i 
 NORMA  METROLÓGICA  NMP 005-1 
PERUANA  2018 
 
Dirección  de Metrología - INACAL  
Calle La s Camelias  817, San Isidro  (Lima 27) Lima, Perú  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MEDIDORES DE AGUA PARA AGUA POTABLE FRÍA 
Y AGUA CALIENTE .  
Parte 1: Requisitos metrológicos y técnicos.  
 
WATER METERS FOR CO LD POTABLE WATER AND HOT WATER  
Part 1: Metrological and technical requirements   
 
(Equiv. : OIML R 49 -1:2013 Water meters for co ld potable water and hot water - Part 1: 
Metrological and technical requirements ) 
 
2018-09-03 
3ª Edición  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resolución Directoral 007-2018-INACAL/DM. Publicada el 2018 -09-21 Basado en 63 páginas  
I.C.S.: 91.140.60   
Descriptores: Metrología, flujo, medición de flujo, medidores de agua, agua potable fría, agua caliente.  
 ii 
  
ÍNDICE  
 
 PREFACIO  ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ...... iv 
1  OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN  ................................ ................................ ..........................  1 
2 REFERENCIAS NORMATIVAS  ................................ ................................ ................................ ..... 1 
3 TÉRMINOS Y DEFINICIONES ................................ ................................ ................................ ....... 2 
3.1 Medidor de agua y sus componentes  ................................ ................................ ................................ . 2 
3.2 Características metrológicas  ................................ ................................ ................................ ..............  6 
3.3 Condiciones de funcionamiento  ................................ ................................ ................................ .........  9 
3.4 Condiciones de ensayo  ................................ ................................ ................................ ....................  11 
3.5 Equipos electrónicos y eléctricos  ................................ ................................ ................................ ..... 14 
4.  REQUISITOS METROLÓGICOS  ................................ ................................ ................................ .. 16 
4.1.  Valores de Q 1, Q2, Q 3 y Q 4 ................................ ................................ ................................ ..............  16 
4.2.  Clase de exactitud y error máximo permitido  ................................ ................................ ..................  17 
4.3.  Requisitos para medidores y dispositivos auxiliares  ................................ ................................ ........  20 
5.  Medidores de agua equipados con dispositivos electrónicos ................................ ............................  22 
5.1.  Requisitos generales  ................................ ................................ ................................ ........................  22 
5.2.  Fuente de alimentación  ................................ ................................ ................................ ....................  23 
6.  REQUISITOS TÉCNICOS  ................................ ................................ ................................ .............  25 
6.1.  Materiales y construcción de medidores de agua  ................................ ................................ .............  25 
6.2.  Ajuste y corrección  ................................ ................................ ................................ ..........................  26 
6.3.  Condiciones de instalación  ................................ ................................ ................................ ..............  27 
6.4.  Condiciones nominales de funcionamiento ................................ ................................ ......................  29 
6.5.  Pérdida de presión  ................................ ................................ ................................ ...........................  29 
6.6.  Marcas e inscripciones  ................................ ................................ ................................ .....................  30 
6.7.  Dispositivo indicador  ................................ ................................ ................................ .......................  33 
6.8.  Dispositivos de protección  ................................ ................................ ................................ ...............  39 
7.  CONTROLES METROLÓGICOS ................................ ................................ ................................ .. 40 
7.1.  Condiciones de referencia  ................................ ................................ ................................ ................  40 
7.2.  Evaluación y aprobación de modelo  ................................ ................................ ................................  41 
7.3.  Verificación inicial  ................................ ................................ ................................ ..........................  50 
ANEXOS  
A ENSAYOS DE FUNCIONAMIENTO DE MEDIDORES DE AGUA CON DISPOSITIVOS 
ELECTRÓNICOS  ................................ ................................ ................................ ...........................  52 
A.1  Generalidades  ................................ ................................ ................................ ................................ .. 52 
A.2 Clasificación ambiental  ................................ ................................ ................................ ...................  52 
A.3  Ambientes electromagnéticos  ................................ ................................ ................................ ..........  53 
A.4 Evaluación y aprobación de modelo de una calculadora  ................................ ................................ .. 53 
A.5 Ensayos de funcionamiento  ................................ ................................ ................................ .............  54 
B. SISTEMAS DE VERIFICACIÓN ................................ ................................ ................................ ... 55 iii 
 B.1 Acciones de los sistemas de verificación  ................................ ................................ .........................  55 
B.2 Sistemas de verificación del transductor de medic ión ................................ ................................ ...... 56 
B.3 Sistemas de verificación de la calculadora  ................................ ................................ .......................  58 
B.4 Sistema de verificación del dispositivo indicador  ................................ ................................ ............  59 
B.5 Sistemas de verificación de dispositivos auxiliares  ................................ ................................ ..........  60 
B.6 Sistemas de verificación de los instrumentos de medición asociados  ................................ ..............  61 
C. ERRORES PERMITIDO S DURANTE EL FUNCIONAMIENTO Y LA VERIFICACIÓN 
POSTERIOR  ................................ ................................ ................................ ................................ ... 62 
 BIBLIOGRAFÍA  ................................ ................................ ................................ .............................  63 
 
 
---oooOooo --- 
 
  iv 
 PREFACIO  
A. Reseña histórica  
A.1 La Dirección  de Metrología de IN ACAL , se ha basado en la Recomendación  
Internacional O IML R 49 -1:2013 “Water meters for cold potable water and hot water — 
Part 1: Metrological and technical requirements ”, para obtene r la Norma Metrológica 
Peruana NMP 005 -1:201 8 MEDIDORES DE AGUA PARA AGUA POTABLE FRÍA Y 
AGUA CALIENTE. Parte 1: Requisitos metrológicos y técnicos . 
A.2 La presente Norma Metrológica Peruana ha sido elaborado mediante un “Sistema 
de Adopción ” de elaboración de Normas Metrológicas Peruanas, de acuerdo a lo 
establecido en el literal “A)” del artículo 9 del “Procedimiento de Elaboración y 
Aprobación de No rmas Metrológicas Peruanas” - 1ra edición, aprobado mediante 
resolución N° 002 -2012/SNM -INDECOPI y publicado el 17 de mayo de 2012.  
A.3 La presente Norma Metrológica Peruana presenta cambios editoriales y 
estructurales  de acuerdo a las Guías Peruanas GP 0 01:2016  y GP 002: 2016 . 
---oooOooo ---  
NORMA  METROLÓGICA   NMP 005-1 
PERUANA   1 de 63 
 
 
 MEDIDORES DE AGUA PARA AGUA POTABLE 
FRÍA Y AGUA CALIENTE.  
Parte 1:  Requisitos metrológicos y técnicos  
1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN  
La presente Norma Metrológica Peruana especifica los requisitos metrológicos y técnicos 
aplicables a los medidores de agua potable fría y agua caliente que circula por un conducto 
cerrado completamente lleno . Estos medidores de agua incorporan dispositivos q ue 
indican el volumen integrado.  
Además de los medidores de agua cuyo funcionamiento se basa en los principios 
mecánicos, la presente Norma Metrológica Peruana , aplica a los dispositivos cuyo 
funcionamiento se basa en un principio eléctrico o electrónico, así como a un 
funcionamiento mecánico que incluye dispositivos electrónicos utilizados para medir el 
volumen suministrado de agua potable fría y agua caliente.  
Asimismo, la presente Norma Metrológica Peruana aplica a dispositivos auxiliares 
electrónicos. Los dispositivos auxiliares son opcionales. Sin embargo, es posible que se 
vuelvan obligatorios algunos dispositivos auxiliares en relación con el uso de los 
medidores de agua.  
Los temas  relacionado s a las “características técnicas  (tamaño, dimensiones, conexión 
roscada, conexión embridada,…)  y a los requisitos de instalación de medidores de agua” ; 
se encuentran especificadas  en la ISO 4064 -4:2014 y ISO 4064 -5:2015, respectivamente.  
2. REFERENCIAS NORMATIVAS  
Los siguientes documentos, en su totalidad o en forma parcial, se mencionan de manera 
normativa en l a presente Norma Metrológica Peruana y son indispensables para su 
aplicación. Para las referencias con fecha, solo se aplica la edición citada. Para las 
refere ncias sin fecha, se aplica la última edición del documento citado (incluyendo las 
eventuales modificaciones).  
- NMP 005 -2:2018 , Medidores de agua para agua potable fría y agua caliente 
— Parte 2: Métodos de ensayo .  
NORMA  METROLÓGICA   NMP 005-1 
PERUANA   2 de 63 
 
 
 - NMP 005 -3:2018 , Medidores de agua para agua potable fría y agua caliente 
— Parte 3: Formato del informe de ensayo . 
3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES  
Para los fines del presente documento, se aplican las siguientes definiciones.  
NOT A Esta terminología se ajusta a la utilizada en la VIM 2012 (INACAL)[1], VIML 2013 
(INACAL)[2] y OIML D 11[3]. Aquí se mencionan versiones modificadas de algunos términos 
definidos en las Referencias [1]–[3]. 
3.1. Medidor de agua y sus componente s 
3.1.1.  medidor de agua : instrumento destinado a medir de manera continua, 
memorizar y visualizar el volumen de agua que pasa por el transductor de medición en 
las condiciones de medición . 
Nota 1: Un medidor de agua incluye por lo menos un transductor de medición, una calculadora 
(incluyendo los dispositivos de ajuste o  de corrección si están presentes) y un dispositivo indicador. Estos 
tres dispositivos pueden encontrarse en cubiertas diferentes.  
Nota 2: Un medidor de agua puede ser un medidor de combinación (ver 3.1.16).  
Nota 3: En esta Norma, a un medidor de agua tamb ién se le denomina “medidor”.  
3.1.2.  transductor de medición : parte del medidor que transforma el caudal o 
volumen de agua a medir en señales que se transmiten a la calculadora, e incluye el sensor . 
Nota: El transductor de medición puede funcionar de manera autónoma o utilizar una fuente de 
alimentación eléctrica externa y puede basarse en un principio mecánico, eléctrico o electrónico.  
3.1.3.  sensor : elemento de un medidor directamente afectado por la acción del 
fenómeno, cuerpo o sustancia portador de la magnitud a medir .  
NORMA  METROLÓGICA   NMP 005-1 
PERUANA   3 de 63 
 
 
 [FUENTE: VIM 2012 (INACAL) , 3.8, modificada — Se sustituye “sistema de medición” por 
"medidor"].  
Nota: En el caso de un medidor de agua, el sensor puede ser un disco, pistón, rueda, elemento de turbina, 
los electrodos de un medidor electromagnétic o u otro elemento. El elemento detecta el caudal o volumen 
de agua que pasa por el medidor, y se le denomina “sensor de flujo” o “sensor de volumen”.  
3.1.4.  calculadora : parte del medidor que transforma las señales de salida 
provenientes del(los) transductor(es) de medición y, posiblemente, de instrumentos 
de medición asociados, y, si es apropiado, almacena los resultados en la memoria 
hasta que se utilicen . 
Nota 1: El sistema de engranaje de un medidor mecánico se considera como la calculadora de ese medidor.  
Nota 2: La calculadora puede estar provista de sistemas de comunicación de emisión y recepción con los 
dispositivos auxiliares.  
3.1.5.  dispositivo indicador : parte del medidor que proporciona una indicación 
correspondiente al volumen de agua que pasa por el medidor  
Nota: Para conocer la definición del término “indicación”, ver la VIM 2012 (INACAL), 4.1.  
3.1.6.  dispositivo de ajuste : parte del medidor que permite ajustar el medidor de modo 
que la curva de error de este último se desplace generalmente paralela a sí misma, para hacer que 
los errores se encuentren dentro de los límites del error máximo permitido  
Nota: Para conocer la defi nición del término “ajuste de un sistema de medición”, ver la VIM 2012 
(INACAL), 3.11 . 
3.1.7.  dispositivo de corrección : dispositivo conectado o integrado al medidor para la 
corrección automática del volumen de agua en las condiciones de medición, tomando en cuen ta 
el caudal y/o las características del agua que se debe medir, y las curvas de calibración 
preestablecidas  
Nota 1: Las características del agua, por ejemplo, la temperatura y la presión, pueden medirse utilizando 
instrumentos de medición asociados o alma cenarse en una memoria del medidor.   
NORMA  METROLÓGICA   NMP 005-1 
PERUANA   4 de 63 
 
 
 Nota 2: Para conocer la definición del término “corrección”, ver la VIM 2012 (INACAL), 2.53.  
3.1.8.  dispositivo auxiliar: dispositivo destinado a realizar una función 
específica, directamente implicada en la elaboración, la transmisión o la visualización 
de los valores medidos  
Nota 1: Para conocer la definición del término “valor medido”, ver la VIM 2012 (INACAL), 2.10.  
Nota 2: Los principales dispositivos auxiliares son:  
a) dispositivo de puesta a cero;  
b) dispositivo indicador de  precio;  
c) dispositivo indicador de repetición;  
d) dispositivo de impresión;  
e) dispositivo de memoria;  
f) dispositivo de control de tarificación;  
g) dispositivo de predeterminación;  
h) dispositivo de autoservicio;  
i) detector de movimiento del sensor de flujo (para detectar el movimiento del sensor de flujo antes 
de que sea claramente visible en el dispositivo indicador);  
j) dispositivo de lectura a distancia (que pueda incorporarse de forma permanente o añadirse 
temporalmente).   
NORMA  METROLÓGICA   NMP 005-1 
PERUANA   5 de 63 
 
 
 Nota 3: Dependiendo de la legislación nacional, lo s dispositivos auxiliares pueden estar sujetos a un 
control metrológico legal.  
3.1.9.  dispositivo de control de tarificación : dispositivo que asigna los valores 
medidos a diferentes registros, en función de la tarificación u otros criterios, teniendo 
cada registr o la posibilidad de ser leído individualmente  
3.1.10.  dispositivo de predeterminación : dispositivo que permite seleccionar la 
cantidad de agua a medir y que detiene automáticamente el flujo de agua después de haber 
medido la cantidad seleccionada  
3.1.11.  instrumento de medición asociado : instrumento conectado a la calculadora o 
el dispositivo de corrección para medir una cantidad de agua característica, con miras a realizar 
una corrección y/o conversión  
3.1.12.  medidor para dos socios constantes : medidor que se instala de forma 
permanente y se utiliza únicamente para las entregas entre un proveedor y un cliente  
3.1.13.  medidor  en línea : tipo de medidor instalado en un conducto cerrado mediante 
las conexiones finales proporcionadas con el medidor  
Nota: Las conexiones finales pueden ser ro scadas o con bridas . 
3.1.14.  medidor completo : medidor cuyo transductor de medición, calculadora y 
dispositivo indicador no son separables  
3.1.15.  medidor combinado : medidor cuyo transductor de medición, calculadora y 
dispositivo indicador son separables  
3.1.16.  medidor  de combinación : medidor compuesto de un medidor grande, un 
medidor pequeño y un dispositivo de conmutación que, dependiendo de la magnitud del caudal 
que pasa por el medidor, conduce automáticamente el agua por el medidor pequeño, el medidor 
grande o ambo s 
Nota: La lectura del medidor se obtiene a partir de dos totalizadores independientes o de un totalizador 
que suma los valores de los dos medidores de agua.   
NORMA  METROLÓGICA   NMP 005-1 
PERUANA   6 de 63 
 
 
 3.1.17.  equipo sometido a ensayo  (ESE):  medidor completo, subconjunto o 
dispositivo auxiliar sometido a un  ensayo  
3.1.18.  medidor concéntrico  tipo de medidor que se instala en un conducto cerrado 
mediante un múltiple  
Nota : Los conductos de entrada del medidor y de salida del múltiple son coaxiales a la altura de 
su unión.  
3.1.19.  múltiple del medidor concéntrico : accesorio de  tubería específico para la 
conexión de un medidor concéntrico  
3.1.20.  medidor  de cartuchos : tipo de medidor instalado en un conducto cerrado 
mediante un accesorio intermedio llamado interfaz de conexión  
Nota : Los conductos de entrada del medidor y de salida de la  interfaz de conexión son 
concéntricos o axiales según se especifica en ISO 4064 -4. 
3.1.21.  interfaz de conexión del medidor de cartuchos : accesorio de tubería 
específico para la conexión de un medidor de cartuchos axial o concéntrico  
3.1.22.  medidor con módulo metrológic o intercambiable : medidor con un caudal 
permanente ≥16 m3/h, compuesto de una interfaz de conexión y un módulo metrológico 
intercambiable provenientes de la misma aprobación de modelo  
3.1.23.  módulo metrológico intercambiable : módulo autónomo compuesto de un 
transductor de medición, una calculadora y un dispositivo indicador  
3.1.24.  interfaz  de con exión para medidores equipados con módulos metrológicos 
intercambiables : accesorio de tubería específico para la conexión de módulos 
metrológicos intercambiables   
NORMA  METROLÓGICA   NMP 005-1 
PERUANA   7 de 63 
 
 
 3.2. Característ icas metrológicas  
3.2.1.  volumen real  (Va): volumen total de agua que pasa por el medidor, 
independientemente del tiempo tomado  
Nota  1: Se trata del mensurando.  
Nota  2: El volumen real se calcula a partir de un volumen de referencia determinado por un patrón 
de medición adecuado, tomando en cuenta las diferencias de las condiciones de medición, según 
corresponda.  
3.2.2.  volumen indicado  (Vi): volumen de agua indicado por el medidor, 
correspondiente al volumen real  
3.2.3.  indicación primaria : indicación sujeta a un control metrológico legal  
3.2.4.  error : valor medido de una magnitud menos un valor de referencia  
[FUENTE: VIM  2012 (INACAL) , 2.16]  
Nota  1: Para la aplicación de  la presente Norma Metrológica Peruana , el volumen indicado se 
considera como la cantidad medida y el volumen real como la cantidad de referencia. A la 
diferencia entre el volumen indicado y el volumen real se le denomina error (de  indicación).  
Nota  2: En est a NMP , el error (de indicación) se expresa en porcentaje del volumen real y es igual 
a: (𝑉𝑖−𝑉𝑎)
𝑉𝑎×100  %  
3.2.5.  error máximo permi tido EMP : valor extremo del error de medición, con 
respecto a un valor de referencia conocido, que es permitido por las especificaciones o 
reglamentaciones para un medidor dado  
[FUENTE: VIM 2012 (INACAL), 4.26, modificada — Se sustituye “medición, 
instrumento de medición o sistema de medición” por “medidor”].   
NORMA  METROLÓGICA   NMP 005-1 
PERUANA   8 de 63 
 
 
 3.2.6.  error intrínseco : error de un medidor determinado en las condicio nes de 
referencia  
[FUENTE: OIML D 11:2013, 3.8, modificada — Se sustituye “instrumento de 
medición” por “medidor”].  
3.2.7.  error intrínseco inicial : error intrínseco de un medidor determinado antes 
de los ensayos de funcionamiento y las evaluaciones de durabilida d 
[FUENTE: OIML D 11:2013, 3.9, modificada — Se sustituye “instrumento de 
medición” por "medidor"].  
3.2.8.  falla : diferencia entre el error (de indicación) y el error intrínseco de un medidor  
[FUENTE: OIML D 11:2013, 3.10, modificada — Se ha colocado "de indicación" entre 
paréntesis; se sustituye “instrumento de medición” por "medidor"].   
3.2.9.  falla  significativa : falla cuyo valor es superior al valor especificado en la 
presente Norma Metrológica Peruana.  
[FUENTE: OIML D 11:2013, 3.12, modificada — Se sustituye  “la Recomendación 
relevante ” por “ la presente Norma Metrológica Peruana ”.] 
Nota : Ver 5.1.2, que especifica el valor de una falla significativa.  
3.2.10.  durabilidad : capacidad de un medidor para mantener sus características 
de desempeño durante un período de uso  
[FUENTE: OIML D 11:2013, 3.18, modificada — Se sustituye “instrumento de 
medición” por "medidor"].  
3.2.11.  condiciones de Medición: condiciones del agua, cuyo volumen se debe 
medir, en el punto de medición   
NORMA  METROLÓGICA   NMP 005-1 
PERUANA   9 de 63 
 
 
 EJEMPLO  Temperatura y presión del agua.  
3.2.12.  primer  elemento de un dispositivo indicador : elemento que, en un 
dispositivo indicador compuesto de varios elementos, lleva la escala graduada con el intervalo 
de escala de verificación  
3.2.13.  intervalo de escala de verificación : división de escala más pequeña del primer 
elemento de un dispositivo indicador  
3.2.14.  resolución de un dispositivo visualizador : diferencia más pequeña entre 
indicaciones visualizadas, que puede distinguirse de forma significativa.  
[FUENTE: VIM 2012 (INACAL), 4.15]  
Nota : Para un dispositivo indica dor digital, se trata del cambio de indicación cuando la cifra 
menos significativa cambia en una etapa.  
3.3. Condiciones de funcionamiento  
3.3.1.  Caudal  (Q): Q = dV/dt donde V es el volumen real y t es el tiempo transcurrido 
para que este volumen pase por el medidor . 
Nota  1 de la entrada: En ISO 4006:1991[4], 4.1.2, se prefiere el uso del símbolo qv para esta 
cantidad, pero en esta Norma Internacional se utiliza Q porque está bien establecido en la 
industria.  
3.3.2.  caudal permanente  (Q3): caudal más alto dentro de las condiciones nominales de 
funcionamiento, para el cual el medidor debe funcionar dentro de los límites del error máximo 
permitido . 
Nota  1: En est a Norma Metrológica Peruana , el caudal se expresa en m3/h. Ver 4.1.3.  
3.3.3.  caudal de so brecarga  (Q4): caudal más alto para el cual el medidor debe 
funcionar durante un corto período dentro de los límites del error máximo permitido ,  
NORMA  METROLÓGICA   NMP 005-1 
PERUANA   10 de 63 
 
 
 manteniendo a la vez su desempeño metrológico cuando se lo hace funcionar posteriormente 
dentro de las condiciones nominales de funcionamiento  
3.3.4.  caudal  de transición  (Q2): caudal que se produce entre el caudal permanente y 
el caudal mínimo, dividiendo el alcance de caudal en dos zonas, la “zona superior de caudal” y 
la “zona inferior de caudal”, cada una de las cuales se caracteriza por sus propios errores 
máximos permitido s. 
3.3.5.  caudal mínimo  (Q1): caudal más bajo para el cual el medidor debe funcionar 
dentro de los límites del error máximo permitido . 
3.3.6.  caudal de conmutación  del medidor de combinación  (Qx): caudal para el 
cual el flujo del medidor más grande se detiene con el caudal decreciente  (Qx1) o se inicia 
con el caudal creciente  (Qx2). 
3.3.7.  temperatura  mínima admisible  (TmA): temperatura mínima del agua que 
un medidor puede resistir de forma permanente, dentro de sus condiciones nominales de 
funcionamiento, sin el deterioro de su desempeño metrológico . 
Nota : La TmA es el límite inferior de las condiciones nominales de funcionamiento para la 
temperatura.  
3.3.8.  temperatura máxima admisible  (TMA ) temperatura máxima del agua que 
un medidor puede resistir de forma permanente, dentro de sus condiciones nominales de 
funcionamiento, sin el deterioro de su desempeño metrológico . 
Nota : La TMA es el límite superior de las condiciones nominales de funcionamiento para la 
temperatura.  
3.3.9.  presión máxima admisible  (PMA): presión interna máxima que un medidor 
puede resistir de forma permanente, dentro de sus condiciones nominales de 
funcionamiento, sin el deterioro de su desempeño metrológico . 
3.3.10.  temperatura de trabajo  (Tw): temperatura del agua en la tubería, medida 
aguas arriba del medidor .  
NORMA  METROLÓGICA   NMP 005-1 
PERUANA   11 de 63 
 
 
 3.3.11.  presión de trabajo  (pw): presión (manométrica) promedio del agua en la 
tubería, medida aguas arriba y aguas abajo del medidor . 
3.3.12.  pérdida de presión  (Δp): disminución irrecuperable de presión, con un 
determinado caudal, causada por la presencia del medidor en la tubería . 
3.3.13.  caudal  de ensayo : caudal medio durante un ensayo, calculado a partir de 
las indicaciones de un dispositivo de referencia calibrado . 
3.3.14.  diámetro nominal  (DN): designación alfanumérica de dimensión de los 
componentes de una red de tuberías, que se utiliza par a fines de referencia . 
Nota  1: El diámetro nominal se indica con las letras DN seguidas de un número entero 
adimensional que está indirectamente relacionado con las dimensiones reales, en milímetros, del 
calibre o del diámetro exterior de las conexiones fi nales.  
Nota  2: El número que viene después de las letras DN, no representa un valor medible y no debería 
utilizarse para fines de cálculo, salvo si la norma pertinente lo especifica.  
Nota  3: En las normas que utilizan el sistema de designación DN, se deber ía indicar cualquier 
relación entre DN y las dimensiones de los componentes, por ejemplo, DN/DE o DN/DI.  
3.4. Condiciones de ensayo  
3.4.1.  magnitud de influencia : magnitud que, en una medición directa, no afecta 
a la magnitud que realmente se está midiendo, pero sí afecta a la relación entre la 
indicación y el resultado de medición.  [FUENTE: VIM 2012 (INACAL), 2.52]  
EJEMPLO : La temperatura ambiente del medidor es un a magnitud de influencia, 
mientras que la temperatura del agua que pasa por el medidor  afecta el mensurando.  
3.4.2.  factor  de influencia : magnitud de influencia cuyo valor se encuentra dentro 
de las condiciones nominales de funcionamiento de un medidor especificadas en la 
presente Norma Metrológica Peruana.   
NORMA  METROLÓGICA   NMP 005-1 
PERUANA   12 de 63 
 
 
 [FUENTE: OIML D 11:2013, 3.15.1, modificado — Se sustituye “instrumento de 
medición” por "medidor"; se sustituye “la Recomendación relevante ” por “ la presente 
Norma Metrológica Peruana ”] 
3.4.3.  perturbación : magnitud de influencia cuyo valor se encuentra dentro de los 
límites especificados en la presente Norma Metrológica Peruana,  pero fuera de las 
condiciones nominales de funcionamiento especificadas del medidor  
[FUENTE: OIML D 11:2004, 3.15.2, modificada — Se sustituye "la Recomendación 
relevante " por “ la presente Norma Metrológica Peruana ”; se sustituye ·instrumento de 
medición"  por “medidor”]  
Nota : Una magnitud de influencia es una perturbación si no se especifican las condiciones 
nominales de funcionamiento para esa magnitud de influencia.  
3.4.4.  condición nominal de funcionamiento  (CNF): condición de 
funcionamiento que requiere cumplimiento durante una medición para que un medidor 
funcione conforme a su diseño.  
[FUENTE: VIM 2012 (INACAL), 4.9, modificada — Se sustituye “que debe 
cumplirse” por “que requiere cumplimiento”; se sustituye "instrumento de medición o 
sistema de medició n" por "medidor"]  
Nota : Las condiciones nominales de funcionamiento especifican los intervalos del caudal y de las 
magnitudes de influencia para los cuales los errores (de indicación) deben encontrarse dentro de 
los límites del error máximo permitido . 
3.4.5.  condición  de referencia : condición de funcionamiento prescrita para evaluar 
el comportamiento de un medidor o para comparar los resultados de medición  
[FUENTE: VIM 2012 (INACAL), 4.11, modificada — Se sustituye “instrumento de 
medición o sistema de medición” por “medidor”]  
3.4.6.  ensayo de funcionamiento : ensayo diseñado para verificar si el equipo 
sometido a ensayo es capaz de cumplir sus funciones previstas   
NORMA  METROLÓGICA   NMP 005-1 
PERUANA   13 de 63 
 
 
 [FUENTE: OIML D 11:2013, 3.21.4]  
3.4.7.  ensayo de durabilidad : ensayo diseñado para verificar que el equip o 
sometido a ensayo es capaz de mantener sus características de funcionamiento 
durante un período de uso  
[FUENTE: OIML D 11:2013, 3.21.5]  
3.4.8.  estabilidad de la temperatura : condición según la cual todas las partes del 
equipo sometido a ensayo tienen una temper atura con un margen de error de 3 °C la una 
respecto de la otra, o en caso de que  se indique lo contrario en la especificación pertinente, 
respecto de su temperatura final . 
3.4.9.  preacondicionamiento : tratamiento del equipo sometido a ensayo con el 
objeto de eliminar o contrarrestar parcialmente los efectos de sus antecedentes . 
Nota : Cuando proceda, se trata del primer proceso de un procedimiento de ensayo . 
3.4.10.  acondicionamiento : exposición del equipo sometido a ensayo a una 
condición ambiental (factor de influenc ia o perturbación) para determinar el efecto de 
dicha condición sobre éste  
3.4.11.  recuperación : tratamiento del equipo sometido a ensayo, después del 
acondicionamiento, para que sus propiedades puedan estabilizarse antes de la medición  
3.4.12.  evaluación  de modelo  / evaluación de tipo : procedimiento de evaluación  de 
la conformidad  de una o varias  muestras de un modelo identificado de l instrumento de 
medición que conduce a un informe de evaluación  y/o un certificado de evaluación.  
Nota : En metrología legal, el término “modelo” se utiliza con el mismo significado que “tipo”.  
[FUENTE: VIML 2013 (INACAL), 2.04, modificada — Se sustituye "evaluación de 
tipo (de modelo)" por el término sinónimo "evaluación de tipo" y "evaluación de 
modelo"; se sustituye "tipo (modelo)" por “ tipo o modelo”]   
NORMA  METROLÓGICA   NMP 005-1 
PERUANA   14 de 63 
 
 
 3.4.13.  aprobación  de modelo : decisión de alcance legal, basada en  la revisión  del 
informe de evaluación  de modelo , según la cual el modelo  de instrumento de medición 
cumple con los requisitos reglamentarios aplicables y que conduce a la emisión del 
certificado de aprobación de modelo.  
[FUENTE: VIML 2013 (INACAL), 2.05 ] 
3.5. Equipos electrónicos y eléctricos  
3.5.1.  dispositivo electrónico: dispositivo que utiliza subconjuntos electrónicos 
y realiza una función específica, generalmente fabricado como una unidad separada y 
susceptible de ser ensayado independientemente . 
[FUENTE: OIML D 11:2013, 3.2, modificada — Se sustituye "función. Los dispositivos 
electrónicos por lo general son fabricados como unidades separadas y son susceptibles 
de" por “función, generalmente fabricado como una unidad separada y susceptible de"]  
Nota : Un dispositivo electrónic o puede consistir en  un medidor completo o una parte de un 
medidor, tal como se define en 3.1.1 a 3.1.5 y 3.1.8.  
3.5.2.  subconjunto electrónico : parte de un dispositivo electrónico que utiliza 
componentes electrónicos y tiene una función que le es reconocida  
[FUENTE: OIML D 11:2013, 3.3] 
3.5.3.  componente electrónico : entidad física más pequeña que utiliza la 
conducción por electrones o por huecos en los semiconductores, los gases o en el vacío  
[FUENTE: OIML D 11:2013, 3.4]  
3.5.4.  sistema  de verificación : sistema incorporad o en el medidor y que permite 
detectar y poner en evidencia fallas significativas  
[FUENTE: OIML D 11:2013, 3.19, modificada — Se sustituye “instrumento de medición”  
NORMA  METROLÓGICA   NMP 005-1 
PERUANA   15 de 63 
 
 
 por "medidor"]  
Nota : La verificación de un dispositivo de transmisión tiene como objetivo verificar si toda la 
información transmitida (y solo esa información) es recibida completamente por el equipo 
receptor.  
3.5.5.  sistema de verificación automático : sistema de verificación que funciona 
sin la intervención de un operador  
[FUENTE: OIML D 11:2013, 3.1 9.1] 
3.5.6.  sistema de verificación automático permanente  / sistema de 
verificación automático de tipo P : sistema de verificación automático que funciona 
durante cada ciclo de medición  
[FUENTE: OIML D 11:2013, 3.19.1.1, modificada — Presentación de sinónimos]  
3.5.7.  sistema de verificación automático intermitente  / sistema de 
verificación automático de tipo I : sistema de verificación automático que funciona a 
ciertos intervalos de tiempo o durante un número determinado de ciclos de medición . 
[FUENTE: OIML D 11:2013, 3 .19.1.2, modificada — Presentación de sinónimos]  
3.5.8.  sistema  de verificación no automático  / sistema de verificación de tipo 
N: sistema de verificación que requiere la intervención de un operador . 
[FUENTE: OIML D 11:2013, 3.19.2, modificada — Presentación de sinónimos]  
4. REQUISITOS METROLÓGICOS  
4.1. Valores de Q1, Q2, Q3 y Q4 
4.1.1 Las características del caudal de un medidor de agua deben estar definidas  
NORMA  METROLÓGICA   NMP 005-1 
PERUANA   16 de 63 
 
 
 por los valores de Q1, Q2, Q3 y Q4. 
4.1.2 Un medidor de agua debe estar designado por el valor numérico de Q3 en 
m3/h y la relación Q3/Q1. 
4.1.3 El valor de Q3, expresado en m3/h, debe seleccionarse a partir de la siguiente 
lista:  
 1 1,6 2,5 4 6,3 
 
 10 16 25 40 63 
 
 100 160 250 400 630 
 
 1 000  1 600  2 500  4 000  6 300  
La lista puede ampliarse a valores más altos o más bajos de la serie.  
4.1.4 El valor de la relación Q3/Q1 debe seleccionarse a partir de la siguiente lista:  
 40 50 63 80 100 
 
 125 160 200 250 315 
 
 400 500 630 800 1 000  
La lista puede ampliarse a valores más altos de la serie.  
NOTA  Los valores indicados en 4.1.3 y 4.1.4 se han tomado de las líneas R 5 y R 10 de ISO 
3[4], respectivamente.  
4.1.5 La relación Q2/Q1 debe ser 1,6.  
4.1.6 La relación Q4/Q3 debe ser 1,25.   
NORMA  METROLÓGICA   NMP 005-1 
PERUANA   17 de 63 
 
 
 4.2. Clase de exactitud y error máximo permitido  
4.2.1.  Generalidades  
Un medidor de agua debe estar diseñado y fabricado de tal modo que sus errores (de 
indicación) no sobrepasen los errores máximos permitido s (EMP) definidos en 4.2.2 o 
4.2.3 en las condiciones nominales de funcionamiento.  
Un medidor de agua debe estar desig nado como clase de exactitud 1 o 2, de acuerdo 
con los requisitos de 4.2.2 o 4.2.3, ver comentarios del Anexo C.  
El fabricante del medidor debe especificar la clase de exactitud.  
4.2.2.  Medidores de agua de la clase de exactitud 1  
El EMP de la zona superior de ca udal ( Q2 ≤ Q ≤ Q4) es ± 1 % para temperaturas de  
0,1 °C a 30 °C, y ± 2 % para temperaturas superiores a 30 °C.  
El EMP de la zona inferior de caudal ( Q1 ≤ Q < Q2) es ± 3 % independientemente del 
alcance de temperatura.  
4.2.3.  Medidores de agua de la clase de exactitud 2  
El EMP de la zona superior de caudal ( Q2 ≤ Q ≤ Q4) es ± 2 % para temperaturas de 
0,1°C a 30 °C, y ± 3 % para temperaturas superiores a 30 °C.  
El EMP de la zona inferior de caudal ( Q1 ≤ Q < Q2) es ± 5 % independientemente del 
alcance de temperatura.  
4.2.4.  Clases de temperatura del medidor  
Los medidores pueden clasificarse por clases de temperatura correspondientes a los 
diferentes alcances, seleccionadas por el fabricante de entre los valores indicados en  
NORMA  METROLÓGICA   NMP 005-1 
PERUANA   18 de 63 
 
 
 la Tabla 1.  
Se debe medir la temperatur a del agua en la entrada del medidor.  
Tabla 1 — Clases de temperatura del medidor  
Clase  TmA  
(°C) TMA  
(°C) T30 0,1 30 
T50 0,1 50 
T70 0,1 70 
T90 0,1 90 
T130  0,1 130 
T180  0,1 180 
T30/70  30 70 
T30/90  30 90 
T30/130  30 130 
T30/180  30 180 
 
4.2.5.  Medidores de  agua con calculadora y transductor de medición 
separables  
La calculadora (incluyendo el dispositivo indicador) y el transductor de medición 
(incluyendo el sensor de flujo o sensor de volumen) de un medidor de agua, cuando 
son separables e intercambiables con otras calculadoras y transductores de medición 
del mismo diseño o de diseño diferente, pueden ser objeto de aprobaciones de modelo 
separadas. Los EMP del dispositivo indicador y transductor de medición combinados 
no deben sobrepasar los valores indicad os en 4.2.2 o 4.2.3 según la clase de exactitud 
del medidor.  
4.2.6.  Error relativo de indicación  
El error relativo (de indicación) se expresa en porcentaje y es igual a:  
(𝑉𝑖−𝑉𝑎)
𝑉𝑎×100  %  
NORMA  METROLÓGICA   NMP 005-1 
PERUANA   19 de 63 
 
 
 donde Va es según se define en 3.2.1 y Vi es según se define en 3.2.2.  
4.2.7.  Flujo inverso  
El fabricante debe especificar si el medidor de agua está diseñado o no para medir el 
flujo inverso.  
Si un medidor está diseñado para medir el flujo inverso, el volumen que pasa durante 
el flujo inverso  debe restarse al volumen indicado o el medidor debe registrarlo por 
separado.  Se debe cumplir el EMP de 4.2.2 o 4.2.3 tanto para el flujo directo como 
para el flujo inverso. En el caso de medidores diseñados para medir el flujo inverso, el 
caudal permanen te y el alcance de medición pueden ser diferentes en cada dirección.  
Si un medidor no está diseñado para medir el flujo inverso, éste debe impedir el flujo 
inverso o debe soportar el flujo inverso accidental para un caudal de hasta Q3 sin que 
sus propiedades metrológicas en flujo directo se deterioren o cambien.  
4.2.8.  Temperatura y presión del agua  
Los requisitos referentes a los EMP deben cumplirse para todas las variaciones de 
temperatura y presión que se produzcan dentro de las condicione s nominales de 
funcionamiento de un medidor de agua.  
4.2.9.  Ausencia de flujo o de agua  
La totalización del medidor de agua no debe cambiar en ausencia de flujo o de agua.  
4.2.10.  Presión estática  
Un medidor de agua debe ser capaz de soportar las siguientes presiones de  ensayo sin 
que haya fugas o daños:  
a) 1,6 veces la presión máxima admisible aplicada durante 15 min;  
b) dos veces la presión máxima admisible aplicada durante 1 min.   
NORMA  METROLÓGICA   NMP 005-1 
PERUANA   20 de 63 
 
 
 4.3. Requisitos para medidores y dispositivos auxiliares  
4.3.1.  Conexiones entre partes electrónicas  
Las conexiones entre el transductor de medición, la calculadora y el dispositivo 
indicador deben ser confiables y durables de acuerdo con 5.1.4 y B.2.  
Estas disposiciones también deben aplicarse a las conexiones entre los dispositivos 
primario y secundario de los medidores electromagnéticos.  
NOTA : Las definiciones de dispositivos primario y secundario de los medidores 
electromagnéticos se dan en ISO 4006[5].  
4.3.2.  Dispositivo de ajuste  
Un medidor puede estar equipado con un dispositivo de ajuste electrónico, el cual puede 
reemplazar a un dispositivo de ajuste mecánico.  
4.3.3.  Dispositivo de corrección  
Un medidor puede estar equipado con dispositivos de corrección; estos dispositivos siempre se 
consideran como una parte integrante del medidor. Por lo tanto, todos los requisit os que se 
aplican al medidor, en especial los EMP especificados en 4.2, son aplicables al volumen 
corregido en las condiciones de medición.  
En operación normal, no se debe visualizar el volumen no corregido.  
Un medidor de agua con dispositivos de correcció n debe cumplir con los ensayos de 
funcionamiento de A.5.  
Todos los parámetros que no se miden y que son necesarios para la corrección, deben estar 
contenidos en la calculadora al inicio de la operación de medición. El certificado de aprobación 
de modelo pu ede establecer la posibilidad de verificar los parámetros que son necesarios para 
la corrección al momento de la verificación del dispositivo de corrección.   
NORMA  METROLÓGICA   NMP 005-1 
PERUANA   21 de 63 
 
 
 El dispositivo de corrección no debe permitir la corrección de una deriva previamente estimada, 
por ejemplo, en relación con el tiempo o el volumen.  
Los instrumentos de medición asociados, si hubiera alguno, deben cumplir con las Normas 
Internacionales o Recomendaciones OIML aplicables. Su exactitud debe ser lo suficientemente 
buena para permitir el cum plimiento de los requisitos en el medidor, según se especifica en 4.2.  
Los instrumentos de medición asociados deben estar equipados con sistemas de verificación, 
según se especifica en B.6.  
No se deben utilizar dispositivos de corrección para ajustar los e rrores (de indicación) de un 
medidor de agua a valores distintos a los más cercanos posible a cero, aunque estos valores se 
encuentren dentro de los límites del EMP.  
No se debe permitir el acondicionamiento del agua con caudales por debajo de Q1 mediante un 
dispositivo móvil, por ejemplo, un acelerador de flujo accionado por resorte.  
4.3.4.  Calculadora  
Todos los parámetros necesarios para la elaboración de indicaciones que están sujetos a un 
control metrológico legal, por ejemplo, una tabla de cálculo o  un polinomio de corrección, 
deben estar presentes en la calculadora al inicio de la operación de medición.  
La calculadora debe contar con interfaces que permitan el acoplamiento de equipo periférico. 
Cuando se utilizan estas interfaces, el hardware y soft ware de un medidor de agua deben seguir 
funcionando correctamente y sus funciones metrológicas no deben ser susceptibles de ser 
afectadas.  
4.3.5.  Dispositivo indicador  
El dispositivo indicador debe visualizar el volumen de forma continua, periódica o cuando se 
solicite. Debe estar fácilmente disponible para su lectura.  
  
NORMA  METROLÓGICA   NMP 005-1 
PERUANA   22 de 63 
 
 
 4.3.6.  Dispositivos auxiliares  
Además de los dispositivos indicadores especificados en 6.7.2, un medidor de agua puede 
incluir los dispositivos auxiliares especificados en 3.1.8.  
Cuando las regla menta ciones vigentes  lo dispongan , se puede utilizar un dispositivo de lectura 
a distancia para el ensayo y la verificación y para la lectura a distancia de un medidor de agua, 
siempre que otros medios garanticen el funcionamiento satisfactorio del medidor de a gua. 
La adición de estos dispositivos, ya sean temporales o permanentes, no debe cambiar las 
características metrológicas del medidor.  
5. MEDIDORES DE AGUA EQUIPADOS CON DISPOSITIVOS 
ELECTRÓNICOS  
5.1. Requisitos generales  
5.1.1.  Un medidor de agua equipado con dispositivos electrónicos debe estar diseñado y 
fabricado de tal manera que no ocurran fallas significativas cuando está expuesto a las 
perturbaciones especificadas en A.5.  
5.1.2.  Una falla significativa debe tener un valor igual a la mitad del EMP en la zona 
superior de caudal. Las siguientes fallas no se consideran significativas:  
a) fallas que surgen de causas simultáneas y mutuamente independientes en el propio 
medidor o en sus sistemas de verificación;  
b) fallas transitorias, es decir, variaciones temporales de la indicación que no se pueden 
interpretar, memorizar o transmitir como un resultado de medición.  
5.1.3.  Un medidor de agua con dispositivos electrónicos debe estar equipado con 
los sistemas de verificación especificados en el Anexo B, salvo en el caso de mediciones  
no reiniciables entre dos socios constantes .  
NORMA  METROLÓGICA   NMP 005-1 
PERUANA   23 de 63 
 
 
 Todos los medidores de agua equipados con sistemas de verificación deben impedir o 
detectar el flujo inverso, según se especifica en  4.2.7. 
5.1.4.  Se supone que un medidor de agua cumple con los requisitos de 4.2 y 5.1.1 si 
supera la inspección de diseño y los ensayos de funcionamiento especificados en 7.2.12.1 
y 7.2.12.2 en las siguientes condiciones : 
a) el número de medidores presentados se define en 7.2.2;  
b) se presenta por lo menos uno de estos medidores para todo el grupo de ensayos;  
c) todos los medidores aprueban  los ensayos.  
5.2. Fuente de alimentación  
5.2.1.  Generalidades  
Esta Norma Internacional contempla tres tipos diferentes de fuentes de alimentación 
básicas para los medidores de agua con dispositivos electrónicos:  
a) fuente de  alimentación externa;  
b) batería no cambiable;  
c) batería cambiable.  
Estos tres tipos de fuentes de alimentación pueden utilizarse solos o combinados. Los 
requisitos para cada tipo de fuente de alimentación se especifican en 5.2.2 a 5.2.4.  
5.2.2.  Fuente de alimentación externa  
5.2.2.1.  Un medidor de agua con dispositivos electrónicos debe estar diseñado de tal  
NORMA  METROLÓGICA   NMP 005-1 
PERUANA   24 de 63 
 
 
 manera que, en caso de una falla en la fuente de alimentación externa (corriente alterna o 
corriente continua), la indicación de volumen del medidor justo antes de la falla no se 
pierda y siga siendo accesible por un año como mínimo.  
La correspondiente memorización debe producirse por lo menos una vez al día o para 
cada volumen equivalente a 10 min de flujo con Q3. 
5.2.2.2.  Cualquier otra propiedad o parámetro de un medidor no debe verse afectado 
por una interrupción del suministro eléctrico.  
NOTA  El cumplimiento de este requisito no asegura necesariamente que el medidor de agua 
siga registrando el volumen consumido durante una falla en la fuente de alimentación.  
5.2.2.3.  Las conexiones de la fuente de alimentación en un medidor deben ser 
susceptibles de ser protegidas de una manipulación indebida . 
5.2.3.  Batería no cambiable  
5.2.3.1.  El fabricante debe asegurarse de que la duración esperada de la batería sea tal 
que un medidor funcione correctamente durante por lo menos un año más que su vida  
útil. 
5.2.3.2.  El medidor  debe tener un indicador de tensión baja de la batería o de batería 
agotada, o una fecha en que éste debe cambiarse. Si la pantalla de registro da una 
indicación de “tensión baja de la batería”, ésta debe tener por lo menos 180 días de vida 
útil desde el momento en que visualiza la indicación de "tensión baja de la batería" hasta 
el término de su vida útil.  
NOTA  Se prevé que se considerará una combinación de volumen total máximo permi tido 
especificado registrado, volumen visualizado, vida útil indicada, lectura a distancia, temperaturas 
extremas y, si es necesario, conductividad del agua al especificar una batería y durante la 
evaluación de modelo.  
5.2.4.  Batería cambiable  
5.2.4.1.  Cuando la fuente de  alimentación eléctrica es una batería cambiable, el  
NORMA  METROLÓGICA   NMP 005-1 
PERUANA   25 de 63 
 
 
 fabricante debe dar reglas precisas para el cambio de la batería.  
5.2.4.2.  El medidor debe tener un indicador de tensión baja de la batería o de batería 
agotada, o una fecha en que la batería debe cambiarse. Si la pantalla de registro da una 
indicación de “tensión baja de la batería”, ésta debe tener por lo menos 180 días de vida 
útil desde el momento en que visualiza la indicación de "tensión baja de la batería" hasta 
el término de su vida útil.  
5.2.4.3.  Las propiedades y parámetros de un medidor no deben verse afectados por la 
interrupción del suministro eléctrico cuando se cambia la batería.  
NOTA  Se prevé que se considerará una combinación de volumen total máximo permitido  
especificado registrado, volumen visualizado, v ida útil indicada, lectura a distancia, temperaturas 
extremas y, si es necesario, conductividad del agua al especificar una batería y durante la 
evaluación de modelo.  
5.2.4.4.  El cambio de la batería debe realizarse de tal manera que no sea necesario 
romper el sello requerido para inspecciones metrológicas reglamentarias.  
5.2.4.5.  El compartimiento de la batería debe ser susceptible de ser protegido de una 
manipulación indebida.  
6. REQUISITOS TÉCNICOS  
6.1. Materiales y construcción de medidores de agua  
6.1.1.  Un medidor de agua debe estar hecho de materiales de resistencia y 
durabilidad adecuadas para el propósito para el cual se va a utilizar.  
6.1.2.  Un medidor de agua debe estar fabricado de materiales que no sean afectados 
adversamente por las variaciones de la temperatura del agua, dentr o del alcance de 
temperatura de trabajo (ver 6.4). 
6.1.3.  Todas las partes de un medidor de agua que estén en contacto con el agua que 
circula por éste, deben estar fabricadas de materiales que se sabe convencionalmente que  
NORMA  METROLÓGICA   NMP 005-1 
PERUANA   26 de 63 
 
 
 son no tóxicos, no contaminantes y biol ógicamente inertes. Se debe tomar en cuenta  las 
regla menta ciones vigentes establecidas . 
6.1.4.  Todo el medidor de agua debe estar fabricado de materiales que sean 
resistentes a la corrosión interna y externa o que estén protegidos mediante algún 
tratamiento adecu ado para superficies.  
6.1.5.  El dispositivo indicador de un medidor de agua debe estar protegido con una 
ventana transparente. También se puede proporcionar una cubierta adecuada como 
protección adicional.  
6.1.6.  Cuando existe el riesgo de que se forme condensación en l a parte inferior de 
la ventana del dispositivo indicador de un medidor de agua, éste debe incorporar 
dispositivos para eliminar dicha condensación.  
6.1.7.  El diseño, la composición y la construcción de un medidor de agua deben ser 
tales que no faciliten la comisi ón de un fraude . 
6.1.8.  Un medidor de agua debe estar equipado con un dispositivo visualizador 
controlado metrológicamente. El dispositivo visualizador debe ser de fácil acceso para el 
cliente, sin requerir el uso de una herramienta.  
6.1.9. Un medidor de agua debe tener tal diseño, composición y construcción que 
no explote  los EMP o favorezca a alguna parte . 
6.2. Ajuste y corrección  
6.2.1.  Un medidor de agua puede estar equipado con un dispositivo de ajuste y/o un 
dispositivo de corrección. Cualquier ajuste debe realizarse de tal manera que se ajusten 
los errores (de indicación) del medidor de agua a valores lo más cercanos posible a cero , 
para que éste no pueda explotar  el EMP o favorecer sistemáticamente a alguna parte . 
6.2.2.  Si estos dispositivos de ajuste se encuentran montados en el exterior del 
medidor de agua, se debe prever el sellado (ver 6.8.2).   
NORMA  METROLÓGICA   NMP 005-1 
PERUANA   27 de 63 
 
 
 6.3. Condiciones de instalación  
NOTA : En la norma ISO 4065 -5:2014 se  especifica los requisitos para la instalación de los 
medidores  de agua . 
6.3.1.  El medidor de agua debe instalarse de tal manera que esté completamente 
lleno de agua en las condiciones normales.  
6.3.2.  En condiciones de instalación específicas, se puede requerir un colador o 
filtro, colocado en la entrada de un medidor o en la tubería aguas arriba . 
Deberían tener en cuenta , los ingenieros instalado res, que las partículas sólidas se 
acumulan en un medidor de agua, por ejemplo, después de trabajos en la tubería aguas 
arriba del medidor.  
NOTA  Se debe  aplicar  las regla menta ciones vigentes establecidas . Ver también                        ISO 
4064 -5:2014[8], 6.3.  
6.3.3.  Se pueden tomar disposiciones en un medidor de agua para que esté 
correctamente nivelado durante la instalación . 
NOTA  Esto puede ser una superficie vertical u horizontal plana contra la cual se pueda colocar 
un dispositivo indicador de nivel temporal o permanente (por ejemplo, un nivel de burbuja) . 
6.3.4.  Si la exactitud de un medidor de agua es afectada por perturbaciones en la 
tubería aguas arriba o aguas abajo (por ejemplo, debido a la presencia de c odos, válvulas 
o bombas), éste debe estar provisto de un número suficiente de tramos de tubería recta, 
con o sin un enderezador de flujo, según lo especifique el fabricante, de manera que las 
indicaciones del medidor de agua instalado cumplan con los requi sitos de 4.2.2 o 4.2.3 
con respecto a los EMP y de acuerdo con la clase de exactitud del medidor.  
6.3.5.  Un medidor de agua debe ser capaz de soportar la influencia de campos de 
velocidad perturbados según se define en los procedimientos de ensayo de  la Norma 
Metrológica Peruana NMP 005 -2:2018. Durante la aplicación de estas perturbaciones del 
flujo, el error (de indicación) debe cumplir con los requisitos de 4.2.2 o 4.2.3.   
NORMA  METROLÓGICA   NMP 005-1 
PERUANA   28 de 63 
 
 
 El fabricante del medidor debe especificar la clase de sensibilidad del perfil de flujo de 
acuerdo con las Tablas 2 y 3.  
Cualquier sección específica de acondicionamiento de flujo, incluyendo un enderezador 
y/o tramos rectos, que deba utilizarse, debe ser establecida por el fabricante.  
 
Tabla 2 — Sensibilidad a la irregularidad  en las clases de campos de velocidad 
aguas arriba (U)  
 
Clase  Tramo recto requerido  
×DN  Se requiere 
enderezador  
U0 0 No 
U3 3 No 
U5 5 No 
U10 10 No 
U15 15 No 
U0S 0 Sí 
U3S 3 Sí 
U5S 5 Sí 
U10S  10 Sí 
 
Tabla 3 — Sensibilidad a la irregularidad  en las clases de campos de velocidad 
aguas abajo (D)  
 
Clase  Tramo recto requerido  
×DN  Se requiere 
enderezador  
D0 0 No 
D3 3 No 
D5 5 No 
D0S 0 Sí 
D3S 3 Sí 
6.4. Condiciones nominales de funcionamiento  
Las condiciones nominales de funcionamiento de un medidor de agua deben ser las 
siguientes:  
  
NORMA  METROLÓGICA   NMP 005-1 
PERUANA   29 de 63 
 
 
 Alcance de caudal:  Q1 a Q3, ambos inclusive.  
Alcance de temperatura 
ambiente:  + 5 °C a +  55 °C  
Alcance de temperatura del agua:  Ver Tabla 1.  
Alcance de humedad relativa 
ambiente:  0 % a 100 %, salvo para dispositivos indicadores a 
distancia en los que el alcance debe ser de 0 % a 
93 %.  
Alcance de presión:1 0,03 MPa (0,3 bar) a por lo menos 1 MPa  (10 bar), 
salvo para medidores de DN ≥ 500, en los que la 
presión máxima admisible (PMA) debe ser por lo 
menos 0,6 MPa (6 bar).  
 
 
6.5. Pérdida de presión  
La pérdida de presión1 en un medidor de agua, incluyendo su filtro o colador y/o 
enderezador, cuando cualquiera de éstos forma parte integrante del medidor, no debe ser 
superior a 0,063 MPa (0,63 bares) entre Q1 y Q3. 
La clase de pérdida de presión  es seleccionada por el fabricante de entre los valores 
indicados en la Tabla 4 (que siguen a ISO 3[4], R 5): para una determinada clase de pérdida 
de presión, la pérdida de presión en un medidor de agua, incluyendo su filtro o colador 
y/o enderezador, cua ndo cualquiera de éstos forma parte integrante del medidor, no debe 
ser superior a la pérdida de presión máxima especificada entre Q1 y Q 3. 
Un medidor concéntrico, de cualquier modelo  y basado en cualquier principio de 
medición, debe ensayarse junto con su  respectivo múltiple.  
Tabla 4 — Clases de pérdida de presión  
 
Clase  Pérdida de presión 
máxima  
MPa  bar 
Δp 63 0,063  0,63 
Δp 40 0,040  0,40 
Δp 25 0,025  0,25 
Δp 16 0,016  0,16 
Δp 10 0,010  0,10 
 
                                                 
1 Se puede utilizar el bar como unidad de presión.   
NORMA  METROLÓGICA   NMP 005-1 
PERUANA   30 de 63 
 
 
 NOTA  1 Los enderezadores, especificados en 6.3, no son considerados como parte integrante 
de un medidor.  
NOTA  2 Para algunos medidores, en el alcance de caudal Q1 ≤ Q ≤ Q3, la pérdida de presión 
máxima no se produce con Q3. 
6.6. Marcas e inscripciones  
6.6.1. Se debe prever un lugar para colocar la marca o marcas de verifi cación                
(ver VIML 2013 : INACAL , 3.04), el cual debe ser visible sin desmontar el medidor de 
agua después de que se lo ha lanzado al mercado o puesto en servicio . 
6.6.2.  Un medidor de agua debe estar marcado clara e indeleblemente con la 
siguiente información, ya sea de manera agrupada o distribuida en la carcasa, en el dial 
del dispositivo indicador, en una placa de identificación o en la cubierta del medidor si 
no es desmontable.  Estas marcas deben ser visibles sin desmontar el medidor de agua 
después de que se lo ha lanzado al mercado o puesto en servicio.  
NOTA : En el caso de un medidor de combinación, las marcas de lo siguiente se refieren al 
medidor de combinación considerado como un único medidor.  
a) La unidad de medida.  
b) La clase de exactitud, cuando es diferente a la clase de exactitud 2.  
c) Valor numérico de Q3 y la relación Q3/Q1: si el medidor mide el flujo inverso y los 
valores de Q3 y la relación Q3/Q1 son diferentes en las dos direcciones, se deben 
grabar ambos valores de Q3 y Q3/Q1; la dire cción del flujo a la cual cada par de 
valores se refiere, debe ser clara. La relación Q3/Q1 puede expresarse como R, por 
ejemplo, “R160”. Si el medidor tiene diferentes valores de Q3/Q1 en la posición 
horizontal y vertical, se deben grabar ambos valores de  Q3/Q1, y la orientación a la 
cual cada valor se refiere, debe ser clara.  
d) La designación  del número de  aprobación de modelo  
e) El nombre o marca registrada del fabricante.   
NORMA  METROLÓGICA   NMP 005-1 
PERUANA   31 de 63 
 
 
 f) El año de fabricación, los dos últimos dígitos del año de fabricación o el mes y el 
año de fabricación.  
g) El número de serie (lo más cerca posible al dispositivo indicador).  
h) La dirección del flujo, mediante una flecha (indicada en ambos lados del cuerpo o 
únicamente en un lado siempre que la dirección de la flecha de flujo pueda verse 
fácilmente en cualquier circunstancia).  
i) La presión máxima admisible (PMA)1 si es superior a 1 MPa (10 bar) o 0,6 MPa (6 
bar) para DN ≥500.  
j) La letra V o H si el medidor solo puede operarse en la posición vertical u horizontal.  
k) La clase de temperatura especificad a en la Tabla 1 cuando es diferente a T30.  
l) La clase de pérdida de presión cuando es diferente a Δp 63. 
m) La clase de sensibilidad de la instalación cuando es diferente a U 0/D0. 
Para un medidor de agua con dispositivos electrónicos, las siguientes inscripciones 
adicionales deben aplicarse según corresponda.  
n) En el caso de una fuente de alimentación externa, la tensión y la frecuencia.  
o) En el caso de una batería cambiable, la última fecha en que se debe cambiar la 
batería.  
p) En el caso de una batería no cambiable, la última fecha en que se debe cambiar el 
medidor.  
q) La clasificación ambiental.   
NORMA  METROLÓGICA   NMP 005-1 
PERUANA   32 de 63 
 
 
 r) La clase ambiental electromagnética.  
La clasificación ambiental y la clase ambiental electromagnética pueden proporcionarse 
como una hoja de datos aparte, claramente relacionada con el medidor mediante una 
identificación única, y no en el propio medidor.  
El siguiente es un ejemplo de las marcas e inscripciones requeridas para un medidor sin 
dispositivos electrónicos.  
EJEMPLO  Un medidor con las siguientes característica s: 
 Q3 = 2,5 m3/h; 
 Q3/Q1 = 200;  
 montaje horizontal;  
 clase de temperatura 30 ;  
 clase de pérdida de presión Δp 63 ; 
 presión máxima admisible: 1 MPa (10 bar);  
 clase de sensibilidad del perfil de flujo U 0/D0 
 número de serie: 123456;  
 año de fabricación: 2008;  
 fabricante ABC,   
NORMA  METROLÓGICA   NMP 005-1 
PERUANA   33 de 63 
 
 
 se marcaría de la siguiente manera:  
Q3 2,5; R200; H; →; 123456; 08; ABC  
6.7. Dispositivo indicador  
6.7.1.  Requisitos generales  
6.7.1.1.  Función  
El dispositivo indicador de un medidor de agua debe proporcionar una lectura fácil y 
confiable, y una indicación visu al del volumen de agua que no sea ambigua. Un medidor 
de combinación puede tener dos dispositivos indicadores, cuya suma proporcione el 
volumen indicado.  
El dispositivo indicador debe incluir medios visuales para los ensayos y la calibración.  
El dispositivo indicador puede incluir elementos adicionales para los ensayos y la 
calibración mediante otros métodos, por ejemplo, para los ensayos y la calibración 
automáticos.  
6.7.1.2.  Unidad de medida, símbolo y ubicación  
El volumen de agua indicado debe expresars e en metros cúbicos. El símbolo m3 debe 
aparecer en el dial o inmediatamente adyacente al dispositivo visualizador numerado.  
6.7.1.3.  Alcance de indicación  
El dispositivo indicador debe ser capaz de registrar el volumen indicado en metros 
cúbicos que se da en la Tabla 5 sin pasar por cero . 
  
NORMA  METROLÓGICA   NMP 005-1 
PERUANA   34 de 63 
 
 
 Tabla 5 — Alcance de indicación de un medidor de agua  
Q3 
(m3/h) Alcance de indicación  
(valores mínimos)  
m³ 
Q3 ≤ 6,3  9 999  
6,3 < Q3 ≤ 63 99 999  
63 < Q3 ≤ 630  999 999  
630 < Q3 ≤ 6 300  9 999 999  
 
La Tabla 5 puede ampliarse a valores más grandes de Q3. 
6.7.1.4.  Codificación de colores para dispositivos indicadores  
Se debería utilizar el color negro para indicar el metro cúbico y sus múltiplos.  
Se debería utilizar el color rojo para indicar los submúltiplos del metro cúbico.  
Estos colores deben aplicarse a los punteros, agujas, números, ruedas, discos, diales o 
ventanas.  
Se pueden utilizar otros medios para indicar el metro cúbico, sus múltiplos y sus 
submúltiplos siempre que no haya ambigüedad para distingui r entre la indicación 
primaria y las visualizaciones alternativas, por ejemplo, submúltiplos para la verificación 
y los ensayos.  
6.7.2.  Tipos de dispositivo indicador  
Se debe utilizar cualquiera de los siguientes tipos.  
6.7.2.1.  Tipo 1 — dispositivo analógico  
El volumen i ndicado debe ser proporcionado por el movimiento continuo de:   
NORMA  METROLÓGICA   NMP 005-1 
PERUANA   35 de 63 
 
 
 a) uno o más punteros que se mueven en relación con escalas graduadas; o  
b) una o más escalas circulares o tambores, cada uno de los cuales pasa por una aguja.  
El valor expresado en metros cúbicos para cada división de escala debe ser de la forma 
10n, donde n es un número entero positivo o negativo o cero, por lo que se establece un 
sistema de décadas consecutivas. Cada escala debe estar graduada en valores expresados 
en metros cúbicos o acompañada de un factor de multiplicación (×0,001; ×0,01; ×0,1; ×1; 
×10; ×100; ×1 000; etc.).  
El movimiento rotativo de los punteros o escalas circulares debe ser en el sentido de las 
agujas del reloj.  
El movimiento lineal de los punteros o escalas debe ser de izquie rda a derecha.  
El movimiento de los indicadores de rodillos numerados (tambores) debe ser hacia arriba.  
6.7.2.2.  Tipo 2 — dispositivo analógico  
El volumen indicado debe ser proporcionado por una línea de dígitos adyacentes que 
aparecen en una o más aberturas. El avance de un dígito debe completarse cuando el dígito 
de la década siguiente inmediatamente inferior pasa de 9 a 0. La altura aparente de los 
dígitos debe ser por lo menos 4 mm.  
Para dispositivos no electrónicos:  
a) El movimiento de los indicadores de rodillo s numerados (tambores) debe ser hacia 
arriba.  
b) Si la década de menor valor tiene un movimiento continuo, la abertura debe ser lo 
suficientemente grande para permitir la lectura de un dígito sin ambigüedad.  
Para dispositivos electrónicos:   
NORMA  METROLÓGICA   NMP 005-1 
PERUANA   36 de 63 
 
 
 c) Se permiten visualizaciones permanentes o no permanentes — en el caso de 
visualizaciones no permanentes, el volumen debe ser susceptible de ser visualizado 
en cualquier momento durante por lo menos 10 s.  
d) El medidor debe permitir una verificación visual de todo el disp ositivo visualizador 
que debe tener la siguiente secuencia:  
1) para el tipo de siete segmentos, visualización de todos los elementos (por 
ejemplo, una prueba de "ochos");  
2) para el tipo de siete segmentos, borrado de todos los elementos (por ejemplo, 
una prueba  de "blancos");  
3) para visualizaciones gráficas, una prueba equivalente para demostrar que las 
fallas de visualización no pueden ocasionar la mala interpretación de cualquier 
dígito . 
 
Cada etapa de la secuencia debe durar por lo menos 1 s.  
6.7.2.3.  Tipo 3 — combinaci ón de dispositivos analógicos y digitales  
El volumen indicado es proporcionado por una combinación de dispositivos de los tipos 
1 y 2 , y deben aplicarse los respectivos requisitos de cada uno.  
6.7.3.  Dispositivos de verificación — Primer elemento de un dispositivo 
indicador — Intervalo de escala de verificación  
6.7.3.1.  Requisitos generales  
Todo dispositivo indicador debe proporcionar medios que permitan una verificación 
visual no ambigua de los ensayos y la calibración.  
La verificación visual puede realizarse co n un movimiento continuo o discontinuo.   
NORMA  METROLÓGICA   NMP 005-1 
PERUANA   37 de 63 
 
 
 Además de los medios de verificación con dispositivo visual, un dispositivo indicador 
puede incluir sistemas para un ensayo rápido mediante la inclusión de elementos 
complementarios (por ejemplo, ruedas o discos en e strella), que proporcionan señales a 
través de sensores conectados externamente). También se puede prever la detección de 
fugas.  
6.7.3.2.  Dispositivos visuales de verificación  
6.7.3.2.1.   Valor del intervalo de escala de verificación  
El valor del intervalo de escala de verifi cación, expresado en metros cúbicos, debe ser de 
la forma: 1  × 10n, 2 × 10n o 5 × 10n, donde n es un número entero positivo o negativo, o 
cero.  
Para los dispositivos indicadores analógicos y digitales con movimiento continuo del 
primer elemento, el intervalo de escala de verificación puede formarse de la división en 
2, 5 o 10 partes iguales del intervalo entre dos dígitos consecutivos del primer elemento. 
La numeración no debe aplicarse a estas divisiones.  
Para los dispositivos indicadores digitales con movimiento discontinuo del primer 
elemento, el intervalo de escala de verificación es el intervalo entre dos dígitos 
consecutivos o movimientos incrementales del primer elemento.  
6.7.3.2.2.  Forma de la escala de verificación  
En los dispositivos indicadores con mo vimiento continuo del primer elemento, la división 
de escala aparente no debe ser menos de 1 mm ni más de 5 mm. La escala debe consistir 
de: 
a) líneas de igual grosor que no sobrepasen un cuarto de la división de escala y que 
solo difieran en longitud; o  
b) band as de contraste de un ancho constante igual a la división de escala  
c) El ancho aparente de la punta del puntero no debe ser superior a un cuarto de la  
NORMA  METROLÓGICA   NMP 005-1 
PERUANA   38 de 63 
 
 
 división de escala y nunca debe ser más de 0,5 mm.  
6.7.3.2.3.  Resolución del dispositivo indicador  
Las subdivisiones de la escala de verificación deben ser lo suficientemente pequeñas para 
asegurar que el error de resolución del dispositivo indicador no exceda del 0,25 %, para 
los medidores de la clase de exactitud 1, y 0,5 %, para los medidores de la c lase de 
exactitud 2, del volumen que pasa durante 90 min con el caudal mínimo Q1. 
Se pueden utilizar elementos de verificación adicionales, siempre que la incertidumbre 
de la lectura no sea superior a 0,25% del volumen de ensayo para los medidores de la 
clase de exactitud 1 y 0,5 % del volumen de ensayo para los medidores de la clase de 
exactitud 2, y que se verifique el funcionamiento correcto del registro.  
Cuando el dispositivo visualizador del primer elemento es continuo, se debe tomar en 
cuenta un error  máximo de cada lectura que no sea más de la mitad del intervalo de escala 
de verificación.  
Cuando el dispositivo visualizador del primer elemento es discontinuo, se debe tomar en 
cuenta un error máximo de cada lectura que no sea superior a un dígito de la  escala de 
verificación.  
NOTA  Ver Norma Metrológica P eruana NMP 005 –2:201 8, 6.4.3. 6.2.3 para el cálculo del error 
de resolución . 
6.7.3.3.  Medidores de combinación  
En el caso de medidores de combinación con dos dispositivos indicadores, 6.7.3.1 y 
6.7.3.2 se aplican a ambos dispositivos indicadores.  
  
NORMA  METROLÓGICA   NMP 005-1 
PERUANA   39 de 63 
 
 
 6.8. Dispositivos de protección  
6.8.1.  Generalidades  
Un medidor de agua debe incluir dispositivos de protección que puedan sellarse para 
impedir, antes y después de la instalación correcta, el desmontaje o la modificación del 
medidor, su dispositivo de ajuste o su dispositivo de corrección, a menos que se dañen 
estos dispositivos. En el caso de los medidores de combinación, este requisito se aplica a 
ambos medidores . 
El dispositivo visualizador de la cantidad total suministrada  o los dispositivos 
visualizadores de los cuales puede obtenerse la cantidad total suministrada, no deben ser 
reiniciables mientras el medidor esté en funcionamiento para un único cliente.  
6.8.2.  Dispositivos de sellado electrónico  
6.8.2.1.  Cuando el acceso a los parámetr os que influyen en la determinación de los 
resultados de mediciones  no está protegido con dispositivos de sellado mecánico, la 
protección debe cumplir con las siguientes disposiciones:  
a) El acceso debe permitirse solo a personas autorizadas, por ejemplo, med iante un 
código (contraseña) o un dispositivo especial (por ejemplo, una tecla dura). Debe ser 
posible cambiar el código.  
b) Debe ser posible que la evidencia de una intervención esté disponible durante un 
período definido. El registro debe incluir la fecha y  un elemento  característico que 
identifique a la persona autorizada que realizó la intervención [ver a)]. Si el borrado 
de una intervención anterior es necesario para permitir un nuevo registro, se debe 
borrar el registro más antiguo . 
6.8.2.2.  En el caso de medidor es con partes que el usuario puede desconectar la una 
de la otra y que son intercambiables, se deben cumplir las siguientes disposiciones:  
a) No debe ser posible acceder a los parámetros que participan en la determinación de 
resultados de mediciones a través de puntos desconectados a menos que se cumplan 
las disposiciones de 6.8.2.1.   
NORMA  METROLÓGICA   NMP 005-1 
PERUANA   40 de 63 
 
 
 b) Se debe evitar interponer cualquier dispositivo que puede influir en la exactitud, a 
través de protecciones electrónicas y de procesamiento de datos o, si esto no es 
posible, a tr avés de medios mecánicos.  
6.8.2.3.  En el caso de medidores con partes que el usuario puede desconectar la una 
de la otra y que no son intercambiables, se deben cumplir las disposiciones de 6.8.2.2.  
Además, estos medidores deben contar con dispositivos que no les pe rmitan funcionar si 
las diferentes partes no están conectadas de acuerdo con el modelo  aprobado. Deben estar 
equipados con un dispositivo que impida cualquier medición después de una desconexión 
no autorizada y posterior reconexión por el usuario . 
7. CONTROLE S METROLÓGICOS   
7.1. Condiciones de referencia  
Todas las magnitudes de influencia, salvo la magnitud de influencia que se está 
ensayando, deben mantenerse en sus condiciones de referencia. Las condiciones de 
referencia (incluyendo sus tolerancias) se proporcionan en  la Norma Metrológica Peruana  
NMP 005 -2:201 8, capítulo 4. Se especifican los valores del caudal, la temperatura del 
agua, la presión del agua, la temperatura ambiente, la humedad relativa ambiente y la 
presión atmosférica ambiente.  
7.2. Evaluación y aprobación de modelo  
7.2.1.  Examen externo  
Antes de ser sometido a los ensayos de evaluación de modelo , se debe examinar 
externamente cada modelo  de medidor de agua presentado con el fin de asegurarse de que 
cumpla con las disposiciones de los capítu los precedentes aplicables la presente Norma 
Metrológica Peruana . 
7.2.2.  Número de muestras  
Los ensayos de evaluación deben realizarse en el número mínimo de muestras de cada 
modelo  que se indica en la Tabla 6,  en función de la designación del medidor de agua Q3 
del modelo  presentado.   
NORMA  METROLÓGICA   NMP 005-1 
PERUANA   41 de 63 
 
 
 El organismo responsable  de la evaluación de modelo  puede solicitar muestras 
adicionales . 
Tabla 6 — Número mínimo de medidores de agua que se deben ensayar  
Designación del medidor  
Q3 
 
(m3/h) Número mínimo de medidores que 
se deben ensayar para todos los 
modelo s de medidor, excluyendo 
los ensayos requeridos para 
medidores con dispositivos 
electrónicos  
Q3 ≤ 160  3 
160 < Q3 ≤ 1 600  2 
1 600 < Q3 1 
 
Los requisitos de 4.2.2 o 4.2.3 deben aplicarse a todos los medidores ensayados, de 
acuerdo con la clase de exactitud del medidor . 
Para la aprobación de modelo  de un medidor de agua con dispositivos electrónicos, se 
deben suministrar cinco muestras para los ensayos especificados en el Anexo A, que 
pueden ser muestras diferentes a las prop orcionadas para otros ensayos, sometiendo por 
lo menos un medidor a todos los ensayos apropiados. Se debe someter el mismo medidor 
a todos los ensayos, salvo en circunstancias en las que la organización que realiza la 
evaluación de modelo  pueda justificar el no hacerlo . 
7.2.3.  Errores (de indicación)  
Se deben determinar los errores (de indicación) de un medidor de agua (en la medición 
del volumen real) para por lo menos los siguientes caudales nominales:  
a) Q1, 
b) Q2, 
c) 0,35 ( Q2 + Q3), 
d) 0,7 (Q2 + Q3), 
e) Q3, 
f) Q4, 
y para los medidores de combinación:   
NORMA  METROLÓGICA   NMP 005-1 
PERUANA   42 de 63 
 
 
 g) 0,9 Qx1, 
h) 1,1 Qx2. 
Los errores (de indicación) observados para cada uno de los caudales antes mencionados 
no deben sobrepasar los EMP indicados en  4.2.2 o 4.2.3. 
NOTA  Ver Norma Metrológica Peruana NMP 005 –2:2018, 7.4.4 para los alcances de caudal 
permitidos y la Norma Metrológica Peruana NMP 005 –2:2018, 7.4.4 y 7.4.5 para el número 
requerido de mediciones con cada caudal.  
Si todos los errores relativos (de indicación) de un medidor de agua tienen el mismo signo, 
por lo menos uno de los errores no debe exceder de la mitad del EMP. En todos los casos, 
este requisito debe aplicarse equitativamente con respecto al proveedor de agua y el 
consumidor (ver también 4.3.3, párrafos 3 y 8).  
Si un medidor está marcado para operar solo en ciertas orientaciones, entonces se debe 
ensayar en estas orientaciones.  
En ausencia de dichas marcas, se debe ensayar el medidor en por lo menos cuatro 
orientaciones.  
7.2.4.  Repetibilidad  
Un medidor debe ser repetible: la desviación estándar de tre s mediciones con el mismo 
caudal no debe ser superior a un tercio de los EMP indicados en 4.2.2 o 4.2.3. Los ensayos 
deben realizarse con los caudales nominales de Q1, Q2 y Q3. 
7.2.5.  Temperatura del agua de sobrecarga  
Un medidor de agua con TMA ≥ 50 °C debe ser capaz de soportar una temperatura del 
agua de TMA + 10 °C durante 1 h. Se especifica el ensayo en la Norma Metrológica 
Peruana NMP 005 -2:2018, 7.6. 
  
NORMA  METROLÓGICA   NMP 005-1 
PERUANA   43 de 63 
 
 
 7.2.6.  Durabilidad  
7.2.6.1.  Generalidades  
Un medidor de agua debe ser sometido a los ensayos de durabilidad especificados en  la 
Norma Metrológica Peruana NMP 005 -2:2018, 7.11, simulando las condiciones de 
funcionamiento.  
Después de cada uno de estos ensayos, se deben volver a medir los errores del medidor 
de agua con los caudales indicados en 7.2.3 y se deben aplicar los criterios dados en  
7.2.6.2 o 7.2.6.3.  
La orientación u orientaciones de un medidor sometido a ensayo de ben establecerse con 
referencia a la orientación u orientaciones del medidor declaradas por el fabricante.  
NOTA  En el caso de familias de medidores, únicamente el medidor con el diámetro 
representativo más pequeño debe ser sometido al ensayo de durabilidad . 
7.2.6.2.  Medidor de agua de la clase de exactitud 1  
Para un medidor de agua de la clase de exactitud 1, la variación de la curva de error (de 
indicación) no debe ser superior a 2 % para los caudales de la zona inferior                              
(Q1 ≤ Q < Q2), y 1 % para los caudales de la zona superior (Q2 ≤ Q ≤ Q4). 
Para los caudales de la zona inferior (Q1 ≤ Q < Q2), la curva de error (de indicación) no 
debe ser superior a un límite de error máximo de ±  4 % para todas las clases de 
temperatura. Para los caudales de la zona superior  (Q2 ≤ Q ≤ Q4), la curva de error (de 
indicación) no debe ser superior a un límite de error máximo de ±  1,5 % para los 
medidores de la clase de temperatura T30 y ±  2,5 % para todas las demás clases de 
temperatura.  
Para los fines  de estos requisitos, se deben aplicar los valores medios de los errores (de 
indicación).  
  
NORMA  METROLÓGICA   NMP 005-1 
PERUANA   44 de 63 
 
 
 7.2.6.3.  Medidor de agua de la clase de exactitud 2  
Para un medidor de agua de la clase de exactitud 2, la variación de la curva de error (de 
indicación) no debe ser superior a 3 % para caudales de la zona inferior (Q1 ≤ Q < Q2), y 
1,5 % para caudales de la zona superior (Q2 ≤ Q ≤ Q4). 
Para los caudales de la zona inferior  (Q1 ≤ Q < Q2), la curva de error (de indicación) no 
debe ser superior a un límite de error máximo de ±  6 % para todas las clases de 
temperatura. Para los caudales de la zona superior  (Q2 ≤ Q ≤ Q4), la curva de error (de 
indicación) no debe  ser superior a un límite de error máximo de ±  2,5 % para los 
medidores de la clase de temperatura T30 y ±  3,5 % para todas las demás clases de 
temperatura.  
Para los fines de estos requisitos, se deben aplicar los valores medios de los errores (de 
indicaci ón). 
7.2.7.  Error de intercambio  
Se debe demostrar que los medidores de cartuchos y módulos metrológicos 
intercambiables para medidores de agua con módulos metrológicos intercambiables son 
independientes de las interfaces de conexión para los cuales se hacen, en lo que respecta 
a su desempeño metrológico. Se deben ensayar los medidores de cartuchos y módulos 
metrológicos intercambiables de acuerdo con el ensayo establecido en  la Norma 
Metrológica Peruana NMP 005 -2:2018, 7.4.6.  
La orientación u orientaciones de un medidor sometido a ensayo deben establecerse con 
referencia a la orientación u orientaciones del medidor declaradas por el fabricante.  
7.2.8.  Campo magnético estático  
Se debe demostrar que un medidor de agua no es afectado por un campo magnético 
estático. Un ensa yo debe aplicarse a todos los medidores de agua cuando los componentes 
mecánicos pueden verse influenciados por un campo magnético, y a todos los medidores 
con componentes electrónicos. Se especifica el ensayo en la Norma Metrológica Peruana  
NMP 005 -2:2018, 7.12. El objetivo de este ensayo es ase gurar el cumplimiento de las 
disposiciones de 4.2 en presencia de campos magnéticos estáticos.   
NORMA  METROLÓGICA   NMP 005-1 
PERUANA   45 de 63 
 
 
 7.2.9.  Documentación  
7.2.9.1.  La solicitud de aprobación de modelo de un medidor de agua, una calculadora 
(incluyendo el dispositivo indicador) o un transductor de medición debe incluir los 
siguientes documentos:  
a) una descripción que dé las características técnicas y el principio de funcionamiento;  
b) un plano o fotografía del medidor de agua completo, la calculadora o el transductor 
de med ición;  
c) una lista de las partes con una descripción de sus materiales componentes cuando 
estas partes tienen una influencia metrológica;  
d) un plano de montaje con la identificación de las diferentes partes;  
e) para medidores equipados con dispositivos de corrección, una descripción de la 
manera en que se determinan los parámetros de corrección;  
f) un plano que muestre la ubicación de los sellos y la marca o marcas de verificación;  
g) un plano de las marcas reglamentarias;  
h) para medidores de combinación que incluy en medidores aprobados, los informes de 
ensayo de esos medidores;  
i) opcionalmente, un manual del usuario y un manual de instalación.  
7.2.9.2.  Además, la solicitud de aprobación de modelo  de un medidor de agua con 
dispositivos electrónicos debe incluir:  
a) una descripció n funcional de los diferentes dispositivos electrónicos;   
NORMA  METROLÓGICA   NMP 005-1 
PERUANA   46 de 63 
 
 
 b) un diagrama de flujo de la lógica, que muestre las funciones de los dispositivos 
electrónicos;  
c) cualquier documento o evidencia que demuestre que el diseño y la construcción del 
medidor de agua con dispositivos electrónicos cumplen con los requisitos de  la 
presente Norma Metrológica Peruana , en particular,  5.1 y el Anexo B.  
7.2.9.3.  El solicitante que busque la aprobación de modelo  debe proporcionar al 
organismo responsable de la evaluación un medidor, una ca lculadora (incluyendo el 
dispositivo indicador) o un transductor de medición que sea representativo del modelo  
final.  
El organismo responsable de la evaluación de modelo  puede considerar que son 
necesarias muestras adicionales del modelo  para calcular la reproducibilidad de las 
mediciones.  
7.2.10.  Certificado de aprobación de modelo  
La siguiente información debe aparecer en el certificado de aprobación de modelo  o en 
sus anexos:  
a) el nombre y la dirección del titular del certificado;  
b) el nombre y la  dirección del fabricante, si no es el titular;  
c) la designación del modelo  y/o comercial;  
d) información suficiente para identificar el modelo  de medidor, por ejemplo, un plano, 
una fotografía o una descripción;  
e) las principales características metrológicas y t écnicas;  
f) la marca de aprobación de modelo ;  
NORMA  METROLÓGICA   NMP 005-1 
PERUANA   47 de 63 
 
 
 g) el período de validez;  
h) la clasificación ambiental, si es aplicable (ver A.2);  
i) información sobre la ubicación de las marcas de la aprobación de modelo , la 
verificación inicial y el sellado (por ejemplo, una fotogra fía o un plano);  
j) una lista de los documentos que acompañan al certificado de aprobación de modelo ; 
k) observaciones específicas.  
Cuando sea aplicable, se debe indicar la versión de la parte metrológica del software 
evaluado en el certificado de aprobación de modelo  o en sus anexos (expediente técnico).  
7.2.11.  Modificación de un modelo  aprobado  
7.2.11.1.  El titular de la aprobación de modelo debe informar al organismo responsable 
de dicha aprobación sobre cualquier modificación o adición que tenga que ver con un 
modelo aprobado . 
7.2.11.2.  Las modificaciones y adiciones deben estar sujetas a una aprobación de 
modelo  complementaria cuando influyen o pueden influir en los resultados de medición 
o las condiciones de uso reglamentarias de un medidor. El organismo que aprueba el 
modelo  inicial  debe decidir en qué medida los exámenes y ensayos especificados a 
continuación deben realizarse en el modelo  modificado en relación con la naturaleza de 
la modificación . 
7.2.11.3.  Si el organismo que aprueba el modelo  inicial  considera que no es probable 
que las mo dificaciones o adiciones influyan en los resultados de medición, este organismo 
debe permitir, por escrito, que se presenten los medidores modificados para la 
verificación inicial sin otorgar una aprobación de modelo  complementaria.  
Se debe emitir una apro bación de modelo  nueva o complementaria cuando el modelo  
modificado ya no cumple con las disposiciones de la aprobación de modelo  inicial .  
NORMA  METROLÓGICA   NMP 005-1 
PERUANA   48 de 63 
 
 
 7.2.12.  Evaluación de modelo  de un medidor de agua con dispositivos 
electrónicos  
7.2.12.1.  Inspección de diseño  
Además de los requisitos especificados en los párrafos precedentes, un medidor de agua 
con dispositivos electrónicos debe estar sujeto a una inspección de diseño. Esta revisión 
de documentos tiene por objeto verificar que el diseño de los dispositivos elec trónicos y 
sus sistemas de verificación, si es aplicable, cumplan con las disposiciones de  la presente 
Norma Metrológica Peruana , en particular, el capítulo 5. Esto incluye : 
a) un examen del modo de construcción y de los subsistemas y componentes 
electrónicos  utilizados, para verificar la adecuación para su uso previsto;  
b) la consideración de fallas que pueden ocurrir, para verificar que, en todos los casos 
considerados, estos dispositivos cumplen con las disposiciones de 5.1 y el Anexo B;  
c) la verificación de la presencia y eficacia del dispositivo o dispositivos de ensayo para 
los sistemas de verificación, si es necesario.  
7.2.12.2.  Funcionamiento  
7.2.12.2.1.  Generalidades  
Un medidor de agua debe cumplir con las disposiciones de 4.2 y 5.1.1 con respecto a las 
magnitudes de influencia.  
7.2.12.2.2.  Funcionamiento bajo el efecto de los factores de influencia  
Cuando está sometido al efecto de los factores de influencia previstos en el Anexo A, un 
medidor de agua debe seguir funcionando correctamente y los errores (de indicación) no 
deben sobrepasar los EMP aplicables.  
  
NORMA  METROLÓGICA   NMP 005-1 
PERUANA   49 de 63 
 
 
 7.2.12.2.3.  Funcionamiento bajo el efecto de las perturbaciones  
Cuando está sometido a las perturbaciones externas previstas en el Anexo A, un medidor 
de agua debe seguir funcionando correctamente o se deben detectar y poner en evidencia 
las falla s significativas mediante un sistema de verificación . 
7.2.12.2.4.  Equipo sometido a ensayo  
Cuando los dispositivos electrónicos son parte integrante de un medidor de agua, los 
ensayos deben realizarse en el medidor completo.  
Si los dispositivos electrónicos de un medi dor de agua se encuentran en una cubierta 
separada, se pueden ensayar sus funciones electrónicas independientemente del 
transductor de medición del medidor mediante señales simuladas representativas del 
funcionamiento normal del medidor, en cuyo caso se de ben ensayar los dispositivos 
electrónicos en su cubierta final.  
En todos los casos, se pueden ensayar los dispositivos auxiliares por separado.  
7.3. Verificación inicial  
7.3.1.  En general, solo los medidores de agua que han sido aprobados como 
medidores completos o como calculadora (incluyendo el dispositivo indicador) y 
transductor de medición (incluyendo el sensor de flujo o volumen) aprobados por 
separado y posteriormente ensamblados en un medidor combinado, deben ser elegibles 
para la verificación inicial.  
Se deb e aplicar cualquier requisito especial para los ensayos de la verificación inicial, 
detallados en el certificado de aprobación de modelo . 
7.3.2.  Un medidor de agua debe ser sometido a los ensayos de la verificación inicial 
indicados a continuación. Esta verificac ión debe realizarse después de que se ha otorgado 
la aprobación de modelo . 
Se debe demostrar que el medidor de agua es capaz de soportar la siguiente presión de  
NORMA  METROLÓGICA   NMP 005-1 
PERUANA   50 de 63 
 
 
 ensayo sin que haya fugas o daños: 1,6 veces la presión máxima admisible aplicada 
durante 1 min  (NMP 005 -2:201 8, 10.1.2).  
7.3.3.  Los medidores de agua del mismo tamaño y el mismo modelo  pueden 
ensayarse en serie; sin embargo, en este caso, el requisito de  la Norma Metrológica 
Peruana NMP 005 -2:201 8, 10.1.3, paso d) c on respecto a la presión de salida del medidor 
de agua debe cumplirse para cada medidor de agua y no debe haber una interacción 
significativa entre los medidores de agua.  
Los tramos rectos aguas arriba y aguas abajo (y los enderezadores si es necesario) deben 
estar de acuerdo con la clase de se nsibilidad del perfil de flujo del medidor . 
7.3.4.  Se deben determinar los errores (de indicación) de un medidor de agua en la 
medición del volumen real para por lo menos los siguientes caudales nominales:  
a) Q1, 
b) Q2, 
c) Q3, 
d) para medidores de combinación, 1,1 Qx2. 
NOTA  Ver Norma Metrológica Peruana NMP 005 -2:201 8, 10.1.3, paso g), para los alcances 
de caudal permitidos.  
Sin embargo, dependiendo de la forma de la curva de error, se pueden especificar caudales 
adicionales en el certificado de aprobación de modelo . 
Durante un ensayo, la temperatura del agua debe ser la exigida en  la Norma Metrológica 
Peruana NMP 005 -2:2018, 10.1.3, paso e).  
Todos los demás factores de influencia deben mantenerse dentro de las condicionales 
nominales de funcionamiento.  
7.3.5.  Los errores (de indicac ión) determinados para cada uno de los caudales antes 
mencionados no deben sobrepasar los EMP indicados en 4.2.2 o 4.2.3.   
NORMA  METROLÓGICA   NMP 005-1 
PERUANA   51 de 63 
 
 
 7.3.6.  Si todos los errores (de indicación) de un medidor de agua tienen el mismo 
signo, por lo menos uno de los errores no debe exceder de l a mitad del EMP. En todos 
los casos el requisito se aplicará equitativamente con respecto al proveedor de agua y al 
consumidor.  
Si todos los errores (de indicación) de un medidor de agua determinados para la 
verificación inicial tienen el mismo signo, pero  ninguno de éstos se encuentra dentro de 
la mitad del EMP, se deben obtener errores adicionales con otro caudal o caudales 
especificados en 7.2.3: si uno de estos errores se encuentra dentro de la mitad del EMP o 
del signo opuesto, este criterio se conside ra cumplido .  
NORMA  METROLÓGICA   NMP 005-1 
PERUANA   52 de 63 
 
 
 ANEXO A  
(Normativo)  
 
ENSAYOS DE FUNCIONAMIENTO DE MEDIDORES DE AGUA CON 
DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS  
A.1.  Generalidades  
Este anexo define el programa de ensayos de funcionamiento destinados a verificar que 
los medidores de agua con dispositivos  electrónicos pueden funcionar según lo previsto 
en un ambiente y en condiciones especificados. Cada ensayo indica, cuando sea 
apropiado, las condiciones de referencia para determinar el error intrínseco.  
Estos ensayos complementan cualquier otro ensayo es tablecido.  
Cuando se está evaluando el efecto de una magnitud de influencia, todas las demás 
magnitudes de influencia deben mantenerse relativamente constantes, a valores cercanos 
a las cond iciones de referencia (ver 7.1 de la NMP 005 -2:2018, capítulo 4).  
A.2.  Clasificación ambiental  
Ver OIML D 11[3]. 
Para cada ensayo de funcionamiento, se indican las condiciones de ensayo típicas, que 
corresponden a las condiciones ambientales climáticas y mecánicas a las cuales un 
medidor de agua está generalmente expues to. 
Los medidores de agua con dispositivos electrónicos se dividen en tres clases según las 
condiciones ambientales climáticas y mecánicas.  
 clase B para medidores fijos instalados en un edificio;  
 clase O para medidores fijos instalados al aire libre;   
NORMA  METROLÓGICA   NMP 005-1 
PERUANA   53 de 63 
 
 
  clase  M para medidores móviles.  
Sin embargo, el solicitante de la aprobación de modelo  puede indicar condiciones 
ambientales específicas en la documentación proporcionada al organismo encargado de 
la aprobación de modelo , en base al uso previsto del instrumento. En este caso, el 
laboratorio de ensayo debe realizar los ensayos de funcionamiento en los niveles de 
severidad correspondientes a estas condiciones ambientales. Si se otorga la aprobación 
de modelo, la placa descr iptiva debe indicar los correspondientes límites de uso. Los 
fabricantes deben informar a los posibles usuarios sobre las condiciones de uso para las 
cuales se ha aprobado un medidor.  
A.3. Ambientes electromagnéticos  
Los medidores de agua con dispositivos electrónicos se dividen en dos clases de ambiente 
electromagnético:  
 E1 — residencial, comercial e industria ligera;  
 E2 — industrial.  
A.4 Evaluación y aprobación de modelo  de una calculadora  
A.4.1 . Cuando una calculadora electrónica (incluyendo el dispositi vo indicador) se 
presenta para la aprobación de modelo  por separado, los ensayos de la evaluación de 
modelo  deben realizarse en la calculadora (incluyendo el dispositivo indicador) sola, 
simulando diferentes entradas generadas por patrones apropiados (por ejemplo, 
calibradores).  
A.4.2  Se requieren ensayos de exactitud en las indicaciones de los resultados de 
medición. Para este fin, el error obtenido en la indicación del resultado se calcula 
considerando que el valor verdadero es el que toma en cuenta el valor de las magnitudes 
simuladas aplicadas a las entradas de la calculadora y utilizando métodos normalizados 
de cálculo. Los EMP son los indicados en 4.2.  
NOTA  Un EMP apropiado para una calculadora es 1/10 del EMP de un medidor completo. Sin 
embargo, est o no es un requisito. El requisito se da en 4.2.5.   
NORMA  METROLÓGICA   NMP 005-1 
PERUANA   54 de 63 
 
 
 A.4.3  Se deben realizar los exámenes y ensayos para instrumentos electrónicos 
especificados en 7.2.12 . 
A.5 Ensayos de funcionamiento  
Los ensayos indicados en la Tabla A.1 implican la parte electrónica de u n medidor de 
agua o sus dispositivos y pueden realizarse en cualquier orden.  
Tabla A.1 — Ensayos que implican la parte electrónica de un medidor de agua o sus 
dispositivos  
 
NMP 005 -2:2018,  
apartado  Ensayo  Característica 
sometida a ensayo  Condiciones 
aplicadas  
8.2 Calor seco  Factor de influencia  EMP  
8.3 Frío Factor de influencia  EMP  
8.4 Calor húmedo, ensayo cíclico  Perturbación  Falla significativa  
8.5.2  Variación de tensión de 
alimentación  Factor de influencia  EMP  
8.5.2  Variación de frecuencia de la red  Factor de influencia  EMP  
8.5.3  Baja tensión de batería interna (no 
conectada a la alimentación por la 
red) Factor de influencia  EMP  
8.6 Vibraciones (aleatorias)  Perturbación  Falla significativa  
8.7 Sacudidas mecánicas  Perturbación  Falla significativa  
8.8 Caídas de tensión de la red de CA, 
interrupciones breves y variaciones 
de tensión  Perturbación  Falla significativa  
8.9 Transitorios eléctricos en las líneas 
de señales, datos y control  Perturbación  Falla significativa  
8.10 Transitorios  eléctricos en la red de 
CA y CC  Perturbación  Falla significativa  
8.11 Descargas electrostáticas  Perturbación  Falla significativa  
8.12 Campos electromagnéticos 
radiados  Perturbación  Falla significativa  
8.13 Campos electromagnéticos 
conducidos  Perturbación  Falla significativa  
8.14 Sobretensiones en las líneas de 
señales, datos y control  Perturbación  Falla significativa  
8.15 Sobretensiones en las líneas de la 
red de CA y CC  Perturbación  Falla significativa  
  
NORMA  METROLÓGICA   NMP 005-1 
PERUANA   55 de 63 
 
 
 ANEXO B  
(Normativo)  
 
SISTEMAS DE VERIFICACIÓN  
B.1 Acciones de los sistemas de verificación  
La detección de fallas significativas mediante los sistemas de verificación debe tener 
como resultado las siguientes acciones, según el tipo.  
Para sistemas de verificación del tipo P o I:  
a) debe haber  una corrección automática de la falla; o  
b) el dispositivo defectuoso solo debe detenerse cuando el medidor de agua sin ese 
dispositivo sigue cumpliendo con las regla menta ciones  vigentes ; o 
c) debe haber una alarma visible o audible; esta alarma debe continuar hasta que se 
elimine la causa de la alarma.  
Además, cuando un medidor de agua transmite los datos a equipo periférico, la 
transmisión debe ir acompañada de un mensaje que indique la presencia de una falla. 
(Este requisito no es aplicable para las perturbac iones especificadas en A.5.)  
El instrumento también puede estar equipado con dispositivos para calcular el volumen 
de agua que ha pasado por la instalación durante la ocurrencia de la falla. El resultado de 
este cálculo no debe ser susceptible de ser confu ndido con una indicación válida.  
La alarma visible o audible no está permitida en el caso de dos socios constantes, 
mediciones no reiniciables y no pre -pagadas, cuando se utilizan sistemas de verificación, 
a menos que esta alarma se transfiera a una estaci ón remota.  
NOTA  La transmisión de la alarma y los valores medidos repetidos desde un medidor hacia la 
estación remota no tiene que asegurarse si los valores medidos se repiten en esa estación.   
NORMA  METROLÓGICA   NMP 005-1 
PERUANA   56 de 63 
 
 
 B.2 Sistemas de verificación del transductor de medición  
B.2.1 . El objetivo de estos sistemas de verificación es verificar la presencia del 
transductor de medición, su operación correcta y la corrección de la transmisión de datos.  
La verificación de la operación correcta incluye la detección o prevención de flujo 
inverso. Sin embargo, no es necesario que la detección o prevención de flujo inverso se 
opere electrónicamente.  
B.2.2 . Cuando las señales generadas por el sensor de flujo son en forma de impulsos, 
cada uno de los cuales representa un volumen elemental, la gene ración de impulsos, la 
transmisión y el conteo deben realizar las siguientes tareas:  
a) el conteo correcto de impulsos;  
b) la detección del flujo inverso, si es necesario;  
c) la verificación del correcto  funcionamiento.  
Esto puede hacerse mediante:  
1) un sistema de tres impulsos con uso de flancos de impulso o estado de impulsos;  
2) un sistema de doble impulso con uso de flancos de impulso más estado de impulsos;  
3) un sistema de doble impulso con impulsos positivos y negativos, dependiendo de la 
dirección del flujo.  
Estos  sistemas de verificación deben ser del tipo P.  
Durante la aprobación de modelo , debe ser posible verificar que estos sistemas de 
verificación funcionen correctamente.   
NORMA  METROLÓGICA   NMP 005-1 
PERUANA   57 de 63 
 
 
 i) desconectando el transductor; o  
ii) interrumpiendo uno de los generadores de impulsos del se nsor; o  
iii) interrumpiendo el suministro eléctrico del transductor.  
B.2.3 . Solo en caso de medidores electromagnéticos, en los cuales la amplitud de las 
señales generadas por el transductor de medición es proporcional al caudal, se puede 
utilizar el siguiente procedimiento.  
Se introduce una señal simulada con una forma similar a la de la señal de medición en la 
entrada del dispositivo secundario, representando un caudal entre el caudal mínimo y 
máximo de un medidor. El sistema de verificación debe verificar los  dispositivos primario 
y secundario. Se verifica el valor digital equivalente para comprobar que se encuentre 
dentro de los límites predeterminados dados por el fabricante y sea compatible con los 
EMP. Este sistema de verificación debe ser del tipo P o I. En el caso de los sistemas del 
tipo I, la verificación debe producirse por lo menos cada 5 min.  
NOTA  Siguiendo este procedimiento, no se requieren sistemas de verificación adicionales (más 
de dos electrodos, transmisión de doble señal, etc.).  
B.2.4 . La lon gitud máxima permitid a del cable entre los dispositivos primario y 
secundario de un medidor electromagnético, según se define en ISO 6817:1992[6], debe 
ser no más de 100 m o no más del valor L, expresado en metros, de acuerdo con la 
siguiente fórmula, el menor de ambos:  
𝐿= 𝑘𝜎
𝑓𝐶 
donde:  
k es igual a 2 × 10−5 m. 
  es la conductividad del agua, en S/m.  
f  es la frecuencia de campo durante el ciclo de medición, en Hz.  
C  es la capacitancia efectiva del cable por metro, en F/m.  
No es necesario cumplir con estos requisitos si las soluciones del fabricante garantizan  
NORMA  METROLÓGICA   NMP 005-1 
PERUANA   58 de 63 
 
 
 resultados equivalentes.  
B.2.5  En el caso de otras tecnologías, falta desarrollar sistemas de verificación que 
proporcionen niveles de seguridad equivalentes.  
B.3 Sistemas de verificación de la calculadora  
B.3.1 . El objetivo de estos sistemas de verificación es verificar que el sistema de 
cálculo funcione correctamente, y asegurar la validez de los cálculos realizados.  
No se requieren medios especiales para indicar que estos sistemas de verificación 
funcionan correctamente.  
B.3.2 . Los sistemas de verificación para el funcionamiento del sistema de cálculo 
deben ser del tipo P o I. En el caso del tipo I, la verificación debe producirse por lo menos 
una vez al día o para ca da volumen equivalente a 10 min de flujo con Q3. El objetivo de 
este sistema de verificación es verificar que:  
a) los valores de todas las instrucciones y datos memorizados de manera permanente 
sean correctos, utilizando medios tales como:  
1) suma de todos los c ódigos de instrucciones y datos y comparación de la suma con 
un valor fijo;  
2) bits de paridad de líneas y columnas (verificación de la redundancia longitudinal 
y vertical);  
3) verificación por redundancia cíclica (CRC 16);  
4) doble almacenamiento independiente de datos;  
5) almacenamiento de datos en “código de seguridad”, por ejemplo, con protección 
por suma de comprobación, bits de paridad de líneas y columnas;   
NORMA  METROLÓGICA   NMP 005-1 
PERUANA   59 de 63 
 
 
 b) se realicen correctamente todos los procedimientos de transferencia interna y 
almacenamiento de datos relac ionados con el resultado de medición, utilizando 
medios tales como:  
1) rutinas de lectura -escritura;  
2) conversión y reconversión de códigos;  
3) uso de “código de seguridad” (suma de comprobación, bit de paridad);  
4) doble almacenamiento.  
B.3.3 . Los sistemas de verifi cación de la validez de los cálculos deben ser del tipo P 
o I. En el caso del tipo I, la verificación debe producirse por lo menos una vez al día o 
para cada volumen equivalente a 10 min de flujo con Q3. 
Esto consiste en verificar el valor correcto de todos los datos relacionados con la medición 
cuando estos datos se almacenan internamente o se transmiten a equipo periférico a través 
de una interfaz. Esta verificación puede realizarse con medios tales como  bit de paridad, 
suma de comprobación o doble almacenamiento. Además, el sistema de cálculo debe 
contar con medios para controlar la continuidad del programa de cálculo.  
B.4 Sistema de verificación del dispositivo indicador  
B.4.1  El objetivo de este sistema de verificación es verificar que se visualicen las 
indicaciones primarias y que correspondan a los datos proporcionados por la calculadora.  
Además, tiene como objetivo verificar la presencia de los dispositivos indicadores cuando 
son desmontables. Estos sistemas de verificación deben tener la forma definida en B.4.2 
o la definida en B.4.3.  
B.4.2  El sistema de verificación del dispositivo indicador es del tipo P; sin embargo, 
puede ser del tipo I si otro dispositivo proporciona una indicación primari a. 
Los medios pueden incluir, por ejemplo:   
NORMA  METROLÓGICA   NMP 005-1 
PERUANA   60 de 63 
 
 
 a) en el caso de dispositivos indicadores que utilizan filamentos incandescentes o diodos 
emisores de luz, medición de la corriente en los filamentos;  
b) en el caso de dispositivos indicadores que utilizan tubos fluores centes, medición de 
la tensión de la red ; 
c) en el caso de dispositivos indicadores que utilizan cristales líquidos multiplexados, 
verificación de salida de la tensión de control de las líneas de segmento y de 
electrodos comunes, para detectar cualquier desco nexión o cortocircuito entre 
circuitos de control.  
Las verificaciones mencionadas en 6.7.2.2 no son necesarias.  
B.4.3  El sistema de verificación del dispositivo indicador debe incluir la 
verificación del tipo P o I de los circuitos electrónicos utilizados para el dispositivo 
indicador (excepto los circuitos excitadores del propio dispositivo visualizador); este 
sistema de verificación debe cumplir con los requisitos de B.3.3.  
B.4.4  Durante la evaluación de modelo , debe ser posible determinar que el sistema 
de verificación del dispositivo indicador está funcionando:  
a) desconectando todo o parte del dispositivo indicador; o  
b) mediante una acción que simule una falla en el dispositivo visualizador, por ejemplo, 
con un botón de ensayo.  
B.4.5  Aunque la visualización continua del volumen no es obligatoria (ver 4.3.5), 
la interrupción del dispositivo visualizador no debe interrumpir el funcionamiento de los 
sistemas de verificación.  
B.5 Sistemas de verificación de dispositivos auxiliares  
Un dispositivo auxiliar (disposi tivo de repetición, dispositivo de impresión, dispositivo 
de memoria, etc.) con indicaciones primarias debe incluir un sistema de verificación del 
tipo P o I. El objetivo de este sistema de verificación es verificar la presencia del  
NORMA  METROLÓGICA   NMP 005-1 
PERUANA   61 de 63 
 
 
 dispositivo auxiliar cu ando es un dispositivo necesario, y verificar el correcto 
funcionamiento y la correcta transmisión.  
B.6 Sistemas de verificación de los instrumentos de medición asociados  
Los instrumentos de medición asociados deben incluir un sistema de verificación del t ipo 
P o I. El objetivo de este sistema de verificación es asegurar que la señal proporcionada 
por estos instrumentos asociados se encuentre dentro de un alcance predeterminado de 
medición.  
EJEMPLOS  Transmisión a cuatro hilos para sensores de temperatura de  tipo 
resistencia; control de la corriente de excitación para sensores de presión de 4 –20 mA.   
NORMA  METROLÓGICA   NMP 005-1 
PERUANA   62 de 63 
 
 
 ANEXO C  
 
ERRORES PERMITIDO S DURANTE EL FUNCIONAMIENTO Y LA 
VERIFICACIÓN POSTERIOR  
Los EMP de un medidor de agua mientras está en funcionamiento, deben ser el doble de 
los EMP indicados en 4.2.2 o 4.2.3 según la clase de exactitud del medidor.  
 
La verificación posterior debe aplicarse  de acuerdo con las regla mentaciones  vigentes 
establecidas,  en metrología legal.   
NORMA  METROLÓGICA   NMP 005-1 
PERUANA   63 de 63 
 
 
 BIBLIOGRAFÍA  
[1] VIM 2012 (INACAL) , Vocabulario internacional de metrología — Conceptos 
básicos y generales , y términos asociados (VIM)2 
[2] VIML 2013 (INACAL) , Vocabulario internacional de términos de metrología legal 
(VIML)  
[3] OIML D 11:2013, Requisitos generales para los instrumentos de medición — 
Condiciones ambientales  
[4] ISO 3, Números preferentes — Series de números preferentes  
[5] ISO 4006:1991, Medición del caudal de fluidos en conductos cerrados — 
Vocabulario y símbolos  
[6] ISO 6817:1992, Medición del caudal de líquidos conductores en  conductos 
cerrado s — Método por caudalímetros electromagnéticos  
[7] ISO 4064 -4:2014, Medidores de agua potable fría y agua caliente — Parte 4: 
Requisitos no metrológicos no cubiertos por ISO 4064 -1. 
[8] ISO 4064 -5:2014, Medidores de agua potable fría y agua caliente — Parte 5: 
Requisitos de instalación . 
 
 
 
                                                 
2 Equivalente a OIML V 2 -200:2012