarán en él, a menos que se 
espec ifique lo contrario.  
Los puertos del medidor destinados a la conexión de una pantalla o pantallas indicadoras 
separadas se tratarán como puertos ELV.  
Si un medidor de electricidad está diseñado para instalarse con LPITS especificados, se 
aplicarán los requ isitos de influencia externa al medidor con sus LPITS especificados 
conectados, y l os ensayo s se realizarán en él.  
Los puertos del medidor destinados a la conexión de los LPIT se tratarán como puertos 
ELV.  
Se instalarán accesorios (por ejemplo, módulos de comunicación, módulos de E/S, etc.) 
para crear una configuración de ensayo  representativ o de la configuración típica del 
medidor en servicio.  
Todos los cables se conectarán de acuerdo con las instrucciones del fabricante (por 
ejemplo, cables de medición de tensión y corriente, cables de comunicación, cables 
auxiliares de fuente de alimentación, cables de E/S, cables accesorios, etc.).  
La longitud de los cables, la conexión de los puertos de señal o las carga s de terminación 
serán las especificadas en las normas básicas de compatibilidad electromagnética a las 
que se hace referencia, a menos que se especifique lo contrario en una cláusula de ensayo. 
Se hará un esfuerzo para maximizar las emisiones y/o los efec tos de susceptibilidad, 
variando la disposición del cableado y la rotación de la configuración, según lo permitan 
las normas básicas de compatibilidad electromagnética pertinentes.  
La temperatura y la humedad durante el ensayo de compatibilidad electromagn ética serán 
las normas básicas de compatibilidad electromagnética; todas las demás condiciones de  
NORMA  PNMP 014  
METROLÓGICA PERUANA  95-175 
 
 
 
 referencia serán las especificadas en el punto 7.1.  
Si un medidor está clasificado para más de un tensión nominal, se considera suficiente un 
ensayo a un tens ión nominal, como se especifica en la descripción del ensayo 
correspondiente.  
Todas las partes del medidor destinadas a ser puestas a tierra se pondrán a tierra.  
Tabla  13 – Resumen de las ensayos  de inmunidad a las cantidades de influencia  
Fenómenos continuos (de larga duración):  
cantidades de influencia  Estándar 
básico  Criterios de 
aceptación según 
9.2 
Ensayo  de inmunidad radiada, radiofrecuencia, campo electromagnético – 
ensayo  con corriente  IEC 61000 -4-3: 
2006 o  
IEC 61000 -4-
20: 2010  A 
Inmunidad a  las perturbaciones conducidas, inducidas por campos de 
radiofrecuencia  IEC 61000 -4-6: 
2013  A 
Ensayo  de inmunidad a las perturbaciones y señalización conducidas en modo 
diferencial en el rango de frecuencias de 2 kHz a 150 kHz en puertos de 
alimentación de CA  IEC 61000 -4-
19: 2014  A 
Ensayo  de inmunidad al campo magnético de frecuencia de potencia  IEC 61000 -4-8: 
2009  A 
Campos magnéticos estáticos externos  n/a A 
Armónicos en los circuitos de corriente y tensión  n/a A 
Inter armónicos en el circuito de corriente: ensayo  de forma de onda disparada 
por ráfaga  n/a A 
Armónicos impares en el circuito de corriente  n/a A 
CC e incluso armónicos  n/a A 
Variación de tensión  n/a A 
Variación de frecuencia  n/a A 
Variación de la temperatura ambiente  n/a A 
Interrupción de la tensión de fase  n/a A 
Secuencia de fase invertida  n/a A 
Variación de tensión auxiliar  n/a A 
Operación de dispositivos auxiliares  n/a A  
NORMA  PNMP 014  
METROLÓGICA PERUANA  96-175 
 
 
 
 Autocalentamiento  n/a A 
Variaciones rápidas de corriente de carga  n/a A 
 
 
Tabla 14 – Resumen de las ensayo s de inmunidad a las perturbaciones  
Fenómenos transitorios (de corta duración) con alta ocurrencia: 
perturbaciones  Estándar 
básico  Aceptación 
criterios según 
9.2 
Ensayo  de inmunidad a la descarga electrostática  NORMA IEC 61000 -
4-2:2008  B 1 
Ensayo s de inmunidad de caídas de tensión, interrupciones cortas y 
variaciones de tensión  NORMA IEC 61000 -
4-11:2020  B 1 
Caídas de tensión, interrupciones corta s y variaciones de tensión en lo s 
ensayo s de inmunidad del puerto de alimentación de entrada de CC  Norma IEC 61000 -4-
29:2000  B 1 
Ensayo  de inmunidad eléctrica rápida transitoria/ráfaga  NORMA IEC 61000 -
4-4:2012  A 2 
Ensayo  de inmunidad de onda oscilatoria amortiguada  IEC 61000 -4-18:2019  A 2 
Fenómenos transitorios (de corta duración) con baja ocurrencia: 
perturbaciones  Estándar 
básico  Aceptación  
criterios  
según 9.2  
Ensayo  de inmunidad radiada, radiofrecuencia, campo electromagnético – 
ensayo  sin corriente  IEC 61000 -4-3:2006 
o 
NORMA IEC 61000 -
4-20:2010  B 1 
Ensayo  de inmunidad contra sobretensiones  IEC 61000 -4-5:2017  B 1 
Ensayo  de inmunidad de onda anular  NORMA IEC 61000 -
4-12:2017  B 1 
Sobre corrientes de corto plazo  n/a B 2, 3  
Falla de la Tierra  n/a B 2, 3  
1 Ensayo  sin corriente en los circuitos de corriente.  
2 Ensayo  con corriente en los circuitos de corriente.  
3 Criterios A se aplican para el registro de energía después del tiempo de recuperación.  
 
9.2 Criterios de aceptación  
Los criterios de aceptación de la Tabla 15 se aplicarán a los ensayos descritos en los 
puntos 9.3 y 9.4, a menos que en el mismo se especifique lo contrario.   
NORMA  PNMP 014  
METROLÓGICA PERUANA  97-175 
 
 
 
 Las funciones principales de los medidores de electricidad incluyen:  
a) registro de energía;  
b) indicando la visualización;  
c) operación de los interruptores de control de suministro y control de carga.  
Estas funciones primarias s e observarán durante los ensayos.  
Tabla  15 – Criterios de aceptación  
Criterios de 
aceptación  Descripción  
Criterio A  Durante el ensayo , una degradación temporal de las funciones primarias es 
aceptable solo dentro de los límites definidos:  
a) registro de energía: la variación del error porcentual debido a una cantidad de 
influencia o a una perturbación no excederá de los límites especificados en las 
normas pertinentes de requisitos particulares (clase de exactitud);    
b) indicación de la visualización: la degradación de la calidad de la visualización 
(color, brillo, contraste, nitidez, geometría, etc.) durante el ensayo es aceptable; la 
indicación del contenido de los registros de energía seguirá siendo legible de forma 
inequívoca durante el ensayo;  
c) interruptores de alimentación y control de carga: no se producirá una operación 
inesperado del interruptor durante el ensayo.    
Durante el ensayo , se acepta una degradación o pérdida temporal de otras funciones 
del medidor dentro del alcance  de este documento, excepto para un restablecimiento 
del software integrado (firmware);  
Después del ensayo, cuando se elimine la cantidad de influencia o la perturbación y 
se restablezcan las condiciones de ensayo de referencia, el medidor no mostrará 
daño s y funcionará sin degradación de su rendimiento metrológico. Todas las 
funciones del medidor incluidas en el ámbito de aplicación del presente documento 
se restablecerán sin intervención alguna del operador y sin retirada de la red 
eléctrica o de la fuent e de alimentación auxiliar.   
NORMA  PNMP 014  
METROLÓGICA PERUANA  98-175 
 
 
 
 Criterio B  Durante el ensayo , una degradación temporal o pérdida de funciones primarias es 
aceptable:  
a) registro de energía: en cualquier momento durante el ensayo, e inmediatamente 
después, el valor de los registros de energía no cambiará más que el valor crítico de 
cambio;    
b) indicación de la visualización: la degradación de la calidad de la pantalla (color, brillo, 
contraste, nitidez, geometría, etc.) durante el ensayo es aceptable; la indicación del 
contenido de los  registros de energía puede llegar a ser ilegible durante el ensayo;  
c) interruptores de alimentación y control de carga: no se producirá una operación 
inesperada  del interruptor durante el ensayo.    
Durante el ensayo , se acepta una degradación o pérdida temporal de otras funciones 
del medidor dentro del alcance de este documento, incluido un restablecimiento de 
recuperación automática del software integrado (firmware).  
Después del ensayo, cuando se elimine la perturbación y se restablezcan las 
condiciones  de ensayo de referencia, el medidor no mostrará daños y funcionará con 
un error porcentual adicional que no exceda de los límites especificados en las normas 
pertinentes de requisitos particulares (clase de exactitud). Todas las funciones del 
medidor incl uidas en el ámbito de aplicación del presente documento se restablecerán 
sin intervención alguna del operador y sin retirada de la red eléctrica o de la fuente de 
alimentación auxiliar.  
NOTA Para l os ensayo s de efectos de cantidades o perturbaciones de in fluencia externa (9.3 y 9.4), no 
siempre es factible un control constante de la pantalla indicadora durante toda la duración de un ensayo . En 
tales casos, basta con controlar la pantalla indicadora únicamente cuando exista una duda razonable de que 
la indicación indicativa del TUE pueda ser susceptible de una cantidad de influencia determinada. La 
determinación de tales condiciones se deja a la experiencia del laboratorio de ensayo s. 
9.3 Compatibilidad electromagnética ( CEM)  
9.3.1  Generalidades  
9.3.1.1  Fenómenos el ectromagnéticos cubiertos por lo s ensayos  de CEM 
Los medidores (electromecánicos con dispositivos funcionales electrónicos o tota lmente 
estáticos) se diseñarán de manera que se evite que los fenómenos electromagnéticos 
externos dañen el medidor, corrompan los registros de energía del medidor o influyan 
sustancialmente en el resultado de las mediciones.  
El medidor sometido a ensayo (EUT) se someterá a dos tipos de fenómenos 
electromagnéticos:  
a) Fenómenos electromagnéticos continuos o de larga duración, que se consideran  
NORMA  PNMP 014  
METROLÓGICA PERUANA  99-175 
 
 
 
 cantidades de influencia de conformidad con 3.6.1; en general, los criterios de 
aceptación A se aplican a est os ensayo s, véase la Tabla 13.  
b) Fenómenos electromagnéticos de corta duración, que se consideran 
perturbaciones electromagnéticas de conformidad con 3.6.2; en general, los 
criterios de aceptación B se aplican a est os ensayo s, véase la Tabla 14.  
El medidor s ometido a ensayo (EUT) se someterá a los ensayos de las cantidades de 
influencia resumidas en la Tabla 13 y de las perturbaciones resumidas en la Tabla 14. Sin 
embargo, no todos los fenómenos electromagnéticos están cubiertos en este documento, 
sino solo l os que se consideran relevantes para los equipos de medición de electricidad 
operados en condiciones normales de uso.  
Los requisitos de compatibilidad electromagnética especificados en este documento no 
cubren casos extremos, que pueden ocurrir con una pro babilidad muy baja en algunas 
instalaciones. En situaciones improbables en las que los niveles de perturbaciones o 
influencias electromagnéticas puedan exceder los niveles indicados en este documento, 
es posible que el instalador o el operador deban emplea r precauciones y procedimientos 
especiales.  
NOTA 1 Cualquier nivel de inmunidad superior a los indicados en el presente documento, destinado a 
proporcionar protección adicional (por ejemplo, para requisitos específicos contra la manipulación) se 
negocia en tre el fabricante y el comprador.  
NOTA 2 Es responsabilidad del instalador o del operador garantizar la compatibilidad electromagnética de 
la instalación del medidor y mitigar los fenómenos para los que no se especifican requisitos de inmunidad 
en este doc umento.  
9.3.1.2  Tiempo de permanencia para ensayo s de CEM con barrido de frecuencia  
9.3.1.2.1  Generalidades  
El tiempo de permanencia es el período durante el cual se aplica una perturbación o una 
cantidad de influencia a una frecuencia específica. Cuando el EUT esté expuesto a las 
influencias o perturbaciones electromagnéticas barriendo a través de la banda de 
frecuencias, el tiempo de permanencia en cada paso de frecuencia no será inferior a 3 s.   
NORMA  PNMP 014  
METROLÓGICA PERUANA  100-175 
 
 
 
 9.3.1.2.2  Tiempo de permanencia para ensayo s de CEM con cor riente  
El tiempo de permanencia se ampliará según sea necesario para realizar una verificación 
estable de la exactitud del medidor. El fabricante especificará el número de impulsos de 
ensayo necesarios para la verificación de la exactitud, o un método alte rnativo y 
equivalente de verificación de la exactitud.  
Durante los tiempos de permanencia, el error porcentual del medidor se determina en 
cada paso de frecuencia, mientras se utiliza el número especificado de impulsos de ensayo  
de la salida óptica de ensayo. Si es necesario, se puede llevar a cabo una investigación 
adicional exponiendo el medidor a la perturbación o la cantidad de influencia durante un 
tiempo de permanencia más largo por paso de frecuencia a frecuencias en las que se 
descubre una indicació n de susceptibilidad.  
NOTA Los métodos alternativos y equivalentes de verificación de exactitud incluyen, por 
ejemplo, el uso de salidas de impulsos eléctricos o la lectura de los registros de energía 
del medidor a través de puertos de comunicación de datos. Véase 7.2.  
9.3.1.2.3  Tiempo de permanencia para ensayo s de CEM sin corriente  
Durante l os ensayo s sin corriente no se deben generar impulsos en las salidas del  ensayo  
y no se debe producir ningún cambio que sea superior al valor de cambio crítico en el 
registro correspondiente.   En consecuencia, la exactitud del medidor no se puede verificar 
en cada paso de frecuencia. Por lo tanto, el barrido de frecuencia se completa rá con el 
tiempo de permanencia de 3 s. El contenido de los registros de energía del medidor se 
examinará antes y después del barrido de frecuencias para determinar si se ha producido 
algún cambio.  
En las etapas de frecuencia en las que se descubra una ind icación de susceptibilidad, podrá 
llevarse a cabo una investigación adicional exponiendo el medidor a la perturbación o la 
cantidad de influencia durante un mínimo de 1 minuto por etapa de frecuencia y 
determinando el cambio en los registros de energía. Es te cambio, extrapolado durante un 
período de una hora, no excederá el valor crítico del cambio.  
NOTA 1 El valor de cambio crítico inducido por perturbaciones de corta duración / baja ocurrencia 
corresponde a un cambio en el registro de energía que se consi dera aceptable después de la ocurrencia de 
perturbaciones similares en el campo. Sin embargo, durante la operación en campo de los medidores, la 
exposición a dichas frecuencias puede ser más larga; 1 h es un valor razonablemente práctico (por ejemplo, 
equipo operado cerca ocasionalmente). Además, hay fenómenos físicos causados por tales perturbaciones  
NORMA  PNMP 014  
METROLÓGICA PERUANA  101-175 
 
 
 
 que pueden conducir a un cambio en el registro de energía, dependiendo del tiempo de exposición (por 
ejemplo, influencia en elementos de circuitos analógicos,  como las referencias de un intervalo de banda). 
Por lo tanto, a frecuencias, donde existe una susceptibilidad, el tiempo de permanencia se extiende y el 
cambio de registro medido se extrapola aún más a condiciones de campo aproximadas más cercanas.  
NOTA 2  Por ejemplo, un medidor polifásico, con 3x230/400 V y 100 A de corriente máxima, tiene un 
valor de cambio crítico de 3x230x100x10e -6 = 0,069 kWh. A una cierta frecuencia durante 1 min se registra 
un registro de energía de 0,004 kWh, que es igual a 0,004 x  60 = 0,24 kWh durante un período de 1 h. Esto 
excede el valor de cambio crítico y, por lo tanto, no se cumplen los requisitos.  
NOTA 3 Un método para "descubrir la indicación de susceptibilidad" se deja a la experiencia del laboratorio 
de ensayo s.  General mente, no es necesario conocer la frecuencia exacta donde se produce la 
susceptibilidad; basta con identificar el rango de frecuencias. Se supone que el ensayo  se detiene en el 
primer fallo.  
9.3.2  Caídas de tensión e interrupciones cortas  
9.3.2.1  Ensayo s de inmunidad por caídas de tensión, interrupciones cortas y 
variaciones de tensión  
La intención de est os ensayo s es garantizar que el medidor no sea susceptible a caídas e 
interrupciones cortas que ocurren comúnmente en la red eléctrica o en la fuente de 
alimentación de CA auxiliar. Est e ensayo  se aplica a los medidores de energía de CA, 
alimentados desde el suministro de red de CA, ya sea a través de circuitos de tensión o 
circuitos de suministro auxiliares, o ambos; también se aplica a los medidores de e nergía 
de CC, alimentados desde el suministro de red de CA a través del circuito de suministro 
auxiliar.  
El ensayo se llevará a cabo de acuerdo con IEC 61000 -4-11: 2020, en las condiciones 
especificadas en 7.1, y las siguientes condiciones:  
El medidor deberá estar en condiciones de operación:  
a) Circuitos de tensión y circuitos auxiliares de alimentación energizados con sus 
tensiones nominales especificadas más bajas.  
b) Sin ninguna corriente en los circuitos de corriente; el SCS, si está instalado, deb erá 
estar cerrado; el circuito de corriente externa será de circuito abierto.   
NORMA  PNMP 014  
METROLÓGICA PERUANA  102-175 
 
 
 
 La tensión se interrumpirá para el puerto de alimentación auxiliar o el puerto de 
red, o ambos en secuencia, dependiendo de cuál se use para alimentar el medidor.  
Para medidores alimentados por fuentes de alimentación de 3 fases:  
c)  Los ensayo s de interrupción de tensión se aplicarán a las tres fases 
simultáneamente.  
d)  El ensayo  de caídas de tensión para sistemas trifásicos con neutro se aplicará a 
cada tensión individual de fa se a neutra, una a la vez, dejando las otras fases 
conectadas a la tensión de alimentación.  
e)  El ensayo  de caídas de tensión para sistemas trifásicos sin neutro se aplicará a 
cada tensión de fase a fase individual, una a la vez, dejando las otras fases 
conectadas a la tensión de alimentación.  
Tabla 16 – Ensayo s de inmunidad por caídas de tensión, interrupciones cortas y 
variaciones de tensión  
Evento  ∆U 
(tensión  
reducción)  
% Duración  
ciclos 1  Número 
de 
Eventos  Comienzo  
ángulo  
° Tiempo entre 
eventos  
ciclos 1 
Ensayo  de interrupción de 
tensión 1  100 5/6 3 0 3/3 
Ensayo  de interrupción de 
tensión 2  100 50/60  3 0 3/3 
Ensayo  de interrupción de 
tensión 3  100 1/1 1 0 n/a 
Ensayo  de interrupción de 
tensión 4  95 250/300  3 0 500/600  
Caída de tensión  
Ensayo  5 60 5/6 3 0 500/600  
Caída de tensión  
Ensayo  6 60 50/60  3 0 500/600  
  
NORMA  PNMP 014  
METROLÓGICA PERUANA  103-175 
 
 
 
 Evento  ∆U 
(tensión  
reducción)  
% Duración  
ciclos 1  Número 
de 
Eventos  Comienzo  
ángulo  
° Tiempo 
entre 
eventos  
ciclos 1  
Caída de 
tensión  
Ensayo  7 30 0,5/0,5  3 
3 0 
180 500/600  
Caída de 
tensión  
Ensayo  8 30 1/1 3 0 500/600  
Caída de 
tensión  
Ensayo  9 50 3 000/3 600  1 0 n/a 
NOTA Por "ciclos" se entiende un número de ciclos de frecuencia nominal de la línea 
de alimentación a 50 Hz o 60 Hz, por ejemplo, "50/60" significa "50 ciclos para el 
ensayo  de 50 Hz" y "60 ciclos para el ensayo  de 60 Hz".  
Criterios de aceptación: B, aplicados por separado a cada ensayo de la Tabla 16.  
 
9.3.2.2  Caídas de tensión, interrupciones cortas y variaciones de tensión en l os 
ensayo s de inmunidad del puerto de alimentación de entrada de CC  
La intención de esto s ensayo s es garantizar que el medidor no sea susceptible a caídas 
comunes e interrupciones cortas en la red eléctrica o en la fuente de alimentación de CC 
auxiliar. Est e ensayo  se aplica a los medidores de  energía de CC, alimentados a partir del 
suministro de red de CC, ya sea a través de circuitos de tensión o circuitos de suministro 
auxiliares, o ambos; también se aplica a los medidores de energía de CA, alimentados a 
partir del suministro de red de CC a través del circuito de suministro auxiliar.  
El ensayo se llevará a cabo de acuerdo con la norma IEC 61000 -4-29: 2000, en las 
condiciones especificadas en el punto 7.1 y en las siguientes condiciones:  
El medidor deberá estar en condiciones de operación:  
a) Circuitos de tensión y circuitos auxiliares de alimentación energizados con sus 
tensiones nominales especificadas más bajas.  
b) Sin ninguna corriente en los circuitos de corriente y los terminales de corriente  
NORMA  PNMP 014  
METROLÓGICA PERUANA  104-175 
 
 
 
 serán de circuito abierto.  
c)  La tensión se i nterrumpirá para el puerto de alimentación auxiliar, o el puerto de 
red, o ambos en secuencia, dependiendo de cuál se utilice para alimentar el 
medidor.  
Tabla 17 – Caídas de tensión, interrupciones cortas y variaciones de tensión en l os 
ensayo s de inmunida d del puerto de alimentación de entrada de CC  
Evento  ∆U  (tensión 
reducción)  
[%] Duración  
[s] Número de 
eventos  Hora entre 
Eventos  
[s] 
Interrupciones de 
tensión  
Ensayo  1 100 1 3 10 
Interrupciones de 
tensión  
Ensayo  2 100 0,01 3 10 
Interrupciones de 
tensión  
Ensayo  3 100 0,001  3 10 
Caída de tensión  
Ensayo  4 60 0,3 3 10 
Caída de tensión  
Ensayo  5 60 0,03 3 10 
Caída de tensión  
Ensayo  6 30 0,3 3 10 
Caída de tensión  
Ensayo  7 30 0,03 3 10 
Criterios de aceptación: B, aplicados por separado a cada ensayo de la Tabla 17.  
9.3.3  Ensayo  de inmunidad a descargas electrostáticas  
El ensayo se llevará a cabo de acuerdo con la norma IEC 61000 -4-2: 2008, en las 
condiciones especificadas en el punto 7.1 y en las siguientes condiciones:   
NORMA  PNMP 014  
METROLÓGICA PERUANA  105-175 
 
 
 
 El medidor deberá estar en condiciones de operación:  
a) Circuitos de tensión y circuitos auxiliares de suministro de energía energizados con 
sus tensiones nominales especificados más altos;  
b) Sin ninguna corriente en los circuitos de corriente y los terminales de corriente serán 
de circuito  abierto;   Se aplicarán los siguientes ensayos al puerto de la carcasa del 
medidor:  
c) Descarga indirecta: la tensión de ensayo de 8 kV se aplicará a los planos de 
acoplamiento vertical y horizontal en modo de contacto. Tanto en el plano vertical 
como en el horizontal, todas las caras del medidor estarán expuestas a la descarga;  
d) Descarga de contacto: la tensión de ensayo de 8 kV se aplicará a las piezas metálicas 
accesibles en operación normal;  
e) Descarga de aire: la tensión de ensayo de 15 kV se aplicará a las piezas no metálicas 
accesibles en operación normal;  
f) Número de descargas: 10 descargas en cada punto de ensayo y en la polaridad más 
sensible;   si no se conoce la sensibilidad, se aplicará 10 en ambas polaridades con al 
menos 1 s entre descargas, a menos que sea necesario un intervalo más largo para 
determinar si se ha producido la falla de la UCE.  
Criterios de aceptación: B aplicado por separado a cada ensayo c) a e).  
9.3.4  Ensayo  de inmunidad radiada, radiofrecuencia, campo electromagn ético 
– ensayo  sin corriente  
Este ensayo  está destinada a verificar la inmunidad del medidor a los campos 
electromagnéticos de radiofrecuencia en varias bandas de frecuencia. El ensayo se llevará 
a cabo de acuerdo con IEC 61000 -4-3: 2006, o según IEC 61000 -4-20: 2010, en las 
condiciones especifi cadas en 7.1, y las siguientes condiciones, utilizando celdas TEM que 
permitan longitudes de cable de al menos 1 m. Se considerará que el medidor cumple los 
requisitos si cumple los criterios de aceptación cuando se pruebe utilizando uno de los 
dos métodos  de ensayo.   
NORMA  PNMP 014  
METROLÓGICA PERUANA  106-175 
 
 
 
 NOTA Esta consideración está respaldada por IEC TR 61000 -4-1: 2016 (preparado por el comité técnico 
de IEC TC77).   IEC TR 61000 -4-1: 2016 brinda información y orientación sobre la aplicación de los 
estándares básicos de CEM y otros documentos básicos de CEM publicados como la serie IEC 61000 -4. 
El medidor deberá estar en condiciones de operación:  
a) Circuitos de tensión y circuitos auxiliares de fuente de alimentación energizados con 
su tensión nominal  especificado más alt o; 
b) Sin ninguna corriente en los circuitos de corriente y los terminales de corriente serán 
de circuito abierto;  
c)  La longitud de los cables expuestos al campo electromagnético será de 1 m, dispuestos 
según IEC 61000 -4-3:2006, 7.3, o según IEC 61000 -4-20: 2010 Anexo B;  
Este ensayo se aplicará al puerto de la carcasa:  
d) Banda de frecuencia: 80 MHz a 2,0 GHz; portadora modulada con 80 % AM a 1 kHz 
de onda sinusoidal; intensidad de campo no modulada de 30 V/m;  
e) Banda de frecuencias: 2,0 GHz MHz a 6,0 GH z; portadora modulada con 80 % AM a 
1 kHz de onda sinusoidal; intensidad de campo no modulada de 10 V/m;  
f) El paso de frecuencia será del 1 %;  
g) El tiempo de permanencia será el especificado en 9.3.1.2.3.  
Criterios de aceptación: B.  
9.3.5  Ensayo  de inmunidad radiada, radiofrecuencia, campo electromagnético 
– ensayo  con corriente  
Este ensayo  está destinad o a verificar la inmunidad del medidor a los campos  
NORMA  PNMP 014  
METROLÓGICA PERUANA  107-175 
 
 
 
 electromagnéticos de radiofrecuencia en varias bandas de frecuencia. El ensayo se llevará 
a cabo de acuerdo con IEC 61000 -4-3:2006, o de acuerdo con IEC 61000 -4-20:2010, en 
las condiciones especificadas en 7.1, y las siguientes condiciones, utilizando celdas TEM 
que permitan longitudes de cable de al menos 1 m. Se considerará que el medidor cumple  
los requisitos si cumple los criterios de aceptación cuando se pruebe utilizando uno de los 
dos métodos de ensayo.  
NOTA Esta consideración está respaldada por IEC TR 61000 -4-1: 2016 (preparado por el comité técnico 
de IEC TC77).   IEC TR 61000 -4-1: 2016 brinda información y orientación sobre la aplicación de los 
estándares básicos de CEM y otros documentos básicos de CEM publicados como la serie IEC 61000 -4. 
El medidor deberá estar en condiciones de operación:  
a) Circuitos de tensión y circuitos auxiliares de suministro de energía energizados 
con sus tensiones nominales especificados más altos;  
b)  Los circuitos de corriente llevarán el valor de la corriente indicado en las normas 
pertinentes de requisitos particulares (clase de exactitud);  
c)  En el caso de los medidores de CA, el factor de potencia (cos φ o sen φ) de la 
señal de ensayo medida se ajustará a los valo res indicados en la norma de clase de 
exactitud pertinente;  
d)  La longitud de los cables expuestos al campo electromagnético será de 1 m, 
dispuestos según IEC 61000 -4-3:2006, 7.3, o según IEC 61000 -4-20:2010, Anexo 
B; 
Este ensayo se aplicará al puerto de  la carcasa:  
e)  Banda de frecuencia: 80 MHz -2,0 GHz: portadora modulada con 80 % AM, a             
1 kHz de onda  sinusoidal;  intensidad de campo no modulada 10 V/m;  
f)  Banda de frecuencia: 2,0 GHz – 6,0 GHz: portadora modulada con 80 % AM, a 1 
kHz de onda  sinusoidal; intensidad de campo no modulada 3 V/m.   
NORMA  PNMP 014  
METROLÓGICA PERUANA  108-175 
 
 
 
 g)  El paso de frecuencia será del 1 %;  
h)  El tiempo de permanencia será el especificado en 9.3.1.2.2.  
Criterios de aceptación: A.  
9.3.6  Ensayo  de inmunidad eléctrica rápida transitoria/ráfaga  
El ensayo se llevará a cabo de acuerdo con IEC 61000 -4-4: 2012, en las condiciones 
especificadas en el punto 7.1, y las siguientes condiciones:  
El medidor deberá estar en condiciones de operación:  
a) Circuitos de tensión y circuitos auxiliares de suministro de energía energizados con 
sus tensiones nominales especificados más altos; si un medidor está clasificado para 
más de un valor de tensión nominal, se utilizará el valor más alto;  
b)  Los circuitos de corriente llevarán el valor de la corriente indicado en la s normas 
pertinentes de requisitos particulares (clase de exactitud);  
c)  En el caso de los medidores de CA, el factor de potencia (cos φ o sen φ) de la señal 
de ensayo medida se ajustará a los valores indicados en la norma de clase de 
exactitud pertinente ;  
d)  La longitud de los cables entre el dispositivo de acoplamiento y la EUT será de (0,5 
− 0/+0,1) m, dispuesta según IEC 61000 -4-4:2012, 7.3.  
Los transitorios se aplicarán en modo común a cada puerto a la vez:  
e)  Puerto de red y puerto transformador de corriente: ±4 kV;  
f) Puerto de fuente de alimentación auxiliar HLV: ±2 kV;   
NORMA  PNMP 014  
METROLÓGICA PERUANA  109-175 
 
 
 
 g) Puertos de señal HLV: ±2 kV (todos los terminales probados juntos como grupos 
de señales);  
h) Puertos de señal ELV y puertos de fuente de alimentación auxiliar ELV: ±1 kV 
(todos los terminales probados juntos como grupos de señales);  
i) Duración del ensayo : 60 s en cada polaridad;  
j) Tasa de repetición: 100 kHz.  
Para ver ejemplos de la configuración del ensayo, véanse las figuras F.1 a F.4 del anexo 
F. La disposición geométrica  será de acuerdo con IEC 61000 -4-4: 2012.  
Criterios de aceptación: A aplicados por separado a cada ensayo e) a j), excepto para la 
función de visualización indicadora, que se evaluará de acuerdo con el criterio B.  
9.3.7  Inmunidad a las perturbaciones conducidas, inducidas por campos de 
radiofrecuencia  
El ensayo se llevará a cabo de acuerdo con IEC 61000 -4-6: 2013, en las condiciones 
especificadas en 7.1, y las siguientes condiciones:  
El medidor deberá estar en condiciones de operación:  
a) Circuitos de tensión y circuitos auxiliares de alimentación energizados con sus 
tensiones nominales especificadas más bajas;  
b)  Los circuitos de corriente llevarán el valor de la corriente indicado en las normas 
pertinentes de requisitos particulares (clase de exactit ud); 
c)  En el caso de los medidores de CA, el factor de potencia (cos φ o sen φ) de la señal 
de ensayo medida se ajustará a los valores indicados en la norma de clase de 
exactitud pertinente;     
NORMA  PNMP 014  
METROLÓGICA PERUANA  110-175 
 
 
 
 d)  Un medidor polifásico se conectará a un sistema de tensió n equilibrada con carga 
polifásica.  
Este ensayo se aplicará a todas las terminales (ensayadas conjuntamente como grupos de 
señales) de cada puerto a la vez:  
e)  Puerto de red, puerto de transformador de corriente, puerto de fuente de 
alimentación auxiliar,  puertos de señal HLV, puertos de señal ELV;  
f)  Rango de frecuencia: 150 kHz a 80 MHz;  
g)  Nivel de tensión: 10 V:  
h)  El tiempo de permanencia será el especificado en 9.3.1.2.  
NOTA La elección de las terminaciones de cable representativas de los casos de uso de la vida real se deja 
a la experiencia de los laboratorios de ensayo s. 
Criterios de aceptación: A, excepto la función de visualización indicadora, que se 
evaluará de acuer do con el criterio B.  
9.3.8  Ensayo de inmunidad a las perturbaciones y señalización conducidas en 
modo diferencial en la gama de frecuencias de 2 kHz a 150 kHz en los 
puertos de alimentación de CA  
Estos ensayos tienen por objeto verificar la inmunidad del medidor contra las corrientes 
diferenciales perturbadoras en los sistemas de comunicación de 2 kHz -150 kHz 
procedentes de la electrónica de potencia y de los sistemas de comunicación de la línea 
eléctrica (véase el anexo G). Est e ensayo  no se aplica a los medidores de CC.  
El ensayo  se realiza con perturbaciones en la corriente solamente; no se requiere el ensayo  
con perturbaciones de tensión.  
  
NORMA  PNMP 014  
METROLÓGICA PERUANA  111-175 
 
 
 
 El ensayo se llevará a cabo de acuerdo con la norma IEC 61000 -4-19: 2014, en las 
condiciones especificadas en el pu nto 7.1 y las siguientes condiciones adicionales:  
El medidor deberá estar en condiciones de operación:  
a) Circuitos de tensión y circuitos auxiliares de alimentación energizados con sus 
tensiones nominales especificadas más bajas;  
b)  Los circuitos de corriente llevarán el valor de la corriente indicado en las normas 
pertinentes de requisitos particulares (clase de exactitud);  
c)  El factor de potencia (cos φ o sen φ) de la señal de ensayo medida se ajustará a los 
valores indicados en la norma de clase de exactitud pertinente;  
d)  Un medidor polifásico se conectará a un sistema de tensión equilibrado con carga 
monofásica. Si el diseño de medidor  es idéntico en las tres fases, el ensayo  de una 
fase es suficiente; de lo contrario, cada fase se someterá a ensayo una por una.  
La corriente de ensayo diferencial Idiff se aplicará a:  
e) Puerto de red de medidores conectados directamente:  
1) 2 kHz a 30 kHz: Idiff = 3 A,  
2)  30 kHz a 150 kHz: Idiff = 1,5 A.  
f)  Puerto del transformador de corriente de los medidores operados por el 
transformador:  
1)  2 kHz a 30 kHz: Idiff = 0,03 x Imax;   
2) 30 kHz a 150 kHz: Idiff = 0,015 x Imax;    
NORMA  PNMP 014  
METROLÓGICA PERUANA  112-175 
 
 
 
 g) Se utilizarán los perfiles de ondas de ensayo "PULSOS CW (Onda Continua) con 
pausa" y "Pulsos modulados rectangulares" (IEC 61000 -4-19:2014, 5.2.2 y 5.2.3):  
h) Idiff se generará con una tolerancia de ± del 5 % del nivel seleccionado durante el 
ensayo;   i) El paso de frecuencia será del 1 %;   
j)  El tiempo de permanencia será el especificado en 9.3.1.2.2.  
Criterios de aceptación : A, excepto la función de visualización indicadora, que se evaluará 
de acuerdo con el criterio B.  
9.3.9  Ensayo  de inmunidad a sobretensiones  
El ensayo se llevará a cabo de acuerdo con IEC 61000 -4-5: 2017, en las condiciones 
especificadas en 7.1, y las siguientes condiciones:  
El medidor deberá estar en condiciones de operación:  
a) Circuitos de tensión y circuitos auxiliares de suministro de energía energizados con 
sus tensiones nominales especificados más altos;  
b)  Sin ninguna corriente en los circuitos  de corriente y los terminales de corriente serán 
de circuito abierto;  
c)  Las longitudes de los cables entre el generador de sobretensiones y la EUT serán de 
1 m, dispuestas de acuerdo con la CLÁUSULA 7 IEC 61000 -4-5: 2017;  
La señal de ensayo de sobretens ión se aplicará a:  
d) Puerto de red:  
1) cada línea a línea, y cada línea a neutral, según la Tabla 18;   
NORMA  PNMP 014  
METROLÓGICA PERUANA  113-175 
 
 
 
 2)  con impedancia de fuente generadora de 2 Ω;  
e) Puerto de transformador de corriente (est e ensayo  solo es aplicable para medidores 
con conexión de tensión directo, el ensayo  se puede realizar junto con el ensayo  de 
puerto de red d):  
1) el puerto del transformador de corriente se probará con un terminal (línea) 
de cada puerto del transformador de corri ente flotando (sin conexión, 
circuito abierto).  
2)  cada terminal del transformador de corriente (línea) a neutro y entre dos 
terminales (líneas) de transformador de corriente cualesquiera, según la 
Tabla 18;  
3) con impedancia de fuente del generador de 2 Ω;  
f) Puerto de fuente de alimentación auxiliar HLV y puertos de señal HLV clasificados 
para conexión directa a la red:  
1) cada línea a línea: 2 kV con impedancia de fuente del generador de 2 Ω;  
2)  cada línea a tierra: 4 kV con impedancia de fuente gen eradora de 12 Ω; (si 
procede, véase l)  
g) Puertos auxiliares HLV clasificados para la conexión a circuitos distintos de las 
redes de red HLV: 1)  cada línea a línea: 1 kV;  
2)  cada línea a tierra: 2 kV; (si procede, véase l)  
3)  con impedancia del generado r de 42 Ω.  
NOTA Un interruptor de control auxiliar se define en IEC 6205 -31:2015, 3.7.4. como un "interruptor 
destinado a controlar dispositivos auxiliares". Esto significa que un interruptor de control auxiliar no está 
clasificado para una conexión directa a la red o para una conmutación directa de corrientes de alta carga.  
NORMA  PNMP 014  
METROLÓGICA PERUANA  114-175 
 
 
 
 Sin embargo, dichos interruptores de control auxiliares pueden funcionar a niveles de HLV y, por lo tanto, 
se consideran "puertos auxiliares de HLV clasificados para la conexión a circuitos distin tos de las redes de 
red HLV".  
h) Puerto de fuente de alimentación auxiliar ELV:  
1) cada línea a línea: 0,5 kV;  
2)  cada línea a tierra: 1 kV; (si procede, véase l)  
3)  con impedancia de fuente del generador: 42 Ω.   
i) Puertos de señal ELV (si procede, véa se l):  
1)  Sin blindaje o escudo conectado en un extremo a tierra, líneas asimétricas: 
cada línea a tierra: 1 kV;  
2)  Sin blindaje o escudo conectado en un extremo a tierra, líneas simétricas: 
en modo común, 1 kV;  
3)  Líneas con escudo conectado en ambos extremos a tierra: 1 kV (aplicado 
a la caja del escudo o dispositivo metálico);  
4)  con impedancia de fuente del generador: 42 Ω.  
Tabla 18 – Tensión de ensayo  de inmunidad a sobretensiones  
Línea de tensión a neutro derivada de la 
tensión nominal del sistema  
(véase IEC 62052 -31:2015, tabla 7),  
V CA o CC  Tensión máxima de circuito abierto de la forma de onda de 
ensayo  de sobretensión, ± 10 %,  
V 
100 1 500  
150 2 500   
NORMA  PNMP 014  
METROLÓGICA PERUANA  115-175 
 
 
 
 300 4 000  
600 6 000  
1 000  8 000  
1 500 (sólo CC)  8 000  
 
j)  Las sobretensiones en los puertos de CA (puerto de red, puerto del transformador 
de corriente, puerto de fuente de alimentación auxiliar HLV, puertos de señal 
HLV) se aplicarán en ángulos de fase de 0°, 90°, 180° y 270° de la forma de onda 
de tensión de CA fundamental; se aplic arán cinco sobretensiones positivas y cinco 
negativas a razón de una oleada por minuto, en cada ángulo de fase especificado;  
k)  En los puertos de CC (puerto de red, puerto de fuente de alimentación auxiliar, 
puerto de señal), se aplicarán cinco sobretensi ones positivas y cinco negativas a 
razón de una sobretensión por minuto;  
l)  Los ensayo s de línea a tierra y modo común solo son aplicables a medidores con 
conexión funcional o de cualquier otro tipo a tierra.  
Criterios de aceptación: B.  
9.3.10  Ensayo  de inmunidad de onda anular  
El ensayo se llevará a cabo de acuerdo con IEC 61000 -4-12: 2017, en las condiciones 
especificadas en 7.1 y las siguientes condiciones. Est e ensayo  no se aplica a los medidores 
de CC.  
El medidor deberá estar en condiciones de operac ión: 
a) Circuitos de tensión y circuitos auxiliares de suministro de energía energizados con 
sus tensiones nominales especificados más altos;  
b)  Sin ninguna corriente en los circuitos de corriente y los terminales de corriente serán 
de circuito abierto;   
NORMA  PNMP 014  
METROLÓGICA PERUANA  116-175 
 
 
 
 c)  La longitud del cable entre el dispositivo de acoplamiento y la EUT será de 1 m, 
dispuesta de acuerdo con las cláusulas 7.5 de la norma IEC 61000 -4-12: 2017;  
La forma de onda de ensayo de onda de anillo se aplicará a:  
d)  Puerto de red:  
1)  entre cada línea, incluida la neutra, y la tierra: 4 kV,  
2)  en modo diferencial (cada línea a línea, cada línea a neutral): 2 kV,  
3)  con impedancia de fuente del generador de 12 Ω;  
e)  Puerto del transformador de corriente:  
1) el puerto del transformador de corrie nte se probará con un terminal de cada 
puerto del transformador de corriente flotando (sin conexión, circuito 
abierto).  
2) entre cada puerto del transformador de corriente y tierra: 4 kV,  
3) entre dos puertos de transformador de corriente cualesquiera: 2 k V, 
4) con impedancia de fuente del generador de 12 Ω;  
f)  Puerto de fuente de alimentación auxiliar HLV y puertos de señal HLV:  
1) entre cada línea y tierra: 2 kV,  
2) en modo diferencial (cada línea a línea): 1 kV;   
NORMA  PNMP 014  
METROLÓGICA PERUANA  117-175 
 
 
 
 3) con impedancia de fuente del generado r de 12 Ω;  
g) Puerto de fuente de alimentación auxiliar ELV y puertos de señal ELV:  
1) en modo común: 0,5kV;  
2) con impedancia de fuente del generador de 30 Ω;   
3) los puertos de comunicación y los puertos de señal se ensayarán como un 
grupo de señales.  
h) Los transitorios en el puerto de red, el puerto del transformador de corriente, el 
puerto de fuente de alimentación auxiliar HLV y el puerto de señal HLV se 
aplicarán en ángulos de fase de 0 °,  90 °, 180 ° y 270 ° de la forma de onda de 
tensión de CA fu ndamental; se aplicarán cinco transitorios positivos y cinco 
negativos a razón de un transitorio por minuto, en cada ángulo de fase especificado;  
i) En los puertos de CC (puerto de alimentación auxiliar, puerto de señal), se aplicarán 
cinco transitorios po sitivos y cinco negativos a razón de un transitorio por minuto.  
Criterios de aceptación: B.  
9.3.11  Ensayo  de inmunidad de onda oscilatoria amortiguada  
Este ensayo  es aplicable solo a los medidores de CA operados por transformadores de 
tensión y no se aplica a los medidores de CC. Este ensayo se llevará a cabo de acuerdo 
con IEC 61000 -4-18: 2019, en las condiciones especificadas en 7.1 y las siguientes 
condiciones.  
El medidor deberá estar en condiciones de operación:  
a) Circuitos de tensión y circuitos de potencia auxiliares energizados con sus tensiones 
nominales especificados más altos;   
NORMA  PNMP 014  
METROLÓGICA PERUANA  118-175 
 
 
 
 b)  Los circuitos de corriente llevarán el valor de la corriente indicado en la s normas 
pertinentes de requisitos particulares (clase de exactitud);  
c)  El factor de potencia (cos φ o sen φ) de la señal de ensayo medida se ajustará a 
los valores indicados en la norma de clase de exactitud pertinente;    
d)  La longitud del cable entre  el dispositivo de acoplamiento y la EUT será de 1 m, 
dispuesta de acuerdo con la norma IEC 61000 -4-18: 2019, 7.3;  
Esta tensión de ensayo se aplicará a cada puerto a la vez:  
e) Puerto de red, puerto de fuente de alimentación auxiliar HLV y puertos de señal  
HLV:  
1) En modo común: 2,5 kV;  
2) En modo diferencial: 1,0 kV;  
f)  Las frecuencias de ensayo serán:  
1) 100 kHz, tasa de repetición: 40 Hz;  
2) 1 MHz, tasa de repetición: 400 Hz;  
g)  Duración del ensayo : 60 s (15 ciclos con 2 s encendidos, 2 s apagados, par a cada 
frecuencia).  
Criterios de aceptación: A, excepto la función de visualización indicadora, que se evaluará 
de acuerdo con el criterio B.  
9.3.12  Campos magnéticos estáticos externos   
NORMA  PNMP 014  
METROLÓGICA PERUANA  119-175 
 
 
 
 Este ensayo  está destinada a verificar la inmunidad del medidor a los campos magnéticos 
continuos que pueden estar presentes en su entorno operativo.  
Los niveles de inmunidad superiores a los especificados en esta subcláusula podrán 
negociarse entre el fabricante y el comprador para proporcionar una protección adicional 
(por ejemplo, para requisitos específicos contra la manipulación).  
Este ensayo se realizará en las condiciones especificadas en el punto 7.1 y en las 
condiciones siguientes:  
El medidor deberá estar en  condiciones de operación:  
a)  Circuitos de tensión y circuitos de potencia auxiliares energizados con sus tensiones 
nominales especificadas más bajas;  
b)  Los circuitos de corriente llevarán el valor de la corriente indicado en las normas 
pertinentes de r equisitos particulares (clase de exactitud);  
c)  En el caso de los medidores de CA, el factor de potencia (cos φ o sen φ) de la señal 
de ensayo medida se ajustará a los valores indicados en la norma de clase de 
exactitud pertinente;  
Este ensayo se aplicar á al puerto de la carcasa.  
d)  El campo magnético actuará sobre todas las superficies accesibles del medidor en 
condiciones normales de operación;  
e)  Las superficies de la carcasa del medidor en contacto con una placa de montaje o a 
tope contra una estructura de soporte se consideran no accesibles y no necesitan 
estar expuestas al campo magnético. En los casos en que las disposiciones de 
montaje puedan variar o no puedan garantizarse, se someterán a ensayo todas las 
superficies expuestas;  
f)  El valo r de la fuerza magnetomotriz será de 1 000 At (amperios -vueltas); la 
inducción magnética estática puede generarse utilizando el electroimán de acuerdo  
NORMA  PNMP 014  
METROLÓGICA PERUANA  120-175 
 
 
 
 con la Cláusula K.2, energizado con una corriente de CC;  
g)  Medidores estáticos destinados a la instalac ión en lugares con acceso normalmente 
abierto (por ejemplo,  ubicaciones residenciales o comerciales), también pasarán el 
ensayo  de inducción magnética estática generada con un imán permanente de 
acuerdo con la Cláusula K.1. El imán de ensayo permanecerá es tacionario durante 
la aplicación del campo magnético a cualquier lugar particular de la superficie del 
medidor. Las superficies que se consideran inaccesibles cuando el medidor se 
instala según las instrucciones del fabricante, no están sujetas a est e ensayo. Este 
ensayo  no es aplicable a los medidores electromecánicos (Ferraris).  
NOTA Las áreas de acceso restringido (es decir, áreas accesibles solo para personas con habilidades 
eléctricas y personas instruidas eléctricamente con la autorización adecuada) p ueden incluir, entre 
otras: áreas industriales, subestaciones, estaciones de generación de energía, otros grandes 
consumidores (como plantas de fabricación, operaciones mineras o de perforación, aguas residuales 
y plantas de tratamiento de aguas residuales ). 
h) La aplicación del campo deberá ser lo suficientemente larga como para obtener un 
porcentaje estable de medición del error.  
Criterios de aceptación: A.  
Los medidores que contengan elementos constructivos susceptibles a campos magnéticos 
estáticos externos registrarán la exposición al campo magnético en todos los casos en que 
las funciones primarias se vean afectadas y no puedan cumplirse los criterios de 
aceptación A. La indicación de la exposición en la pantalla del medidor no es necesaria 
si el r egistro de exposición es accesible a través de los puertos de comunicación.  
9.3.13  Ensayo  de inmunidad al campo magnético de frecuencia de potencia  
Este ensayo se llevará a cabo de acuerdo con la norma IEC 61000 -4-8: 2009, en las 
condiciones especificadas en el punto 7.1 y en las siguientes condiciones:  
El medidor deberá estar en condiciones de operación:  
a) Circuitos de tensión y circuitos de potencia auxiliares energizados con sus tensiones 
nominales especificadas más bajas;   
NORMA  PNMP 014  
METROLÓGICA PERUANA  121-175 
 
 
 
 b)  Los circuitos de corriente  llevarán el valor de la corriente indicado en las normas 
pertinentes de requisitos particulares (clase de exactitud);  
c)  En el caso de los medidores de CA, el factor de potencia (cos φ o sen φ) de la señal 
de ensayo medida se ajustará a los valores indic ados en las normas pertinentes de 
requisitos particulares (clase de exactitud);    
d)  La longitud del cable expuesto al campo magnético será de 1 m, dispuesta según 
la norma IEC 61000 -4-8: 2009, 7.3.  
Este ensayo se aplicará al puerto de la carcasa del medi dor: 
e) Una inducción magnética producida por una corriente de la misma frecuencia que 
la de la tensión aplicada a los circuitos de tensión del medidor y que fluya a través 
de la bobina inductiva se aplicará en las condiciones más desfavorables de fase y 
dirección en comparación con la tensión o tensiones que energizan el medidor;  
f)  Frecuencia igual a la frecuencia nominal del medidor;  
g)  La bobina inductiva según 6.3.3a) de IEC 61000 -4-8:2009;  
h)  Método de ensayo de inmersión, campo magnético continuo aplicado en tres planos 
perpendiculares, intensidad de campo 0,5 mT (400 A/m);  
i)  Una vez determinada la posición de ensayo del EUT,  la duración del ensayo será 
de 1 min.  
Criterios de aceptación: A.  
 
9.3.14  Requisitos de emisión   
NORMA  PNMP 014  
METROLÓGICA PERUANA  122-175 
 
 
 
 Este ensayo se llevará a cabo de conformidad con el CISPR 32:2015, en las condiciones 
especificadas en el punto 7.1 y en las siguientes condiciones:  
El medidor se someterá a ensayo como equipo de sobremesa y estará en condiciones de 
operación:  
a)  Circuitos de tensión y potencia a uxiliar energizados con sus tensiones nominales 
especificados más altos;  
b)  Los circuitos de corriente transportarán una corriente comprendida entre 0,1 In y 
0,2 In estirada por carga lineal;  
c) Para la conexión a los circuitos de tensión, los circuitos a uxiliares y los circuitos de 
corriente se utilizará una longitud de cable no blindada de 1 m a cada terminal;  
d) Si se especifica una pantalla indicadora separada para su instalación lejos del 
medidor (cuando la distancia exceda de 1 m) o fuera del gabinete de medición de 
metal, el medidor podrá probarse con la pantalla indicadora separada colocada fuera 
del área de medición o debajo del plano de tierra de referencia; no obstante, en este 
caso, la pantalla indicadora separada deberá  también se probar án con el medidor 
colocado fuera del área de medición o debajo del plano de tierra de referencia; en 
cualquier caso, el medidor y su indicación separada especificada deberán cumplir 
los criterios de aceptación;  
e)  La indicación se ejercerá durante el ensa yo con una imagen de ensayo construida y 
proporcionada por el fabricante de acuerdo con la cláusula B.2 del CISPR 32:2015.  
Criterios de aceptación: los resultados de los ensayos deberán cumplir los límites 
establecidos en el CISPR 32: 2015 para los equipos  de la clase B; los límites establecidos 
en CISPR 32: 2015 para los equipos de clase A son aceptables para los modelos  de 
medidores destinados a ser instalados únicamente en emplazamientos industriales.  
NOTA Los ejemplos de ubicaciones industriales (entornos) incluyen, pero no se limitan a: plantas de 
fabricación, operaciones de minería o perforación, plantas de tratamiento de aguas residuales y aguas 
residuales, subestaciones, estaciones de generación de energía.  
9.4 Ensayo s de inmunidad a otras can tidades de influencia   
NORMA  PNMP 014  
METROLÓGICA PERUANA  123-175 
 
 
 
 9.4.1  Generalidades  
El error porcentual adicional debido al cambio de las cantidades de influencia con 
respecto a las condiciones de referencia no excederá los límites especificados en las 
normas pertinentes de requisitos particulare s (clase de exactitud).  
El medidor se someterá a ensayo en condiciones de operación:  
a)  Se aplicarán las condiciones especificadas en el punto 7.1, a menos que se 
especifique lo contrario;  
b)  Los circuitos de corriente llevarán el valor de la corriente indicado en las normas 
pertinentes de requisitos particulares (clase de exactitud), a menos que se 
especifique lo contrario;  
c)  En el caso de los medidores de CA, el factor de potencia (cos φ o sen φ) de la señal 
de ensayo medida se ajustará a los valores  indicados en las normas pertinentes de 
requisitos particulares (clase de exactitud), a menos que se especifique lo contrario.  
9.4.2  Armónicos en los circuitos de corriente y tensión  
9.4.2. 1 Generalidades  
Estos ensayo s están destinadas a verificar la exactitud del medidor al medir varias señales 
de corriente y tensión no sinusoidales. Est os ensayo s no se aplican a los medidores de 
CC. 
Estos ensayos se aplicarán al puerto de red y al puerto del transformador de corriente, a 
menos que se especifique lo c ontrario.  
Si el medidor está especificado para funcionar con una pantalla indicadora separada, 
dicho dispositivo puede estar conectado o no conectado.  
Los circuitos de tensión se energizarán con sus tensiones nominales especificadas más  
NORMA  PNMP 014  
METROLÓGICA PERUANA  124-175 
 
 
 
 altas.    
El factor de distorsión de la forma de onda de tensión será el especificado en la Tabla 10.  
9.4.2.2  Armónicos en los circuitos de corriente y tensión – 5ª armónica  armónica  
Condiciones de ensayo :  
a)  Corriente de frecuencia fundamental: I1 = 0,5 Imáx; 
b)  Tensión de frecuencia fundamental: U1 = Un;   
c)  Factor de potencia de frecuencia fundamental para medidores de energía activa: tal 
que cos φ1 = 1;  
d)  Factor de potencia de frecuencia fundamental para medidores de energía reactiva: 
tal que el  seno φ 1 = 1;   
e)  Contenido de la 5ta tensión armónica: U5 = 10 % de Un;   
f)  Contenido de la 5ta corriente armónica: I5 = 40 % de la corriente fundamental;    
g)  Factor de potencia armónico para medidores de energía activa: tal que cos φ5 = 1;  
NOTA 1 La potencia activa armónica resultante debido al 5ta armónic a es P 5 = 0,1 U1 × 0,4 I1 = 0,04 P1 o 
potencia activa total = 1,04 P1 (fundamental + armónicos).  
Factor de potencia armónica para medidores de energía reactiva tal que  el sen φ5 = 1;  
NOTA 2 Factor de potencia armónico: tal que se n φ5 = 1; significa que el ángulo de fase del armónico de 
corriente de quinto orden está rezagado el armónico de tensión de quinto orden en 90 grados (o 1 ms para 
una señal de 50 Hz o 0,833 ms para una señal de  60 Hz).   
NORMA  PNMP 014  
METROLÓGICA PERUANA  125-175 
 
 
 
 h)  Las tensiones fundamentales y armónicas están en fase, en cruce cero positivo.  
Criterios de aceptación: A.  
9.4.2. 3  Inter armónicos en el circuito de corriente: ensayo  de forma de onda 
disparada por ráfaga  
Los ensayos de la influencia de los Inter armónicos se realizarán con el circuito que figura 
en la figura H.1 o con otros equipos capaces de generar las formas de onda de corriente, 
como se muestra en la figura H.2.  
Criterios de aceptación: A.  
9.4.2.4  Armónicos impares en el circuito de corriente : 
Los ensayos de la influencia de armónicos impares incluirán ensayos con formas de onda 
disparadas en fase de 45°, 90° y 135°.  
Este ensayo se realizará con el circuito que figura en la figura H.1 o con otros equipos 
capaces de generar las formas de onda de corriente, como se muestra en la figura H.4, la 
figura H.6 y la figura H.7.  
Criterios de aceptación: A.  
9.4.2.5  CC e incluso armónicos – ensayo  de forma de onda rectificada de media 
onda  
Esto se aplicará al puerto de red de los medidores conectados dir ectamente.    
Este ensayo  no se aplica a los medidores operados por el transformador.  
Los ensayos de la influencia de la corriente continua e incluso de los armónicos se 
realizarán con el circuito que figura en la figura H.8 o con otros equipos capaces de  
NORMA  PNMP 014  
METROLÓGICA PERUANA  126-175 
 
 
 
 generar las formas de onda de corriente, como se muestra en la figura H.9.  
Criterios de aceptación: A.  
9.4.3  Variación de tensión  
Este ensayo se aplicará al puerto de red.  
Las funciones primarias del medidor se evaluarán según la Tabla 19.  
Tabla 19 – Evaluación de las funciones del medidor primario bajo la influencia de 
la variación de tensión  
 Funciones primarias del medidor  
Variación de tensión a Registro de 
energía  Pantalla 
indicadora  Operación de 
interruptores e 
0,9 Un-min ≤ U ≤ 1,1 Un-max Criterio A  Criterio A  Criterio A  
0,8 Un-min ≤ U < 0,9 Un-min 
1,1 Un-max ≤ U < 1,15 Un-max Límite de error 
porcentual 3x para  
Criterio A  Criterio A  Criterio A  
0,0 ≤ U < 0,8 Un-min +10 % .. -100 % b, 
d 
Criterio B c Criterio A b, d Criterio A b, d 
1,15 Un-max ≤ U < 1,9 Un-maxf Ver 9.4.13  
a Un-min y Un-max se refieren respectivamente a la tensión nominal más baja ya la tensión nominal más alta 
especificada por el fabricante; En medidores trifásicos de tres hilos, Un-min y Un-máx se refieren respectivamente 
a la tensión nominal entre líneas más baja y a la tensión entre líneas nominal más alta especificada por el 
fabricante.  
b Para medidores alimentados solo desde los circuitos medidos (puerto de red), se aplican criterios para te nsiones 
por encima de la tensión de suministro de energía más bajo especificado por el fabricante.  
c Para medidores alimentados solo desde los circuitos medidos (puerto de red), se aplican criterios para tensiones 
por debajo de la tensión de suministro de energía más bajo especificado por el fabricante.  
d Para medidores alimentados desde una fuente de alimentación auxiliar, el criterio se aplica en todo el rango de 
variación de tensión, ya que la alimentación auxiliar es independiente de la red eléctrica medida.  
e Aplicable a interruptores de control de carga y a interruptores de control de suministro.  
f Estos valores representan condiciones de falla aplicadas según 9.4.13; aplicable solo para medidores operados 
por transformador  
 
 
9.4.4  Variación de la t emperatura ambiente  
El coeficiente de temperatura se determinará para el rango de temperatura de operación  
NORMA  PNMP 014  
METROLÓGICA PERUANA  127-175 
 
 
 
 especificado.  
El intervalo de temperatura de operación especificado se dividirá en subintervalos de 20 
K de ancho, a menos que se especifique lo cont rario en la norma de clase de exactitud 
pertinente. A continuación, se determinará el coeficiente de temperatura para cada uno de 
estos subintervalos tomando medidas 10 K por encima y 10 K por debajo de la mitad de 
cada subintervalo. Durante el ensayo , la temperatura no debe estar en ningún caso fuera 
del rango de temperatura de operación especificado.  
Los circuitos de tensión y los circuitos de potencia auxiliar se deben energizar con sus 
tensiones nominales especificados más altos.  
Criterios de aceptación: A, excepto para la función de visualización indicadora, que se 
evaluará de acuerdo con el criterio B para temperaturas fuera del rango especificado de 
operación de visualización.  
9.4.5  Interrupción de tensión de fase  
Este ensayo  no se aplica a los medidores de CC.  
Condiciones de la ensayo : 
a)  Circuitos de tensión y circuitos de potencia auxiliar energizados con sus tensiones 
nominales más bajas especificadas;  
b)  Para medidores operados por transformador, no deberá fluir corrien te en los 
circuitos de corriente de las fases cuyo te nsión se interrumpe durante este  ensayo ; 
c)  Durante las interrupciones de la tensión de red, los medidores trifásicos deberán 
medir y registrar la energía en las fases que permanezcan energizadas;  
Este ensayo  se aplicará a:  
d)  El puerto de red de medidores trifásicos alimentados desde la red medida  
NORMA  PNMP 014  
METROLÓGICA PERUANA  128-175 
 
 
 
 (mensurando); en este caso la red medida se conecta a los circuitos de tensión ya 
los circuitos de alimentación del medidor, que comparten los mismos termina les; 
e)  El puerto de red de medidores trifásicos alimentados desde la red medida 
(mensurando) y desde una fuente de alimentación auxiliar; la alimentación auxiliar 
no se interrumpirá durante este ensayo;  
f)  El puerto de red de medidores trifásicos alimen tados exclusivamente de una fuente 
de alimentación auxiliar; en este caso, la red eléctrica medida está conectada solo a 
los circuitos de tensión del medidor; el circuito de alimentación auxiliar del medidor 
está conectado a través de sus propios terminale s dedicados, que están separados de 
los terminales del circuito de tensión; la alimentación auxiliar no se interrumpirá 
durante este ensayo;  
Durante est e ensayo , las tensiones de fase se interrumpen de la siguiente manera:  
g)  en una red trifásica de cuatr o hilos: cualquiera monofásica y cualquiera bifásica (en 
todas las combinaciones, seis ensayo s en total);  
h)  en una red trifásica de tres hilos (si el medidor está diseñado para este servicio):  
cualquiera de las tres fases (tres ensayo s en total).  
Criterios de aceptación: A.  
NOTA Para medidores conectados directamente, est e ensayo  cubre el caso de disparo de un fusible, y para 
medidores operados por transformador, el caso de disparo de un interruptor (desconexión de tensión y 
corriente).  
9.4.6  Vari ación de frecuencia  
Este ensayo  se aplicará al puerto principal de los medidores de CA.  
Este ensayo  no se aplica a los medidores de CC.   
NORMA  PNMP 014  
METROLÓGICA PERUANA  129-175 
 
 
 
 Los circuitos de tensión se energizarán con su tensión nominal especificado más alto.  
Para est e ensayo , la frecuencia medida debe variar dentro del rango especificado por el 
fabricante, pero no menos de -2 % a +2 % de la frecuencia nominal. Para medidores 
clasificados para operar a múlti ples frecuencias nominales, este  ensayo  debe aplicarse a 
cada una de las frecuencias n ominales del medidor.  
Criterios de aceptación: A.  
9.4.7  Secuencia de fase inversa  
Este ensayo  se aplicará al puerto de red de los medidores de corriente alterna trifásicos.  
Este ensayo  no se aplica a los medidores de CC.  
Para est e ensayo , se intercambiarán dos de las tres fases.  
Los circuitos de tensión se energizarán con su tensión nominal especificado más alto.  
Criterios de aceptación: A.  
 
9.4.8  Variación de tensión auxiliar  
Este ensayo  se aplicará al puerto de suministro de energía auxilia r de CA o CC.  
Para la variación de la tensión de alimentación auxiliar entre -20 % de la tensión de 
alimentación auxiliar nominal más baja especificada y +15 % de la tensión de 
alimentación auxiliar nominal más alta especificada, la variación en el porcent aje de error 
no deberá exceder los límites especificados en los requisitos particulares pertinentes 
(exactitud clase) estándares.   
NORMA  PNMP 014  
METROLÓGICA PERUANA  130-175 
 
 
 
 Los circuitos de tensión se energizarán con la tensión nominal más baja especificada.  
Criterios de aceptación: A.  
9.4.9  Opera ción de dispositivos auxiliares  
La instalación y operación de cualquier accesorio, o combinación de accesorios, no 
deberá influir en la exactitud del medidor. Est e ensayo  debe realizarse con accesorios 
conectados para crear una configuración de ensayo  representativ o de la configuración 
típica del medidor en servicio.  
NOTA Por ejemplo, un electroimán de un registro de tasa múltiples o un accesorio para comunicación 
externa (GSM, PLC, Zigbee ®, etc.).  
Es preferible que la conexión a los dispositivos auxiliares esté marcada para indicar el 
método correcto de conexión. Si estas conexiones se realizan mediante enchufes y tomas, 
deben ser irreversibles.  
Sin embargo, en ausencia de esas marcas o conexiones irreversibles, las variaciones de 
errores porcentu ales no deberán exceder las especificadas en las normas pertinentes si el 
medidor se ensaya  con las conexiones que dan la condición más desfavorable.  
La tensión del medidor y el circuito de alimentación auxiliar se energizarán con sus 
tensiones nominales e specificados más bajos.  
Todos los cables deben conectarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante (p. ej., 
cables de medición de tensión y corriente, cables de comunicación, cables de 
alimentación auxiliar, cables de E/S, cables de accesorios, etc. ). El fabricante debe 
proporcionar el equipo de ensayo  que permita la operación de los accesorios durante est e 
ensayo . 
Criterios de aceptación: A.  
9.4.10  Sobre corrientes de corta duración   
NORMA  PNMP 014  
METROLÓGICA PERUANA  131-175 
 
 
 
 Este ensayo  está destinada a verificar la influencia de las sobre corrientes a corto plazo 
en la exactitud del medidor.  
Este ensayo  se aplicará al puerto de red o al puerto del transformador de corriente.  
Los circuitos de tensión y los circuitos de potencia auxiliar se deben energizar con sus 
tensiones nominales especificados más altos.  
Las sobre corrientes de corta duración no dañarán el medidor.  
El circuito de ensayo  será prácticamente no inductivo.  
Para medidores polifásicos, este  ensayo  se debe realizar en cada fa se, una fase a la vez. 
Las demás fases en las que no se aplica la sobreintensidad deberán permanecer en las 
condiciones de referencia especificadas en el apartado 7.1.  
Los medidores de CA conectados directamente se deben ensayar con una sobre corriente 
igual a 30 Imax con una tolerancia relativa de +0 % a –10 % durante medio ciclo a la 
frecuencia nominal. Ver Anexo I.  
Los medidores de CA operados por transformador deben probarse con una sobre corriente 
igual a 20 Imax con una tolerancia relativa de +0 % a –10 % durante 0,5 s.  
Los medidores de CC conectados directamente se probarán con una sobre corriente igual 
a 30 Imax con una tolerancia relativa de +0 % a –10 % durante 10 ms.  
Se permitirá que el medidor tenga al menos 1 h de tiempo de recuperación antes d e que 
se verifique el error porcentual de medición de energía.  
Criterio de aceptación: B, excepto para el registro energético tras el tiempo de 
recuperación, para el que se aplica el criterio de aceptación A.  
9.4.11  Autocalentamiento   
NORMA  PNMP 014  
METROLÓGICA PERUANA  132-175 
 
 
 
 Este ensayo  se llevar á a cabo de la siguiente manera: después de que los circuitos de 
tensión y los circuitos de suministro de energía auxiliar hayan sido energizados con la 
tensión nominal más alta especificada durante al menos 1 h, sin corriente en los circuitos 
de corriente , se aplicará la corriente máxima a l os circuitos de  corriente.  
El cable utilizado para energizar el medidor durante el ensayo  debe seleccionarse de 
acuerdo con IEC 62052 -31:2015, 4.3.2.11.  
El porcentaje de error del medidor debe medirse inmediatamente des pués de aplicar la 
corriente y luego a intervalos lo suficientemente cortos como para permitir que se haga 
un dibujo correcto de la curva de variación del porcentaje de error en función del tiempo. 
El ensayo se llevará a cabo durante al menos 1 h.  
NOTA Par a medidores electromecánicos (Ferraris), es aceptable un tiempo de calentamiento más largo de 
hasta 2 h.  
La corriente y el factor de potencia (cos φ o sen φ) deben estar de acuerdo con los valores 
dados en las normas de requisitos particulares relevantes (cl ase de exactitud).  
Criterios de aceptación: A.  
9.4.12  Variaciones rápidas de corriente de carga  
La intención de est e ensayo  es garantizar que la exactitud del medidor no sea susceptible 
a variaciones rápidas de la corriente de carga que se produzcan durante un período de 
tiempo prolongado (consulte el Anexo J).  
El ensayo se debe realizar en las condiciones especificadas en el apartado 7.1.  
Circuitos de tensión y circuitos de energía auxiliar energizados con sus tensiones 
nominales especificados más altos;  
El ensayo  se debe aplicar al puerto principal de los medidores conectados directamente y 
al puerto del transformador de corr iente de los medidores operados por transformador:   
NORMA  PNMP 014  
METROLÓGICA PERUANA  133-175 
 
 
 
 a)  la corriente de ensayo  debe cambiarse repetidamente entre los estados de encendido 
y apagado;  
b)  durante el período de tonelada, el valor de la corriente de ensayo  debe ser el dado 
en los estándares de requisitos particulares relevantes (clase de exactitud);  
c)  durante el período toff, el valor de la corriente de ensayo  debe ser igual a cero;  
d)  la duración de los períodos ton y toff se ajustará a los siguientes p erfiles de ensayo : 
1) ton = 10 s toff = 10 s, duración total del ensayo  4 h; 
2) ton = 5 s toff = 5 s, duración total del ensayo  4 h; 
3) ton = 5 s toff = 0,5 s, duración total del ensayo  4 h; 
e)  Para los medidores de CA, los tiempos de apagado y los tiempos de encendido no 
necesitan estar sincronizados con los cruces por cero de la frecuencia de la red. El 
cambio entre los estados de encendido y apagado debe ocurrir dentro de un ciclo a 
la frecuen cia nominal de la red. La tolerancia para ton y toff será de +/ - un ciclo a la 
frecuencia nominal de la red;  
f)  Para medidores de CC, el cambio entre los estados de encendido y apagado debe 
ocurrir dentro de los 20 ms. La tolerancia para tonelada y toff es de +/ - 20 ms.  
El método recomendado para verificar la energía medida es utilizando el registro de 
energía del medidor.  
Criterios de aceptación: A, aplicado por separado a cada ensayo d)1), d)2) yd)3).  
9.4.13  Defecto a tierra  
Este ensayo  se aplica a medid ores de CA operados por transformador trifásicos de cuatro  
NORMA  PNMP 014  
METROLÓGICA PERUANA  134-175 
 
 
 
 hilos, conectados a redes de distribución que están equipadas con neutralizadores de falla 
a tierra o en las que el punto neutro está aislado.  
Este ensayo  no se aplica a los medidores de CC.  
En el caso de defecto a tierra y con un 10 % de sobretensión, las tensiones de línea a tierra 
de las dos líneas no afectadas por el defecto a tierra ascenderán a 1,9 veces la tensión 
nominal. Esta condición de sobretensión se considera como una magnitud de influ encia 
de larga duración.  
El ensayo se realizará en las condiciones especificadas en el apartado 7.1 y en las 
condiciones siguientes:  
a)  El medidor deberá estar en condiciones de operación:  
b)  Circuitos de tensión y circuitos de potencia auxiliar energizados con sus tensiones 
nominales más altas especificadas;  
c)  Los circuitos de corriente deberán llevar el valor de corriente dado en las normas 
pertinentes;  
 
Este ensayo  se aplicará al puerto principal.  
d)  Para un ensayo  bajo una condición de falla a tierra simulada en una de las tres líneas, 
todas  las tensiones se incrementan a 1,1 veces las tensiones nominales más altos 
especificados. El terminal neutro del medidor bajo ensayo  se conecta al terminal de 
línea en el que s e debe simular la falla a tierra (ver Anexo L);  
e)  La falla a tierra simulada se aplicará a dos fases cualquiera y neutro con un ángulo 
de fase de 60° entre dos tensiones de fase. Se requieren un total de tres ensayo s para 
cubrir los pares de fases;   
NORMA  PNMP 014  
METROLÓGICA PERUANA  135-175 
 
 
 
 f)  En cada configuración (ensayo) descrita anteriormente, se aplicará la tensión 
soportada máxima de 1,9 Un durante 4 h, con un período de enfriamiento de 1 h 
entre los ensayos.  
NOTA Ver IEC 62052 -31:2015: 6.10.3.2.  
El porcentaje de error de medida de energía se comprueba tras un tiempo de recuperación 
necesario para que el medidor vuelva a las condiciones de referencia ya su temperatura 
normal de operación tras el ensayo . 
Criterio de aceptación: B, excepto para el registro energético tras el tiempo de 
recupera ción, para el que se aplica el criterio A.  
10  Ensayo de modelo  
10.1  Condiciones de ensayo  
Todos los ensayos  se llevarán a cabo bajo las condiciones de referencia dadas en 7.1, a 
menos que se indique lo contrario en la cláusula correspondiente.  
Para verificar que el modelo  de medidor cumple con todos los requisitos de esta norma y 
con los requisitos relevantes de las normas particulares (clase de exactitud), l os ensayos  
deben llevarse a cabo en un número limitado de medidores del mismo modelo  que tengan 
características idénticas y representativas del modelo,  y configuración(es) representativas 
de la(s) configuración(es) del medidor en el peor de los casos en relación con un ensayo . 
Se considera que ensayar  a esta configuración representativa es su ficiente para verificar 
el cumplimiento de muestras idénticas, todas las configuraciones posibles y todas las 
combinaciones posibles de funciones y accesorios. No existe una necesidad específica de 
realizar tod os los ensayos  enumerad os en las mismas  muestr as. 
En el Anexo P se proporciona una secuencia de ensayo  recomendada.  
Los accesorios (p. ej., módulos de comunicación, módulos de E/S, etc.) deben instalarse 
para crear una configuración de ensayo  representativ o de la configuración típica del  
NORMA  PNMP 014  
METROLÓGICA PERUANA  136-175 
 
 
 
 medidor en servicio.  
En el caso de modificaciones en partes del medidor realizadas después del ensayo  de 
modelo , solo se considerarán necesarias aquell os ensayos  cuyos resultados puedan estar 
influenciados por dichas modificaciones.  
10.2  Informe de ensayo de modelo  
El ensayo de modelo  se documentará en un informe de ensayo , que incluirá toda la 
información necesaria para reproducir el ensayo de modelo . En particular, se hará constar 
lo siguiente:  
a)  Identificación comercial de modelo  del medidor ensayado y todas las 
configuraciones cubiertas por el ensayo de  modelo; 
b)  Nombre y dirección del fabricante;  
c)  Nombre y dirección del laboratorio de ensayo  y su información de acreditación;  
d)  Identificación de los modelos y configuraciones d e medidores representativos 
probados, incluidos los números de serie y años de fabricación, identificación de 
software incorporado (firmware);  
e)  Identificación de las pantallas indicadoras separadas, los LPIT y todos los 
accesorios del medidor utilizados  durante el ensayo de modelo , incluidos los 
números de serie, los años de fabricación y los números de revisión del software 
integrado (firmware);  
f)  Para laboratorios de ensayo acreditados: comprobante de acreditación; para otros 
laboratorios: identifica ción del medidor de referencia y otros equipos de ensayo  
utilizados: marca, tipo de producto, modelo y número de serie; fechas de calibración 
del equipo de ensayo ; 
Para cada ensayo :  
NORMA  PNMP 014  
METROLÓGICA PERUANA  137-175 
 
 
 
 g)  Identificación del modelo , configuración, número de serie y número(s) de versión 
de firmware del medidor ensayado ; 
h)  Descripción del método de ensayo  aplicado, cuando esta norma permita la elección 
de los métodos de ensayo ; 
i)  Los resultados del ensayo  (datos del ensayo ) que se muestran frente a los criterios 
de aceptació n y la justificación de la decisión de aprobación/rechazo;  
j)  Las condiciones específicas necesarias para permitir la realización y reproducción 
del ensayo ; 
k)  Cualquier condición específica de uso, por ejemplo, longitud o tipo de cable, 
blindaje o conexión a tierra, o condiciones de operación del medidor, que se 
requieren para lograr el cumplimiento;  
l)  Una fotografía de la configuración del ensayo  donde la configuración de l ensayo  
pueda afectar los resultados;  
Además de lo anterior, para l os ensay os realizad os con posterioridad a las modificaciones 
realizadas en el medidor después del ensayo  de modelo  original:  
m)  Descripción técnica de las modificaciones;  
n)  Justificación para la selección de l os ensayos  limitados, necesario s para verificar el 
cumplimiento del medidor modificado.  
Si un medidor cumple solo con los límites de emisión de clase A (ver 9.3.14), esto debe 
indicarse claramente en el informe de ensayo de modelo  del medidor.  
   
NORMA  PNMP 014  
METROLÓGICA PERUANA  138-175 
 
 
 
 ANEXO A  
(normativo)  
 
Salida de ensayo  óptic o 
 
 
Figura A.1 – Disposición de ensayo  para la salida de ensayo  
 
 
 
Requisitos  
tON ≥ 0,2ms  
tOFF ≥ 0,2ms  
tT < 20 μs 
Figura A.2 – Forma de onda de la salida de ensayo  óptic o 
  
Estado ENCENDIDO  
Estado A PAGADO
 
 Estado ENCENDIDO  Superficie del medidor
 
 Estado ENCENDIDO  Eje óptico del transmisor  
Cabezal receptor  
Haz transmisor  Salida de ensayo óptico  
Superficie de referencia (área 
ópticamente activa  aproximadamente 
   
NORMA  PNMP 014  
METROLÓGICA PERUANA  139-175 
 
 
 
 ANEXO B  
(normativo)  
 
Salidas de impulsos eléctricos clase A y clase B  
 
B.1  Características eléctricas de la salida de impulsos  
 
 
 
Clave  
U tensión a través de los terminales de la salida  
I Corriente que fluye en la salida de impulso  
Figura B.1 – Interfaz física de la salida de impulsos eléctricos  
 
 
Tabla B.1 – Condiciones de operación especificadas  
Parámetros  Dispositivo de impulso de 
clase A  Dispositivo de impulso de 
clase B  
Tensión máxima ( Umax) 27 V CC  15 V CC  
Corriente máxima en estado ENCENDIDO  27 mA  15 mA  
Corriente mínima en estado ENCENDIDO  10 mA  2 mA  
Corriente máxima en estado APAGADO  2 mA  0,15 mA  
NOTA 1 La distancia máxima de transmisión depende del entorno y la calidad del cable, y debe definirse 
específicamente.  
 
NOTA 2 Si se requieren otras funciones como detección de fraude, cortocircuito o circuito abierto en la línea de 
transmisión, etc., se puede utilizar una solución con los valores especificados en el Anexo C.  
 
  
Dispositivo de 
salida de impulsos 
eléctricos  Dispositivo de 
entrada de 
impulsos eléctricos   
NORMA  PNMP 014  
METROLÓGICA PERUANA  140-175 
 
 
 
 B.2  Forma de onda del impulso de salida eléctrica  
 
 
 
Requerimientos:   
  
Figura B.2 – Forma de onda del impulso de salida eléctrica  
 
 
B.3  Ensayo  de salida de impulsos eléctricos  
 
La configuración del ensayo  es de acuerdo con la Figura B.3.  
 
 
Figura B.3 – Configuración de ensayo  de salida de impulsos  
 
 
La salida de impulsos deberá cumplir los requisitos de la Tabla B.2.  
 
Tabla B.2 – Ensayo  de salida de impulsos  
 Condiciones de ensayo  Resultados de ensayo  
Estado de la 
salida de 
impulsos  Tensión de 
alimentación ( UB) 
V Resistencia interna de 
la fuente de 
alimentación (Ri)  
kΩ Corriente de bucle ( I) 
mA Tensión ( U) 
V 
Clase A  Clase B  Clase A  Clase B  Clase A  Clase B  Clase A  Clase B  
ENCENDIDO  18 3 1 ≥ 10 ≥ 2 ≤ 8 ≤ 1 
APAGADO  27 15 1 ≤ 2 ≤ 0,15  ≥ 25 ≥ 14 
 
 
B.4 Ensayo  de entrada de impulsos  
 
La configuración del ensayo  es de acuerdo con la Figura B.4.  
Estado ENCENDIDO  
Estado APAGADO  
Dispositivo de salida de 
impulsos eléctricos   
NORMA  PNMP 014  
METROLÓGICA PERUANA  141-175 
 
 
 
  
Figura B.4 – Configuración de ensayo  de entrada de impulsos  
 
 
Las entradas de impulsos deben cumplir con los requisitos dados en la Tabla B.3. La 
disposición de l ensayo  debe estar de acuerdo con la Figura B.4.  
 
 
Tabla B.3 – Ensayo  del dispositivo de entrada de impulsos  
 
  
Dispositivo de 
entrada de 
impulsos eléctricos  
Posición de 
interruptor  Valor de resistencia  Observacione s Resultados de ensayo ; bucle de 
corriente o tensión  
Fuente de alimentación de entrada de impulsos  
Corriente de cortocircuito del dispositivo de 
entrada de impulsos  
  Tensión de circuito abierto del dispositivo de 
entrada de impulsos   
NORMA  PNMP 014  
METROLÓGICA PERUANA  142-175 
 
 
 
 ANEXO C  
(normativo)  
 
Salida de impulsos eléctricos para aplicaciones especiales y largas distancias según 
IEC 60381 -1:1982  
 
C.1 Condiciones de operaci ones específicas  y forma de onda del impulso de salida  
Las principales características eléctricas se resumen en la Tabla C.1.  
 
Tabla C.1 – Condiciones de operación especificadas  
 
Parámetros  Mínimo  Máximo  
Circuito abierto  (Io) 0 mA  <4 mA  
Descanso  (Ir) 4 mA  <6,5 mA  
Defraudación  (Id) 6,5 mA  <8,9 mA  
Medir el pulso  (ON) ( Ip) 8,9 mA  <11,4 mA  
Defraudación  + Medir el pulso  (Idp) 11,4 mA  <14 mA  
Corto circuito (Is) 14 mA  20 mA  
Tensión de alimentación  20 V  30 V  
Dureción de impulso (tON) 30 ms  120 ms  
Tiempo de descanso y tiempo de salida  (tT) - ≤5 ms  
Impedancia de carga (Ri ) - ≤300 Ω 
Distancia   100 m  
 
 
Requerimientos :  
 
 
Figura C.1 – Forma de onda del impulso de salida  
Defraudación+ impulso  Corto circuito  
Impulso  
Defraudación  
Descanso  
Circuito abierto  
 
NORMA  PNMP 014  
METROLÓGICA PERUANA  143-175 
 
 
 
 C.2 Ensayo  de salida de impulsos  
 
La configuración del ensayo  es de acuerdo con la Figura C.2.  
 
Figura C.2 – Configuración de l ensayo  de salida de impulsos  
 
La salida de impulsos deberá cumplir con los requisitos de la Tabla C.2.  
 
Tabla C.2 – Ensayo  del dispositivo de salida de impulsos  
 
 
C.3 Ensayo  de entrada de impulsos  
 
La configuración del ensayo  está de acuerdo con la Figura C.3.  
 
 
Figura C.3 – Configuración de ensayo  de entrada de impulsos  
 
La entrada de impulsos deberá cumplir con los requisitos de la Tabla C.3.  
 
 
 
 
 
 
Dispositivo de salida 
de impulsos eléctricos  
Estado de salida de 
impulso  tensión de alimentación  (UB) bucle de corriente  Resultados de ensayo  
Resistencia interna de  
alimentación (Ri)  
Circuito abierto  
Descanso (APAGADO)  
Defraudación   
Medir impulso (ENCENDIDO)  
Defraudación + medir el impulso  
Corto circuito  a  
a  
a  
a  
a  
a  
Dispositivo de 
entrada de 
impulsos eléctricos   
NORMA  PNMP 014  
METROLÓGICA PERUANA  144-175 
 
 
 
 Tabla C.3 – Ensayo  del dispositivo de entrada de impulsos  
 
  
Corto circuito  
Circuito abierto  
Descanso  
Defraudación  
Pulso + Defraudación  Observaciones   Valor de resistencia  Posición de interruptor   Resultados de ensayo ; bucle de 
corriente o tensión  
Pulso   
NORMA  PNMP 014  
METROLÓGICA PERUANA  145-175 
 
 
 
 ANEXO D  
(informativo)  
 
Símbolos y marcas del medidor  
 
Ver CEI 60417.  
 
NOTA Las regulaciones nacionales específicas pueden anular estas recomendaciones de símbolos de 
medidor.  
 
Tabla D.1 – Ejemplos de marcado de tensión según la tensión de la red  
 
 
Tabla D.2 –Símbolos para elementos de medición  
Designación  Símbolo  
Medidor de watts -hora o var -hora con un elemento de medición, que tiene un 
circuito de corriente y un circuito de tensión (para circuitos monofásicos de 
dos hilos)   
Medidor de watts -hora o var -hora con un elemento de medición, que tiene un 
circuito de tensión y dos circuitos de corriente (para circuitos monofásicos, de  
dos o tres hilos, cuando el circuito de tensión está conectado entre los 
conductores exteriores)   
Medidor de watts -hora o var -hora con dos elementos de medición, cada uno 
con un circuito de tensión y un circuito de corriente, cada uno de los cuales 
está conectado en la parte exterior de un circuito monofásico de tres hilos, 
estando conectados los circuitos de tensión correspondientes entre el alambre 
exterior y el medio   
Medidor de watts -hora o var -hora con dos elementos de medida, cada uno de 
los cual es tiene un circuito de tensión y un circuito de corriente, estando 
insertado este último en un conductor de fase de un circuito trifásico, estando 
conectado el circuito de tensión de cada elemento de medida entre el neutro y 
el conductor de fase en el que  se inserta su circuito de corriente   
Medidor de watts -hora o var -hora con dos elementos de medición, cada uno 
con un circuito de tensión y un circuito de corriente, y conectado para el 
método de dos vatímetros (para circuitos trifásicos de tres hilos)   
Medidor de watts -hora o var -hora con tres elementos de medición, cada uno 
con un circuito de tensión y un circuito de corriente, y conectado para el 
método de tres vatímetros (para circuitos trifásicos de cuatro hilos)  
 
MEDIDOR  tensión nominal del sistema  
Monofásico 2 cables 120V  
Monofásico tres cables 120V  
(120V al cable medio)  
Trifásico tres cables 2 elementos  
(230V entre fases)  
Trifásico cuatro cables 3 elementos  
(fase 230V a neutral)  
a Tensión que marca el medidor de acuerdo con la tensión de red   
NORMA  PNMP 014  
METROLÓGICA PERUANA  146-175 
 
 
 
 Medidor de watts -hora o var -hora con dos elementos de medición, cada uno 
con un circuito de tensión y un circuito de corriente, y conectado en los 
conductores bifásicos de un circuito trifásico bifásico   
Medidor de var -horas con dos elementos de medida, cada uno con un circuito 
de tensión y un circuito de corriente, teniendo uno de los circuitos de corriente 
un punto común con el circuito de tensión del otro elemento de medida, 
mientras que el circuito de corriente de este último tiene un punto común con 
los circuitos de tensión de los dos elementos de medida  
Como se puede observar, este símbolo corresponde a la figura siguiente y es 
aplicable a circuitos trifásicos de tres hilos.  
 
 
Figura - Conexión de fase cruzada de un medidor de var -hora con dos 
elementos de medición en circuito s trifásicos de tres hilos   
 
Tabla D.3 – Marcado de la cantidad medida (ejemplos)  
Designación  Símbolo  
medidor de watts -hora kWh  
Medidor de var -horas  Kvarh  
Medidor de var -horas inductivo y 
capacitivo con dos registros  Kvarh  
Medidor de volts -amperios -hora kVAh  
Rango de trabajo del medidor de var -horas  
 
NOTA En lugar de negro sombreado o rayado posible.  
 
Tabla D.4 – Inscripciones que indican la clase de exactitud y la constante del 
medidor (ejemplos)  
Designación  Símbolo  
Clase de exactitud  
Ejemplo: clase 1  
Ejemplo: clase 0,1 S  Cl. 1  
Cl. 0,1 S  
Constante de medida para medidores 
electromecánicos  
Ejemplo: 500 revoluciones por kilowatt -
hora, o 2  
Wh por revolución  500 r/kWh  
o 
2 Wh/r  
Constante de medidor para medidores 
estáticos  
Ejempl o: 500 impulsos por kilowatt -hora, 
o 2 Wh por impulso  
Ejemplo: R = 500 imp/kWh, kvarh  500 imp / kWh  
o 
2 Wh / imp  
 
NORMA  PNMP 014  
METROLÓGICA PERUANA  147-175 
 
 
 
  
Tabla D.5 – Símbolos para medidores operados por transformador (ejemplos)  
Designación  Marca para colocarse en  
Caja del medidor  Una placa suplementaria 
o etiqueta debajo del 
sello  
Medidor con registro 
secundario (el valor 
nominal tanto de la 
corriente primaria como de 
la tensión primaria es 
variable)   50/5A  
10 000/100 V  
o 
Factor de lectura C = 1 
000 si medidor  
con datos secundarios  
Relación de 
transformación K = 1000  
Medidor con registro 
semiprimario (el valor 
nominal de la corriente 
primaria es variable)   500/5A  
Factor de lectura C = 100  
Medidor con registro 
primario  
Medidor con datos 
primarios   Relación de 
transformación K = 10 00 
Medidor con registro 
semiprimario y conexión 
directa para tensión (el 
valor nominal de la 
corriente primaria es 
variable)   500 / 5A  
Factor de lectura C = 100  
 
 
Tabla D.6 – Símbolos de funciones tarifarias (ejemplos)  
I Día 
 
II noche   
III pico  
NOTA El marcado de más de tres registros de tasa está sujeto al contrato de compra.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NORMA  PNMP 014  
METROLÓGICA PERUANA  148-175 
 
 
 
 Tabla D.7 – Símbolos para la función tarifaria (ejemplos)  
 
Designación  Símbolo  
Medidor de exceso de energía en el que el 
nivel de exceso es ajustable  
 
Medidor bidireccional.  
Energía recibida en el punto de medida 
(por ejemplo, importar).  
Energía suministrada en el punto de 
medida (por ejemplo, exportar)   
El valor instantáneo (real) del valor de 
demanda promedio  Pinst 
El valor de demanda promedio más  alto 
para el presente período de acumulación 
(facturación)  Pmax 
El valor de demanda máxima acumulada  Pcum 
Período de integración  tm 
tiempo de detención  to 
Medidor bidireccional con registro 
siempre positivo (el medidor siempre 
cuenta la energía como energía importada, 
independientemente de la dirección real 
de la energía)   
 
Tabla D.8 – Símbolos para dispositivos auxiliares (ejemplos)  
 
Designación  Símbolo  
Medidor suministrado con transmisor de 
impulso  
La marca da el número de impulsos por 
kWh o el número de Wh por impulso  
Ejemplo: 10 imp/kWh o 100 Wh/imp  10 imp/kWh  
O 
100 Wh/imp  
Medidor suministrado con abrazadera de 
rotor   
Tensión de alimentación auxiliar para un 
medidor de energía estático (cuando se 
separa de la tensión de medida)  
Ejemplo: Us = 100 V C A Us = 100 V 50 Hz  
Tensión de alimentación auxiliar para un 
medidor de energía estático (cuando se 
separa de la tensión de medida)  
Ejemplo:  Ud = 60 V C C  
Medición de prevención de inversión   
 
 
 
NORMA  PNMP 014  
METROLÓGICA PERUANA  149-175 
 
 
 
 Tabla D.9 – Símbolos para detalles de la suspensión del elemento móvil (ejemplos)  
 
Designación  Símbolo  
Cojinete inferior de doble joya   
Imán para alivio parcial de la presión del 
rotor contra el cojinete inferior   
Elemento móvil con suspensión o soporte 
magnético   
 
Tabla D.10 – Símbolos para puertos de comunicación (ejemplos)  
 
Designación  Símbolo  
Puerto óptico, bidireccional  
 
Puerto inductivo, bidireccional  
 
Puerto galvánico, unidireccional  
 
Puerto de acuerdo con un estándar 
específico, por ejemplo, IEC 62056 -21, 
Modo C, IEC 62056 DLMS/COSEM, etc.   
NOTA Direcciones de comunicación:  
 
salida (por ejemplo, lectura)  
entrada (por ejemplo, programación)  
conexión continua  
conexión solo bajo demanda (por ejemplo, contraseña, interruptor)  
 
  
 
NORMA  PNMP 014  
METROLÓGICA PERUANA  150-175 
 
 
 
 ANEXO E  
(informativo)  
 
Puertos de medidor  
 
Con el fin de defin ir los requisitos de CEM en el documento, se definen los siguientes 
puertos para medidores de electricidad, consulte la Figura E.1, la Figura E.2 y la Figura 
E.3. 
 
 
Figura E.1 – Configuración típica de puerto de un medidor conectado 
directamente (ejemplo)   
Puerto de Red  
(3.3.3)  Circuito de 
alimentación  
Circuito de red  
(3.2.16)  
Circuito de tension  
(3.2.19)  
 
Circuito de red  
(3.2.16)  
Elemento de medición  
(3.2.1)  Conexiones internas de 
la pantalla indicadora 
separada**  
Circuito auxiliar  
Circuito sin red  
Circuito sin red Circuito auxiliar  ELV puerto de señal  
(3.3.8)*  
Puerto de señal  
Puerto de señal  
Terminal funcional de 
puesta a tierra (3.3.9)*  
Terminal conductor 
protector  
(IEC 62052 -31: 3.2.8)*  
*   puertos o terminales opcionales  
** no definido en este documento  Pantalla indicadora 
separada  
(3.2.13)  
Puerto de la caja  (3.3.2)  
Medidor bajo ensayos (EUT)  
Circuito de corriente  
(3.2.18)  
 
Circuito de red  
(3.2.16)  Circuito auxiliar  
(3.2.20 ) 
 
Circuito sin red 
(3.2.17)  
Circuito auxiliar  
(3.2.20 ) 
 
Circuito sin red 
(3.2.17)  HLV  puerto de señal  
(3.3.7)* 
ELV puerto de señal  
(3.3.8)*   
NORMA  PNMP 014  
METROLÓGICA PERUANA  151-175 
 
 
 
  
Figura E.2 – Configuración típica de  puerto de un medidor operado por transformador 
(ejemplo)  
 
Son posibles otras configuraciones de puertos para medidores conectados directamente y 
operados por transformador  
 
Figura E.3 – Configuración de puerto típica de un medidor operado por LPIT con una 
pantalla indicadora separada (ejemplo)  
Puerto de red  
(3.3.3)  Puerto de 
alimentación 
auxiliary  
(3.3.5)  
Circuito de tensión  
Circuito de red  
Circuito de 
corriente  
(3.2.18)  Puerto 
transformador de 
corriente  
(3.3.4)  
Elemento de medición  Conexiones internas de la 
pantalla indicadora 
separada**  Puerto de señal  
Puerto de señal  
Puerto de señal  
Terminal funcional de 
puesta a tierra (3.3.9)*  Puerto de la caja  
Medidor en ensayo  
Circuito de alimentación auxiliar 
(3.2.21), circuito de red (3.2.16) o 
circuito sin red (3.2.17)  
Circuito de corriente (3.2.18)  Conexiones internas 
de LPIT**  
Elemento de medición (3.2.1)  Conexiones internas de 
la pantalla indicadora 
separada**  Puerto de señal  
Puerto de señal  Pantalla indicadora 
separada  
Puerto de  la caja  
Medidor en ensayo  
Circuito de alimentación auxiliar 
(3.2.21), circuito de red (3.2.16) o 
circuito sin red (3.2.17)  Circuito auxiliar  
(3.2.20 ) 
 
Circuito sin red 
(3.2.17)  
*   puertos o terminales opcionales  
** no definido en este documento  Puerto de la caja  (3.3.2)  
Medidor bajo ensayos (EUT)  Pantalla indicadora 
separada  
(3.2.13)  
Circuito de tension  
(3.2.19)  
 
Circuito de red  
(3.2.16)  
Elemento de medición  
(3.2.1)  ELV puerto de  señal  
(3.3.8)*  
HLV  puerto de señal  
(3.3.7)* 
ELV puerto de señal  
(3.3.8)*  
Terminal funcional de 
puesta a tierra (3.3.9)*  
Terminal conductor 
protector  
(IEC 62052 -31: 3.2.8)*  
*   puertos o terminales opcionales  
** no definido en este documento  
Puerto de 
alimentación 
auxiliary  
(3.3.5)  
Puerto de 
red 
(3.3.3)  
ELV puerto de señal  
(3.3.8)*  Circuito de tensió n 
(3.2.19)  
 
Circuito de red  
(3.2.16)  Circuito auxiliar  
(3.2.20 ) 
 
Circuito sin red 
(3.2.17)  
Circuito auxiliar  
(3.2.20 ) 
 
Circuito sin red 
(3.2.17)  
Circuito auxiliar  
(3.2.20 ) 
 
Circuito sin red 
(3.2.17)  ELV puerto de señal  
(3.3.8)*  
HLV puerto de señal  
(3.3.7)*  
ELV puerto de señal  
(3.3.8)*  
Terminal funcional de 
puesta a tierra (3.3.9)*  
Terminal  conductor protector  
(IEC 62052 -31: 3.2.8)*   
NORMA  PNMP 014  
METROLÓGICA PERUANA  152-175 
 
 
 
 Se debe considerar la siguiente lógica al probar medidores que funcionan con LPIT:  
 
a) En los requisitos particulares de clase de exactitud, el rendimiento del medidor se 
especifica con respecto a la corriente de carga en el caso de medidores conectados 
directamente, o la corriente secundaria de CT conve ncionales externos en el caso 
de medidores operados por transformador. El rendimiento del medidor no se 
especifica con respecto a una señal de salida digital o analógica de baja potencia de 
LPIT, por lo tanto, los medidores que funcionan con LPIT pueden ev aluarse para 
cumplir con este documento y los documentos de clase de exactitud particulares, 
solo como medidores conectados directamente;  
b) Al probar medidores con LPIT como medidores conectados directamente, los LPIT 
externos se consideran parte del circ uito de corriente del medidor y parte del 
elemento de medición del medidor;  
c) Los medidores que funcionan con LPIT pueden tener valores de corriente nominal 
especificados muy altos, lo que puede resultar en limitaciones prácticas de cómo se 
puede aplicar este documento a dichos medidores;  
d) En todo s los ensayo s de CEM, donde los campos electromagnéticos inciden o 
irradian desde la caja del medidor, se debe considerar que inciden o irradian 
igualmente sobre los LPIT externos y los cables de conexión;  
e) Las influencias externas y las perturbaciones que normalmente se aplican al puerto 
de red de los medidores conectados directamente, como la influencia de las 
corrientes de modo diferencial, el ensayo  de inmunidad de onda oscilatoria 
amortiguada, los armóni cos en los circuitos de corriente, se aplican al primario de 
los LPIT;  
f) En general, como se indica en 9.1, los puertos del medidor destinados a conexiones 
a LPIT se consideran puertos de señal ELV;  
g) Para el ensayo  de inmunidad de ráfagas/transitorios e léctricos rápidos, inmunidad 
a perturbaciones conducidas, inducidas por campos de radiofrecuencia, ensayo  de 
inmunidad de sobretensión y ensayo  de inmunidad de onda circular, las 
perturbaciones se pueden acoplar al cable del lado secundario LPIT (puerto LP IT) 
con los niveles de ensayo  especificado para puertos ELV;  
h) Se aplican ensayo s ambientales al medidor y los LPIT conectados;  
i) La especificación del rendimiento del medidor con respecto a las señales de salida 
LPIT, las condiciones y los métodos de ensayo pueden abordarse en documentos 
futuros.  
 
Se debe considerar la siguiente lógica al probar medidores que funcionan con pantallas 
indicadoras separadas (DID):  
 
j) En tod os los ensayo s de CEM, donde los campos electromagnéticos inciden o 
irradian desde l a caja del medidor, se debe considerar que inciden o irradian 
igualmente sobre el DID y los cables de conexión. Sin embargo, si se especifican 
cables largos entre el medidor y el DID, es poco probable que se produzca una 
superposición de campos electromagn éticos emitidos. En consecuencia, cuando se 
ensaya n las emisiones del medidor, el DID puede retirarse del área de ensayo , pero 
debe permanecer conectado al medidor durante el ensayo . De manera similar, al 
probar las emisiones DID, el medidor puede retirars e del área de ensayo , Ver 9.3.14.   
NORMA  PNMP 014  
METROLÓGICA PERUANA  153-175 
 
 
 
 k)  En general, como se indica en 9.1, los puertos del medidor destinados a conexiones 
a un DID se consideran puertos de señal ELV;  
l) Las influencias externas y las perturbaciones que normalmente se aplican a los 
puertos ELV del medidor también se aplican al puerto DID del medidor. Se 
recomienda que el medidor y el DID estén conectados durante el ensayo . 
m)  Se aplican ensayo s ambientales al medidor y al DID conectado. Sin embargo, 
debido a las limitaciones de la tecnología LCD, los DID que utilizan esta tecnología 
pueden ser aceptables con un rango de temperaturas operativo más pequeño que el 
medidor.  
 
 
   
NORMA  PNMP 014  
METROLÓGICA PERUANA  154-175 
 
 
 
 ANEXO F  
(informativo)  
 
Configuración de ensayo  para ensayo s de CEM 
 
 
Figura F.1: configuración de ensayo  para el ensayo  de inmunidad a transitorios 
eléctricos rápidos/ráfagas para medidores operados por transformador: cada 
puerto (red, CT, HLV, ELV) se ensaya  por separado agregando el dispositivo de 
acoplamiento al puerto respectivo  
  
Tensión y 
circuito de 
corriente  Plano de referencia de conexión a tierra  
generador de 
explosiones  
red de 
desacoplamiento  Interface a circuito 
aux. 
Fuente de tensión  
Fuente de corriente  Dispositivo de acoplamiento  
Para someter a ensayo  al 
circuito de corriente  Dispositivo de acoplamiento  
Para someter a ensayo  al 
circuito de tensión  Dispositivo de acoplamiento  
Para someter a ensayo  al circuito 
HLV  Dispositivo de acoplamiento  
Para someter a ensayo  al 
circuito ELV  Tierra  
ELV circuito aux.  
HLV circuito 
aux.  
NORMA  PNMP 014  
METROLÓGICA PERUANA  155-175 
 
 
 
  
 
Figura F.2 – Configuración de ensayo  para el ensayo  de inmunidad a transitorios 
eléctricos rápidos/ráfagas para medidores conectados directamente: cada puerto 
(red, HLV, ELV) se ensaya  por separado agregando el dispositivo de acoplamiento 
al puerto respect ivo 
 
  
Tensión y 
circuito de 
corriente  Plano de referencia de conexión a tierra  generador de 
explosiones  
red de 
desacoplamiento  Interface a circuito 
aux. 
Fuente de tensión  
Fuente de corriente  Dispositivo de acoplamiento  
Para someter a ensayo  al 
circuito de corriente y tensión  Dispositivo de acoplamiento  
Para someter a ensayo  al circuito 
HLV  Dispositivo de acoplamiento  
Para someter a ensayo  al 
circuito ELV  Tierra  
ELV circuito aux.  
HLV circuito 
aux.  
NORMA  PNMP 014  
METROLÓGICA PERUANA  156-175 
 
 
 
 ANEXO G  
(informativo)  
 
Ensayo  de inmunidad a perturbaciones conducidas de modo diferencial y 
Señalización en el rango de frecuencia de 2 kHz a 150 kHz en puertos de 
alimentación de CA  
 
Las perturbaciones de corriente de modo diferencial en el rango de 2 kHz a 150 kHz son 
generadas por equipos como electrónica de potencia, inversores y sistemas de 
comunicación de red.  
Los niveles de perturbación de corriente de modo diferencial en este rango pueden 
alcanzar niveles no despreciables en comparación con los niveles de corriente a la 
frecuencia de la red. La corriente perturbadora puede distorsionar mucho la señal de 
corriente a la frecuencia de la red utilizada para el registro de energía y causar problemas 
como la sobrecarga de los circuitos de medición de corriente del medidor o los 
transformadores de corriente.  
Con el fin de identificar y excluir diseños de medidores susceptibles a perturbaciones de 
corriente de modo diferencial, se aplican los niveles de corriente perturbadora que se 
pueden encontrar e n campo, considerando un margen adecuado. El método de ensayo  está 
de acuerdo con el ensayo  de inmunidad a perturbaciones de modo diferencial conducidas 
y señalización en el rango de frecuencia de 2 kHz a 150 kHz en puertos de alimentación 
de CA en IEC 610 00-4-19: 2014.  
Por el contrario, debido a las bajas impedancias en el cableado de campo para frecuencias 
de 2 kHz a 150 kHz, estas perturbaciones de corriente se asocian solo con pequeñas 
perturbaciones de tensión, normalmente por debajo del 1 % de la tens ión a la frecuencia 
de la red utilizada para el registro de energía. Por lo tanto, no se observan problemas con 
el registro de energía debido a perturbaciones de tensión de modo diferencial en el rango 
de 2 kHz a 150 kHz, y no se requiere ensayo  de inmunid ad para tales perturbaciones. En 
particular, no se aplica el ensayo  para perturbaciones de tensión en modo diferencial 
según IEC 61000 -4-19: 2014.   
NORMA  PNMP 014  
METROLÓGICA PERUANA  157-175 
 
 
 
  
 
Figura G.1: Ejemplo de una configuración de ensayo  para inmunidad a 
perturbaciones de modo diferencial conducidas y señalización en el rango de 
frecuencia de 2 kHz a 150 kHz en puertos de alimentación de CA  
 (de IEC 61000 -4-19: 2014)  
Generador de 
tensión  Generador de 
carga de corriente  Medidor de 
referencia  
Impedancia de 
desacoplamiento  
Zdload Generador de 
corriente 
diferencial  
Zdload = 1 Ω   
NORMA  PNMP 014  
METROLÓGICA PERUANA  158-175 
 
 
 
 ANEXO H  
(normativo)  
 
Diagramas de circuitos de ensayo  para probar la in fluencia de armónicos e Inter 
armónicos  
Los valores dados en la Figura H.2, Figura H.3, Figura H.4, Figura H.5, Figura H.6, 
Figura H.7, Figura H.9 y Figura H.10 son solo para 50 Hz. Para otras frecuencias, los 
valores deben adaptarse en consecuencia.  
 
Figura H.1 – Diagrama del circuito de ensayo  (informativo, ensayo  de influencia de 
Inter armónicos y armónicos impares)  
El medidor de referencia medirá la energía activa total (fundamental + armónicos) en 
presencia de armónicos.  
  
Generador de 
tensión en forma de 
onda  
Medidor de referencia  
Generador de 
corriente en forma 
de onda   
NORMA  PNMP 014  
METROLÓGICA PERUANA  159-175 
 
 
 
  
Figura H.2 – Forma de onda disparada en ráfaga (Inter armónicos)  
 
 
Figura H.3 – Distribución informativa del contenido Inter armónico de la forma de 
onda disparada en ráfaga (el  análisis de Fourier no está completo)  
  
corriente en forma de onda  Ensayo  en forma de onda: 2 ciclos encendidos y 2 ciclos pagados  
referencia forma de onda  forma de onda disparada en ráfaga  
Periodo  
componente  
Contenido armónico y subarmónico (%)  
Frecuencia    
NORMA  PNMP 014  
METROLÓGICA PERUANA  160-175 
 
 
 
  
Figura H.4 – Forma de onda disparada por fase (armónicos impares) – Forma de 
onda disparada a 90°  
 
Figura H.5 – Distribución informativa del contenido armónico de la forma de onda 
disparada en fase de 90° (el análisis de Fourier no está completo)  
Periodo    Forma de onda disparada en fase de 90° (armónicos impares)  
Ensayo  de forma de onda de corriente  
Referencia corriente en forma de onda  
Tiempo de elevación del borde de ataque  
Corriente en forma de onda  
Armónico     
Contenido armónico comparado con     
NORMA  PNMP 014  
METROLÓGICA PERUANA  161-175 
 
 
 
  
Figura H.6 – Forma de onda disparada por fase (armónicos impares) – Forma de 
onda disparada a 45°  
Figura H.7 – Forma de onda activada por fase (armónicos impares) – Forma de 
onda activada a 135°  
Periodo    Forma de onda disparada en fase de 45° (armónicos impares)  
Ensayo  de forma de onda de corriente  
Referencia corriente en forma de 
onda  
Tiempo de elevación del borde de ataque  
Corriente en forma de onda  
Periodo    Forma de onda disparada en fase de 135° (armónicos impares)  
Ensayo  de forma de onda corriente  
Referencia corriente en forma de 
onda  
Tiempo de elevación del borde de ataque  
Corriente en forma de onda   
NORMA  PNMP 014  
METROLÓGICA PERUANA  162-175 
 
 
 
  
Figura H.8 – Diagrama de circuito de ensayo  para rectificación de media onda (CC 
y armónicos pares)  
La impedancia de equilibrio debe ser igual a la impedancia del equipo bajo ensayo  (EUT) 
para garantizar la exactitud de la medición. La impedancia de equilibrio podría ser más 
convenientemente un medidor del mismo modelo  que el EUT. Los diodos rectificadores 
serán del mismo tipo. Para mejorar la condición de equilibrio, se puede introd ucir una 
resistencia RB adicional en ambos caminos. Su valor debe ser aproximadamente 10 veces 
el valor del EUT.  
Medidor estándar  
impedancia de 
equilibrio  fuente  
fuente   
NORMA  PNMP 014  
METROLÓGICA PERUANA  163-175 
 
 
 
  
Figura H.9 – Forma de onda rectificada de media onda (CC y armónicos pares)  
 
 
Figura H.10 – Distribución informativa del contenido armónico de la forma de 
onda rectificada de media onda (el análisis de Fourier no está completo)  
Periodo (ms)  
Corriente en forma de onda  
Armónico   
Contenido DC y Armónico comparado con  50 Hz (%)  
Análisis de armónicos hasta el 20   
NORMA  PNMP 014  
METROLÓGICA PERUANA  164-175 
 
 
 
 ANEXO I  
(informativo)  
 
Forma de onda de ensayo  de sobre corriente de corta duración  
El Anexo I proporciona una explicación para determinar los valores de ensayo  para el 
ensayo  de sobre corriente de corta duración.  
Este ensayo  deberá demostrar la capacidad del medi dor para soportar una corriente de 
cortocircuito; esta corriente estará limitada por fusibles o dispositivos de protección de 
línea; la integral I2t de una semionda sinusoidal debe ser la medida si no se puede lograr 
una semionda sinusoidal exacta.  
Una for ma de onda semirrectificada sinusoidal tiene una amplitud de  
𝐼=30×𝐼𝑚á𝑥×√2=42,43×𝐼𝑚á𝑥 
Una forma de onda semirrectificada sinusoidal de amplitud I tiene generalmente un valor 
I2t de 
𝐸=𝐼2∫ (𝑠𝑒𝑛 𝜔𝑡)2𝑑𝑡𝑇/2
0=𝐼2
𝜔∫(𝑠𝑒𝑛 𝜑)2𝑑𝜑𝜋
0 
por lo tanto con  𝜔=2𝜋
𝑇 
𝐸=𝐼2×𝑇
4 
con 𝑇= 20 ms, el valor de I2t 
𝐸=(42,43×𝐼𝑚á𝑥)2×5×10−3 𝑠=9 𝑠×𝐼𝑚á𝑥2 
Ejemplo  
𝐼𝑚á𝑥=60 𝐴, 
𝐸=(2 545  𝐴)2×5×𝑚𝑠=32 400  [𝐴2𝑠]. 
Si la forma de onda de la sobre corriente de corta duración no puede ser exactamente 
media onda sinusoidal, entonces el valor I2t del impulso de corriente debe ser el mismo 
que para la media onda correcta.  
 
   
NORMA  PNMP 014  
METROLÓGICA PERUANA  165-175 
 
 
 
 ANEXO J  
(informativo)  
Ensayo  de variación de co rriente de carga rápida  
El Anexo J da la justificación para introducir el ensayo  de variación de corriente de carga 
rápida.  
La exactitud de los medidores de electricidad normalmente se define y verifica solo para 
condiciones estacionarias. Sin embargo, en situaciones prácticas, la corriente de carga 
puede variar frecuentemente con una gran amplitud. Algunos ejemplos son calentadores 
regulados por temperatura, acondicionadores de aire, sistemas de soldadura por arco, etc. 
Algunos diseños de medidores han mos trado errores de exactitud significativos en tales 
condiciones, principalmente debido a algoritmos de conmutación de ganancia de rango 
de corriente implementados incorrectamente. Est e ensayo  (9.4.12) está destinada a 
verificar la exactitud en condiciones d e carga variables utilizando diferentes ciclos de 
trabajo. Como la conmutación de carga y la conmutación de ganancia interna del medidor 
no están sincronizadas, el error de exactitud puede variar con el tiempo dependiendo de 
cómo se sincronizan los transit orios de conmutación de carga con respecto a la 
conmutación de ganancia. Si el tiempo de ensayo  es lo suficientemente largo, en este caso 
4 h, las condiciones de tiempo variarán de manera similar a las situaciones prácticas y 
pueden revelarse problemas de exactitud.  
   
NORMA  PNMP 014  
METROLÓGICA PERUANA  166-175 
 
 
 
 Anexo K  
(Normativo)  
Electroimán para probar la influencia de campos magnéticos producidos 
externamente  
 
K.1 Imán permanente para probar la influencia del campo magnético estático 
externo  
Especificación para imán NdFeB (imán de ensayo ): 
a) El material magnético es la aleación de neodimio -hierro -boro Nd2Fe14B 280/167 
según IEC 60404 -8-1:2015.  
b) La remanencia (densidad de flujo residual) del material es de 1 200 mT.  
c) La determinación de la remanencia se realiza de acuerdo con la norma IEC 6040 4-5: 
2015.  
d) Las dimensiones del imán son 50 × 50 × 25 mm, la superficie del polo es 50 × 50 mm. 
La densidad de flujo medida en el centro de la superficie del polo es de 400 mT ± 10 mT.  
K.2 Electroimán para probar la influencia del campo magnético estátic o externo con 
fuerza magnetomotriz de 1 000 At (amperio -vueltas) (ver Figura K.1)  
Especificación del material del núcleo del electroimán:  
a) El material magnético está formado por chapas de acero eléctrico no orientadas 
laminadas en frío.  
b) De acuerdo con  IEC 60404 -8-4:2013.  
c) El acero será M270 -35 A5 según EN 10027 -1:2016, Tabla 1.  
d) La superficie deberá tener un revestimiento soldable.  
   
NORMA  PNMP 014  
METROLÓGICA PERUANA  167-175 
 
 
 
  
Figura K.1 – Electroimán para probar la influencia del campo magnético estático 
externo con fuerza magnetomotriz de 1 000 At (amperios -vueltas)  
  
Medidor en ensayo    
Ejemplos de bobinado  vueltas    
vueltas    
laminación del núcleo   
NORMA  PNMP 014  
METROLÓGICA PERUANA  168-175 
 
 
 
 ANEXO L  
(normativo)  
Diagrama de circuito de ensayo  para el ensayo  de inmunidad a falla a tierra  
 
 
Figura L.1 – Circuito para simular condición de falla a tierra en fase 1  
 
 
Condición normal                                                               Condición de falla a tierra  
Figura L.2 – Tensiones en el medidor bajo ensayo  
  
Equipo de ensayo de medidor   
NORMA  PNMP 014  
METROLÓGICA PERUANA  169-175 
 
 
 
 ANEXO M  
(informativo)  
Rango de corriente del medidor  
 
 
Ist corriente de arranque (ver 3.5.2, 4.2.2)  
Imin Corriente mínima (ver 3.5.3, 4.2.3)  
In corriente nominal (ver 3.5.4, 4.2.1)  
Imax Corriente máxima (ver 3.5.5, 4.2.4)  
 
Figura M.1 – Rango de corriente del medidor  
 
Límites de porcentaje de error para la clase de exactitud: consulte las normas de requisitos  
particulares relevantes (clase de exactitud).  
  
Precisión de clase relajada  
Precisión de clase total  
Precisión de clase total  
Precisión de clase relajada  
Error de 
lectura  
Corriente   
NORMA  PNMP 014  
METROLÓGICA PERUANA  170-175 
 
 
 
 ANEXO N  
(informativo ) 
 
Aplicación a medidores de potencia de circuitos derivados  
 
N.1 Descripción general  
Este anexo contiene métodos de ensayo  y requisitos adicionales que se pueden aplicar a 
los medidores de energía de circuito derivado de ensayo de modelo . La intención de este 
anexo es solo brindar orientación. La aplicación de estos métodos de ensayo  adicionales 
no constituye el cumplimiento de este documento.  
 
N.2 Definiciones  
 
Medidor de ramal múltiple  
Medidor diseñado para medir la energía en múltiples circuitos derivados de la red de 
distribución eléctrica  
 
Nota 1 a la entrada: Los medidores de ramas múltiples generalmente se conectan a tr avés 
de LPIT y pueden tener una gran cantidad de canales de medición, uno para cada circuito 
de rama en el tablero de distribución o tablero de distribución.  
 
Canal 
Entrada analógica o digital en un medidor de múltiples ramas asociado con un circuito o 
fase conectado  
 
N.3 Generalidades  
Los siguientes requisitos son aplicables para la homologación de modelo  de medidores 
de ramales múltiples.  
 
a) Los medidores se diseñarán de modo que todos los canales sean idénticos.  
b) Solo para fines de ensayo , cada ram a incluye una salida de impulso individual o los 
registros tienen suficiente resolución para detectar un solo impulso, con una resolución 
mínima de 1 Wh.  
c) Si el medidor está diseñado para medir conexiones monofásicas, el medidor deberá 
cumplir con los lí mites de porcentaje de error para la clase de exactitud en la conexión 
monofásica. Esto se evaluará probando uno o más canales monofásicos (seleccionados 
aleatoriamente).  
d) Si el medidor está diseñado para medir conexiones trifásicas, los medidores deberá n 
cumplir con los límites de porcentaje de error para la clase de exactitud para las tres 
conexiones. Esto se evaluará probando un grupo de tres canales (seleccionados al 
azar).  
e) El medidor debe ser probado para influencias de canales cruzados (ver influ encias de 
canales cruzados).  
f) Para todos los demás requisitos para la aprobación de modelo , el medidor deberá 
cumplir con los requisitos en cada configuración. Para verificar que el modelo  de 
medidor cumple con todos los requisitos, l os ensayo s se llevar án a cabo en un número 
limitado de ramas, representativas de la configuración del caso más desfavorable en  
NORMA  PNMP 014  
METROLÓGICA PERUANA  171-175 
 
 
 
 relación con un ensayo , y están sujetas a un acuerdo entre el fabricante y el laboratorio 
de ensayo s. Probar estas ramas representativas es suficiente para verificar conformidad 
de todo el sistema.  
g) Los requisitos de autocalentamiento se cumplirán aplicando la máxima corriente y 
tensión en todos los ramales.  
h) Si el medidor está diseñado para operar con una familia de LPIT, con características 
idénticas, pero diferentes valores de corriente primaria, se deben realizar l os siguientes 
ensayos  en los modelos  adicionales de LPIT dentro de la familia:  
1) Exactitud por variación de corriente;  
2) Arranque;  
3) Sin carga.  
 
N.4 Influencias  entre canales  
El propósito de est e ensayo  es determinar si el rendimiento del medidor en un canal se ve 
afectado por la presencia de señales en otros canales. Solo es aplicable para medidores 
multi -rama.  
 
El medidor debe estar completamente conectado. Es decir, la energía fluirá en todos los 
canales. La exactitud del medidor en un canal deberá cumplir con los límites de porcentaje 
de error para la clase de exactitud bajo las siguientes condiciones, ver Tabla N.1.  
 
Tabla N.1 – Condiciones de ensayo  de influ encia de canal cruzado para medidores 
multicircuito  
Canal de ensayo  Otros canales  
corriente  Fator de potencia  corriente  Factor de potencia  
Sin corriente  Sin carga ver 7.6  Corriente 
máxima  Cos phi 1, 0,5 ind. y  
0,5 cap.  
Sen phi 1, 0,5 ind. y 0,5  
cap. Corriente mínima  1 
Corriente mínima  0,5 inductiva  
Corriente mínima  0,8 capacitivo  
Por ejemplo: cuando el canal de ensayo  se carga con corriente nominal, factor de potencia 
1, el ensayo  se realiza con los otros canales cargados con factores de potencia 1, 0,5 
inductivo y 0,8 capacitivo.  
 
N.5 Configuración de canales y sellado para medidores multi -rama  
La configuración de los canales para medidores de ramales múltiples se considera un 
parámetro metrológicamente relevante. La configuración de los canales incluye qué 
canales se agrupan para medir circuitos polifásicos.  
 
Para medidores de ramas múltiples, los sellos metrológicas también deben asegurar el 
medidor junto con los LPIT conectados.  
 
N.6 Verificación para medidores multi -derivación  
Los siguientes requisitos son aplicables para la verificación de medidores de múltiples 
ramales:  
 
a) Si el medidor está destinado a medir conexiones monofásicas, l os ensayo s de  
NORMA  PNMP 014  
METROLÓGICA PERUANA  172-175 
 
 
 
 verificación se realizarán e n cada canal monofásico del medidor.  
b)  Si el medidor está destinado a medir conexiones trifásicas, l os ensayo s de 
verificación se realizarán en cada grupo de canales trifásicos del medidor. Tenga 
en cuenta que si el medidor está diseñado para permitir flexibilidad en la forma 
de agrupar tres canales, esto podría resultar en una gran cantidad de 
combinaciones. Por ejemplo, hay 59 640 combinaciones de tres canales para un 
medidor de 72 canales. En este caso, basta con probar un subconjunto de las 
combinac iones, normalmente cada conjunto de grupos secuenciales de tres 
canales (1, 2, 3), (4, 5, 6), etc.  
   
NORMA  PNMP 014  
METROLÓGICA PERUANA  173-175 
 
 
 
 ANEXO O  
(informativo)  
 
Resumen de los cambios técnicos  
 
Esta edición incluye los siguientes cambios técnicos significativos con respecto a la 
edición anterior:  
 
a) Se eliminaron todos los requisitos de seguridad del medidor; los requisitos de 
seguridad del medidor están cubiertos en IEC 62052 -31:2015;  
b)  Requisitos incluidos para el consumo de energía del medidor y los requisitos de 
tensión de IEC 6205 3-61; Se retira IEC 62053 -61; 
c)  Requisitos incluidos para símbolos de medidores de IEC 62053 -52; Se retira IEC 
62053 -52; 
d)  Requisitos incluidos para dispositivos de salida de impulsos de medidor de IEC 
62053 -31; Se retira IEC 62053 -31; 
e)  Se trasladar on las descripciones de todos los requisitos generales y métodos de 
ensayo  de IEC 62053 -21:2020, IEC 62053 -22:2020, IEC 62053 -23:2020, IEC 
62053 -24:2020 a IEC 62052 -11; IEC 62053 -21:2020, IEC 62053 -22:2020, IEC 
62053 -23:2020, IEC 62053 -24:2020 contienen so lo requisitos específicos de clase 
de exactitud;  
f)  Se agregaron nuevos requisitos y ensayo s en relación con:  
1) Medidores con pantallas indicadoras separadas y medidores sin pantallas 
indicadoras (cláusula 1);  
2) Disposiciones de sellado del medidor (5.5);  
3) Incertidumbre y repetibilidad de la medición (7.8);  
4) Medición del tiempo de arranque inicial del medidor (7.5);  
5) Exactitud en el cronometraje (7.11);  
6) Durabilidad (8.4);  
7) Influencia de variaciones rápidas de corriente de carga (9.4.12);  
8) Inmunidad a perturbaciones de corriente diferencial conducida en el rango 
de frecuencia de 2 kHz -150 kHz (9.3.8);  
9) Ensayo  de inmunidad de onda circular (9.3.10);  
10) Caídas de tensión, interrupciones breves y variaciones de tensión en l os 
ensayo s de inmunidad del puerto de alimentación de entrada de CC 
(9.3.2.2);  
11)  Informe de ensayo de modelo  (10.2).  
g)  Criterios de aceptación actualizados y aclarados para l os ensayo s de influencias 
externas;  
h)  Ensayos revisados y actualizado s de inmunidad a las  influencias y perturbaciones 
electromagnéticas según las últimas ediciones de las publicaciones básicas de CEM. 
 
   
NORMA  PNMP 014  
METROLÓGICA PERUANA  174-175 
 
 
 
 ANEXO P  
(informativo)  
 
Calendario de ensayos  - 
Secuencias de ensayos  recomendad os 
 
No Ensayos  Requisitos 
generales 
clausula IEC 
62052 -11 Medidores CA 
electromecánicos  Medidores CA 
electrónicos 
(estáticos)  Medidores CC 
electrónicos 
(estáticos)  
1 Ensayo  de requisitos de seguridad  5    
1.1 Ensayos  relacionadas a seguridad  5.1 IEC 62052 -31: 
2015  IEC 62052 -31: 
2015  IEC 62052 -31: 
2015  
2 Ensayo s de requerimientos 
mecánicos  5.2    
2.1 Ensayo  de choque  5.2.1  X X X 
2.2 Ensayo  de vibración  5.2.2  X X X 
2.3 Terminales -bloque(s)terminal  5.4 IEC 62052 -31: 
2015  IEC 62052 -31: 
2015  IEC 62052 -31: 
2015  
3 Ensayo  de requisitos generales  4.5.6     
3.1 Consumo de energía  4.4 X X X 
3.1 Salida de ensayo  óptico  5.8.2.2  X X X 
3.2 Salida de impulso eléctrico  5.8.3.2  X X X 
3.3 Entrada de impulso eléctrico  5.9.2  X X X 
3.4 Marcado de medidor  6.2 IEC 62052 -31: 
2015  IEC 62052 -31: 
2015  IEC 62052 -31: 
2015  
4 Ensayo  de requisitos de precisión  7    
4.1 Constante de medidor  7.4 X X X 
4.2 Ensayo  en marcha inicial de medidor  7.5 X X X 
4.3 Ensayo  de condición sin carga  7.6 X X X 
4.4 Ensayo  de corriente de arranque  7.7 X X X 
4.5 Ensayo  de repetibilidad  7.8 X X X 
4.6 Límites de error debido a la 
variación de la corriente  7.9 IEC 62053 -11: 
2003  IEC 62053 -21: 
2020  
IEC 62053 -22: 
2020  
IEC 62053 -23: 
2020  
IEC 62053 -24: 
2020  IEC 62053 -41: 
2021  
4.7 Ensayo  de precisión de registro de 
tiempo  7.11 X X X 
5 Ensayo  para compatibilidad 
electromagnética (CEM) y límites 
de error debido a cantidades de 
influencia  9.3, 
7.10    
5.1 Límites de porcentaje de error 
debido a las cantidades de influencia  7.10  IEC 62053 -21: 
2020  
IEC 62053 -22: 
2020  
IEC 62053 -23: 
2020  
IEC 62053 -24: 
2020  IEC 62053 -41: 
2021  
5.2 Caídas de tensión e interrupciones 
breves  9.3.2   X X 
5.3 Ensayo  de inmunidad de descarga 
electrostática  9.3.3   X X 
5.4 Ensayo  de inmunidad de campo 
electromagnético radiado, de 
radiofrecuencia  9.3.4,  
9.3.5   X X 
5.5 Ensayo  de inmunidad a transitorios 
eléctricos rápidos/ráfagas  9.3.6   X X 
 
   
NORMA  PNMP 014  
METROLÓGICA PERUANA  175-175 
 
 
 
  
No Ensayos  Requisitos 
generales 
clausula IEC 
62052 -11 Medidores CA 
electromecánicos  Medidores CA 
electrónicos 
(estáticos)  Medidores CC 
electrónicos 
(estáticos)  
5.6 Inmunidad  a perturbaciones 
conducidas, inducidas por campos de 
radiofrecuencia  9.37  X X 
5.7 Ensayo  de inmunidad a perturbaciones 
de modo diferencial conducidas y 
señalización en el rango de frecuencia 
de 2 kHz a 150 kHz en puertos de 
alimentación de CA  9.3.8   X X 
5.8 Ensayo  de inmunidad contra 
sobretensiones  9.3.9   X X 
5.9 Ensayo  de inmunidad de onda circular  9.3.10   X X 
5.10 Ensayo  de inmunidad de onda 
oscilatoria amortiguada  9.3.11   X X 
5.11 Campos magnéticos estáticos externos  9.3.12   X X 
5.12 Ensayo  de inmunidad de campo 
magnético de frecuencia industrial  9.3.13   X X 
5.13 Requisitos de emisión  9.3.14   X X 
6 Ensayo  de inmunidad a otras 
cantidades de influencia  9.4 
7.10    
6.1 Límites de error debido a cantidades 
de influencia  7.10  IEC 62053 -21: 
2020  
IEC 62053 -22: 
2020  
IEC 62053 -23: 
2020  
IEC 62053 -24: 
2020  IEC 62053 -41: 
2021  
6.2 Armónicos en los circuitos de 
corriente y tensión  ensayo  de 5º 
armónico  9.4.2.2  X X  
6.3 Inter armónicos en el circuito de 
corriente: ensayo  de forma de onda 
disparada en ráfaga  9.4.2.3  X X  
6.4 Armónicos impares en el circuito de 
corriente  9.4.2.4  X X  
6.5 CC y armónicos pares: ensayo  de 
forma de onda rectificada de media 
onda  9.4.2.5  X X  
6.6 Variación de tensión  9.4.3  X X X 
6.7 Variación de la temperatura ambiente  9.4.4  X X X 
6.8 Interrupción de tensión de fase  9.4.5  X X X 
6.9 Variación de frecuencia  9.4.6  X X X 
6.10 Secuencia de fase inversa  9.4.7  X X X 
6.11 Variación de tensión auxiliar  9.4.8  X X X 
6.12 Operación de dispositivos auxiliares  9.4.9  X X X 
6.13 Sobre corrientes de corta duración  9.4.10  X X X 
6.14 Autocalentamiento  9.4.11  X X X 
6.15 Variaciones rápidas de corriente de 
carga  9.4.12  X X X 
6.16 Falla conexión a tierra  9.4.13  X X X 
7 Ensayos  del efecto de los ambientes 
climáticos  8.3,  
8.4    
7.1 Ensayo  de calor seco  8.3.3  X X X 
7.2 Ensayo  de frío  8.3.4  X X X 
7.3 Calor húmedo, ensayo cíclico  8.3.5  X X X 
7.4 Protección contra la radiación solar  8.3.6  X X X 
7.5 Durabilidad  8.4 X X X