PROYECTO DE NORMA  PNMP  022 
METROLÓGICA PERUANA  2023 
 
Dirección de Metrología - INACAL  
Calle Las Camelias 817, San Isidro (Lima 27)  Lima, Perú  
 
 
 
 
 
EQUIPOS DE MEDIDA DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA 
- Requisitos Particulares: Medidores estáticos pa ra energía 
activa de AC (clases  0,1 S, 0,2  S y 0,5 S) 
 
 
Electricity metering equip ment – Particular requirements: Static meters for AC active 
energy (classes 0,1  S, 0,2  S and 0,5  S) 
 
 
(EQV. IEC 620 53-22: 2020 Electricity metering equipment – Particular requirements – 
Part 22: Static meters for AC active energy (classes 0,1  S, 0,2  S and 0,5  S) 
 
 
2023 -01-20 
2ª Edición  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este documento se encuentra en etapa de estudio, sujeto a posible cambio.  
No debe ser usado como Norma Metrológica Peruana  Basado en 15 páginas  
I.C.S.: 17.220.20  
Descriptores: Equipos de medida, energía eléctrica, medidor estático.   
 
 
  
ÍNDICE  
 
   Página  
 ÍNDICE  ii 
  PREFACIO   iv 
1 Alcance  1 
2 Referencias normativas  4 
3 Términos y definiciones  4 
4 Valores eléctricos estándar  5 
4.1 Tensiones   5 
4.2 Corrientes  5 
4.2.1  Corrientes nominales  5 
4.2.2  Corriente de arranque  5 
4.2.3  Corriente mínima  5 
4.2.4  Corriente máxima  6 
4.3 Frecuencias  6 
4.4 Consumo de energía  6 
5 Requisitos de construcción  6 
6 Marcado y documentación del medidor  6 
7 Requisitos de exactitud  7 
7.1 Condiciones generales de ensayo  7 
7.2 Métodos de verificación de la exactitud  7 
7.3 Incertidumbre de medición  7 
7.4 Constante del medidor  7 
7.5 Puesta en marcha inicial del medidor  7 
7.6 Ensayo de condición sin carga  7 
7.7 Ensayo de corriente de arranque   8 
7.8 Ensayo de repetibilidad  8 
7.9 Límites de error debido a la  variación de la corriente  8 
7.10 Límites de error debido a las magnitudes de influencia  9 
7.11 Exactitud del cronometraje  12 
8 Requisitos climáticos  12 
ii  
 
 
  
9 Los efectos de las influencias externas  13 
10 Ensayo  de modelo  13 
   
ANEXOS  
A (informativo) Comparación de los límites de error aceptables en porcentaje en 
condiciones de referencia para medidores de las clases 0,1 S, 0,2 S y 0,5 S . 14 
B (informativo) Resumen de cambios  15 
   
FIGURAS  
A.1 Comparación de los límites de error aceptables en porcentaje para medidores de 
clases 0,1 S, 0,2 S y 0,5 S, con In = 5 A e Imax = 10 A, a FP = 1,0  14 
A.2 Comparación de los límites de error aceptables en porcentaje para medidores de 
las clases 0,1 S, 0,2 S y 0,5 S, con In = 5 A e Imax = 10 A, en FP = 0,5 inductivo o 
en FP = 0,8 capacitivo . 14 
   
 TABLAS   
1 Corriente de arranque  5 
2 Corriente mínima  6 
3 Límites de error aceptable en porcentaje (medidores monofásicos y polifásicos 
con cargas balanceadas  o cargas monofásicas)  9 
4 Límites de variación de error aceptables en porcentaje debido a las magnitudes de 
influencia . 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
iii  
 
 
 PREFACIO  
 
 
A. Reseña histórica  
 
 
A.1. La Dirección de Metrología del Instituto Nacional de Calidad (INACAL) ha 
adoptado la Norma Internacional IEC 62053 -22:2020 Electricity metering equipment – 
Particular requirements – Part 22: Static meters for  AC active energy (classes 0,1  S,                
0,2 S and 0,5  S), obteniendo el Proyecto de Norma Metrológica Peruana PNMP 0 22:2023 
EQUIPOS DE MEDIDA DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA - Requisitos Particulares: 
Medidores estáticos para energía activa de AC (clases 0,1 S, 0,2  S y 0,5  S). 
 
 
A.2. El Proyecto de Norma Metrológica Peruana ha sido elaborado mediante un 
“Sistema de Adopción  - Equivalente ” de elaboración de Normas Metrológicas Peruanas, 
de acuerdo a lo establecido en el literal “A)” del artículo 9 del “Regl amento para la 
elaboración y aprobación de Normas Metrológicas Peruanas” – 2da edición, aprobado 
mediante Resolución Directoral N° 001 -2021 -INACAL/DM y publicado el 13 de enero 
de 2021.  
 
 
A.3. El Proyecto de Norma Metrológica Peruana presenta cambios edit oriales y 
estructurales de acuerdo a las Guías Peruanas GP 001:2016 y GP 002:2016 . 
 
 
 
 
---oooOooo --- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
iv  
NORMA  PNMP 022  
METROLÓGICA PERUANA  1-15 
 
 
 
 EQUIPOS DE MEDICIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA – 
REQUISITOS PARTICULARES:  
Medidores estáticos para energía activa en corriente alterna 
(clases 0,1 S, 0,2 S y 0,5 S)  
 
 
1 Alcance  
Aplica solo a medidores de energía estáticos (watt -hora), operados por transformadores, 
de las clases de exactitud 0,1 S, 0,2 S y 0,5 S para la medición de energía eléctrica acti va 
de corriente alterna en redes de 50 Hz o 60 Hz y se aplica únicamente para ensayos de 
modelo.  
NOTA 1  Para otros requisitos generales, como seguridad, confiabilidad, etc., consulte las 
normas IEC 62052 o IEC 62059 relevantes.  
Este documento se aplica a los equipos de medición de electricidad diseñados para:  
• Medir y controlar la energía eléctrica en redes eléctricas (redes) con tensión hasta 
1000 V;  
NOTA 2  Para medidores de electricidad de AC, la tensión mencionada anteriormente es la 
tensión de línea a n eutro derivada de las tensiones nominales. Ver IEC 62052 -31:2015, Tabla 7.  
• Tener todos los elementos funcionales, incluidos los módulos adicionales, encerrados 
o formando una caja de un solo medidor, con excepción de las pantallas indicadoras;  
 
 
• Operar con  pantallas indicadoras integradas o separadas, o sin pantalla indicadora;  
 
 
• Instalarse en un zócalo o rack coincidente específico;  
 
 
• Opcionalmente, proporcionar funciones adicionales a las de medición de energía 
eléctrica.   
NORMA  PNMP 022  
METROLÓGICA PERUANA  2-15 
 
 
 
 NOTA 3  Los medidores de energía e léctrica modernos suelen contener funciones 
adicionales, como la medición de la magnitud de la tensión, la magnitud de la corriente, la 
potencia, la frecuencia, el factor de potencia, etc.; medición de parámetros de calidad de energía; 
funciones de control  de carga; funciones de entrega, tiempo, ensayo, contabilidad, registro; 
interfaces de comunicación de datos y funciones de seguridad de datos asociadas. Los estándares 
relevantes para estas funciones pueden aplicarse además de los requisitos de este docum ento. Sin 
embargo, los requisitos para tales funciones están fuera del alcance de este documento.  
NOTA 4  Los requisitos de producto para dispositivos de medición y monitoreo de energía 
(PMDs) y funciones de medición tales como magnitud de tensión, magnitud  de corriente, 
potencia, frecuencia, etc., están cubiertos en IEC 61557 -12. Sin embargo, los dispositivos que 
cumplen con IEC 61557 -12 no están diseñados para usarse como medidores de facturación a 
menos que también cumplan con IEC 62052 -11:2020 y uno o má s estándares de clase de exactitud 
IEC 62053 -xx relevantes.  
NOTA 5  Los requisitos de producto para instrumentos de calidad de energía (PQIs) están 
cubiertos en IEC 62586 -1. Los requisitos para las técnicas (funciones) de medición de la calidad 
de la energí a están cubiertos en IEC 61000 -4-30. Los requisitos para los ensayos de las funciones 
de medición de la calidad de la energía están cubiertos en IEC 62586 -2. 
Este documento no se aplica a:  
• Medidores para los cuales la tensión de línea a neutro derivada de las tensiones  
nominales excede 1000 V;  
 
 
• Medidores destinados a la conexión con transformadores de instrumentos de baja 
potencia (LPITs según se define en la serie IEC 61869) cuando se ensayaron sin 
tales transformadores;  
 
 
• Sistemas de medición que comprenden múltiples dispositivos físicamente 
distantes entre sí.  
 
 
• Medidores portátiles;  
NOTA 6  Los medidores portátiles son medidores que no están permanentemente 
conectados.  
• Medidores utilizados en material rodante, vehículos, barcos y aviones;   
NORMA  PNMP 022  
METROLÓGICA PERUANA  3-15 
 
 
 
 • Equipos de laboratorio y de ensayo de medidores;  
 
 
• Medidores estándar de referencia;  
 
 
• Interfaces de datos al registro del medidor;  
 
 
• Enchufes o estantes a juego utilizados para la instalación de equipos de medición 
de electricidad;  
 
 
• Cualquier función adicional prevista en los medidores de energía eléctrica.  
Este documento no cubre las medidas para la detección y prevención de intentos 
fraudulentos de comprometer el rendimiento de un medidor (manipulación).  
NOTA 7  No obstante, los requisitos específicos de detecc ión y prevención de 
manipulaciones y los métodos de ensayo, relevantes para un mercado en particular, están sujetos 
al acuerdo entre el fabricante y el comprador.  
NOTA 8  Especificar los requisitos y los métodos de ensayo para la detección y prevención 
del fraude sería contraproducente, ya que dichas especificaciones proporcionarían una guía para 
los posibles defraudadores.  
NOTA 9  Hay muchos tipos de manipulación de medidores reportados en varios mercados; 
por lo tanto, diseñar medidores para detectar y prev enir todo tipo de manipulación podría conducir 
a un aumento injustificado en los costos de diseño, verificación y validación de medidores.  
NOTA 10  Los sistemas de facturación, como los sistemas de medición inteligente, son 
capaces de detectar patrones de c onsumo irregulares y pérdidas de red irregulares que permiten 
descubrir sospechas de manipulación del medidor.  
NOTA 11  Para medidores operados por transformador emparejados con transformadores de 
corriente (CTs) de acuerdo con IEC 61869 -2: 
  
NORMA  PNMP 022  
METROLÓGICA PERUANA  4-15 
 
 
 
 – El rango de med ición estándar de CT se especifica de 0,05 In a Imax para las 
clases de exactitud 0,1, 0,2, 0,5 y 1 y estos CTs se utilizan para medidores de 
clase 0,5, 1 y 2 según el PNMP 015:2022 ; 
 
 
– El rango de medición especial del CT se especifica desde 0,01 In hasta Imáx 
para clases de exactitud 0,2 S y 0,5 S y estos CTs se utilizan para medidores 
de clase 0,1 S, 0,2 S y 0,5 S según este documento;  
 
 
– Las combinaciones de CTs  estándar y medidores de clase 0,1 S, 0,2 S y 0,5 
S están sujetas a un acuerdo entre fabricantes y compradores.  
NOTA 12  Este documento no especifica los requisitos de emisión, estos se especifican en 
el PNMP 014:2022, 9.3.14.  
2 Referencias normativas  
Los s iguientes documentos se mencionan en el texto de tal manera que parte o la totalidad 
de su contenido constituye requisitos de este documento. Para las referencias con fecha, 
sólo se aplica la edición citada. Para las referencias sin fecha, se aplica la últ ima edición 
del documento de referencia (incluidas las modificaciones).  
PNMP 014:2022 , EQUIPOS DE MEDIDA DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA. Requisitos 
generales, ensayos y condiciones de ensayo. Equipos de medida.  
3 Términos y definiciones  
A los efectos de este docu mento, se aplican los términos y definiciones proporcionados 
en PNMP 014:2022.  
ISO e IEC mantienen bases de datos terminológicas para su uso en la normalización en 
las siguientes direcciones:  
• Sitio web de IEC Electropedia : http://www.electropedia.org  
  
NORMA  PNMP 022  
METROLÓGICA PERUANA  5-15 
 
 
 
 • Sitio web de la plataforma de navegación en línea de ISO: http://www.iso.org/obp  
4 Valores eléctricos estándar  
4.1 Tensiones  
Se aplican los valores proporcionados en el PNMP 01 4:2022 . 
4.2 Corrientes  
4.2.1  Corrientes nominales  
Se aplican los valores proporcionados en el PNMP 014:2022 . 
4.2.2  Corriente de arranque  
Se aplican los requisitos y criterios de aceptación del PNMP 014:2022  (ver Tabla 1).  
Tabla 1 – Corriente de arranque  
Medidores  para  Clase de medidor  Factor de 
potencia  
cos φ 0,1 S  0,2 S  0,5 S  
Conexión a través de transformadores 
de corriente  0,001 In 0,001 In 0,001 In 1 
 
4.2.3  Corriente mínima  
Se aplican los requisitos y criterios de aceptación del PNMP 014:2022 (ver Tabla 2).   
NORMA  PNMP 022  
METROLÓGICA PERUANA  6-15 
 
 
 
 Tabla 2 – Corriente mínima  
Medidores  para  Corriente mínima Imin 
Clases: 0,1 S, 0,2 S y 0,5 S  
Conexión a través de corriente 
transformadores corriente  0,01 In 
 
4.2.4  Corriente máxima  
Se aplican los requisitos y criterios de aceptación del PNMP 014:2022.  
4.3 Frecuencias  
Se aplican los valores proporcionados en el PNMP 014:2022.  
4.4 Consumo de energía  
Se aplican los requisitos, condiciones y procedimientos de ensayo y criterios de 
aceptación del PNMP 014:2022.  
5 Requisitos de construcción  
Se aplican los requisitos, condiciones y procedimientos de ensayo y criterios de 
aceptación del PNMP 014:2022.  
6 Marcado y documentación del medidor  
Se aplican los requisitos del PNMP 014:2022.  
  
NORMA  PNMP 022  
METROLÓGICA PERUANA  7-15 
 
 
 
 7 Requisitos de exactitud  
7.1 Condiciones generales del ensayo  
Se aplican las condiciones de ensayo del PNMP 014:2022.  
7.2 Métodos de verificación de la exactitud  
Se aplican los requisitos, condiciones y procedimientos de ensayo y criterios de 
aceptación del PNMP 014:2022.  
7.3 Incertidumbre de medición  
Se aplican los r equisitos, condiciones y procedimientos de ensayo y criterios de 
aceptación de IEC 62052 -11: 2020.  
7.4 Constante del medidor  
Se aplican los requisitos, condiciones y procedimientos de ensayo y criterios de 
aceptación del PNMP 014:2022.  
7.5 Puesta en marcha  inicial del medidor  
Se aplican los requisitos, condiciones y procedimientos de ensayo y criterios de 
aceptación del PNMP 014:2022.  
7.6 Ensayo de la condición sin carga  
Se aplican los requisitos, condiciones y procedimientos de ensayo y criterios de 
acepta ción del PNMP 014:2022.   
NORMA  PNMP 022  
METROLÓGICA PERUANA  8-15 
 
 
 
 7.7 Ensayo de corriente de arranque  
Se aplican los requisitos, condiciones y procedimientos de ensayo y criterios de 
aceptación del PNMP 014:2022.  
7.8 Ensayo de repetibilidad  
Se aplican los requisitos, condiciones y procedimientos de ensayo y criterios de 
aceptación del PNMP 014:2022.  
7.9 Límites de error debido a la variación de la corriente  
Cuando el medidor se opere en las condiciones de referencia indicadas en el PNMP 
014:2022, 7.1, los errores porcentuales no excederán los lími tes para la clase de exactitud 
que figuran en la Tabla 3.  
Si el medidor está diseñado para la medición de la energía en ambos sentidos, los valores 
de la Tabla 3 se aplicarán a cada dirección.  
Si el medidor está clasificado para varios modos de conexión, l os resultados de los 
ensayos de exactitud son válidos solo  para los modos de conexión probados y no se 
pueden usar para reclamar la exactitud de otros modos de conexión no probados.  
 
 
 
 
  
NORMA  PNMP 022  
METROLÓGICA PERUANA  9-15 
 
 
 
 Tabla 3 – Límites de error aceptable en porcentaje  
(Medidores  monofásicos y polifásicos con cargas balanceadas o cargas 
monofásicas)  
 
Valor de la 
corriente  Factor de 
potencia  
cos φ Límites de error aceptables  en porcentaje 
para medidores de clase  
0,1 S  0,2 S  0,5 S  
Imin ≤ I < 0,05 In 1 ± 0,2  ± 0,4  ± 1,0  
0,05  In  ≤  I ≤ Imax 1 ± 0,1  ± 0,2  ± 0,5  
0,02  In  ≤ I < 0,1 In 0,5 inductivo  
0,8 capacitivo  ± 0,25  
± 0,25  ± 0,5  
± 0,5  ± 1,0  
± 1,0  
0,1  In  ≤ I  ≤ Imax 0,5 inductivo  
0,8 capacitivo  ± 0,15  
± 0,15  ± 0,3  
± 0,3  ± 0,6  
± 0,6  
0,1  In  ≤ I  ≤ Imax 0,25 inductivo  
0,5 capacitivo  
0,25 capacitivo  ± 0,25 a 
± 0,25 a 
± 0,25 a ± 0,5 a 
± 0,5 a 
-------  ± 1,0 a 
 
± 1,0 a 
-------  
 a  Cuando el usuario lo solicite especialmente.  
NOTA 1 Los transformadores de corriente (CTs ) según IEC 61869 -2 tienen un punto de carga más bajo 
a 0,05 In para las clases 0,1, 0,2, 0,5 y 1 y de 0,01 In para las clases 0,1 S, 0,2 S y 0,5 S. Para reducir la 
complejidad y las variantes, en este documento solo se especifican medidores con el punto de carga más 
bajo de 0,01 In; 
NOTA 2 Véase en el anexo A una comparación informativa de los límites de error po rcentual para las 
clases 0,1 S, 0,2 S y 0,5 S.  
 
 
Al ensayar los medidores polifásicos para comprobar que cumplen los requisitos de la 
Tabla 3 para cargas monofásicas, la corriente de ensayo se aplicará a cada elemento de 
medición en secuencia, mientras que todas las tensiones de fase deben permanecer 
balanceadas.  
7.10 Límites de error debido a las magnitudes de influencia  
Se aplican los ensayos y condiciones de ensayo dadas en el PNMP 014:2022, 7.1.  
Si el medidor  está clasificado para varios modos de con exión, se aplican los requisitos de 
exactitud para cada uno de los modos de conexión. Todos los ensayos de los efectos de 
las magnitudes de influencia se realizarán en un modo de conexión seleccionado para 
ejercer la capacidad metrológica completa del medi dor.  
NORMA  PNMP 022  
METROLÓGICA PERUANA  10-15 
 
 
 
 Cuando la corriente y el desplazamiento de fase (factor de potencia) se mantengan 
constantes como se especifica en la Tabla 4, y cualquier magnitud de influencia individual 
se aplique de una en una, con el medidor  funcionando en condiciones de referen cia como 
se especifica en el PNMP 014:2022, 7.1, la variación en el error porcentual en relación 
con el error intrínseco no excederá los límites especificados para los índices de clase 
pertinentes que figuran en la Tabla 4.  
La variación en el error porcentual inducido por las magnitudes de influencia puede variar 
dependiendo del valor de la corriente de ensayo. La variación en el porcentaje de error en 
la Tabla 4 se da para los valores o rangos especificados de la corriente de ensayo, y el 
ensayo deb ería realizarse con los valores de corriente recomendados que figuran en la 
Tabla 4.  
Tabla 4 – Límites de variación de error aceptables en porcentaje debido a las 
magnitudes de influencia  
 
Magnitud de influencia  Cláusula de 
ensayo en el  
PNMP 014: 
2022  Rang o o valor 
especifico y valor 
recomendado de 
corriente de ensayo 
(balanceada a menos 
que se indique lo 
contrario)  Factor de 
potencia  
cos φc Límites de variación 
de error aceptables  
en porcentaje  
para medidores de 
clase  
0,1 S  0,2 S  0,5 S  
Ensayo de inmunidad de campo 
electromagnético radiado, de 
radiofrecuencia - ensayo con corriente  9.3.5  In 1 0,5 1,0 2,0 
Ensayo de inmunidad transitorios eléctricos 
rápidos en  ráfagas  9.3.6  In 1 0,5 1,0 2,0 
Inmunidad a las perturbaciones conducidas, 
inducidas por campos de radiofrecuencia  9.3.7  In 1 0,5 1,0 2,0 
Ensayo de inmunidad a las perturbaciones y 
señalización conducidas en modo 
diferencial en la gama de frecuencias de 2 
kHz a 150 kHz en los puertos de 
alimentación de AC  9.3.8  In 1 0,5 0,8 2,0 
Ensayo de inmunidad de onda oscilatoria 
amortiguada d  9.3.11  In 1 0,5 1,0 2,0 
Campos magnéticos estáticos externos  9.3.12  In 1 2,0 2,0 2,0 
 
 
  
NORMA  PNMP 022  
METROLÓGICA PERUANA  11-15 
 
 
 
 Magnitud de influencia  Cláusula de 
ensayo en el  
PNMP 014: 
2022  Rango o valor 
especifico y valor 
recomendado de 
corriente de ensayo 
(balanceada a menos 
que se indique lo 
contrario)  Factor de 
potencia  
cos φc Límites de variación 
de error aceptables  
en porcentaje  
para medidores de 
clase  
0,1 S  0,2 S  0,5 S  
Ensayo de inmunidad al campo magnético 
de frecuencia industrial  9.3.13  In 1 0,25 0,5 1,0 
Armónicos en los circuitos de corriente y 
tensión –  ensayo del  5° armónico  9.4.2.2  0,5 Imax 1 0,2 0,4 0,5 
Inter -armónicos en el circuito de corriente: 
ensayo de forma de onda disparada en 
ráfaga  9.4.2.3  0,5 In 1 0,3 0,6 1,5 
Armónicos impares en el circuito de 
corriente  9.4.2.4  0,5 In 1 0,3 0,6 1,5 
DC y armónicos pares – ensayo de forma de 
onda rectificada de media onda f 9.4.2.5  n/a n/a n/a n/a n/a 
Variación de tensión  9.4.3  Imin ≤ I ≤ Imax 
(In) 1 0,05 0,1 0,25 
0,05  In  ≤ I ≤ Imax 
(In) 0,5 0,1 0,2 0,5 
Variación de la temperatura ambiente b  9.4.4  Imin ≤ I ≤ Imax 
(In) 1 0,00
5 0,01 0,03 
0,1  In  ≤ I ≤ Imax 
(In) 0,5 0,01 0,02 0,05 
Interrupción de la tensión de fase  9.4.5  In 1 0,25 0,5 1,0 
Variación de frecuencia  
. 9.4.6  Imin  ≤ I ≤ I max 
(In) 1 0,05 0,1 0,2 
0,05  In  ≤ I ≤ Imax 
(In) 0,5 0,05 0,1 0,2 
Secuencia de fase inversa  9.4.7  0,1  In 1 0,05 0,05 0,1 
Variación de tensión auxiliar  9.4.8  Imin 1 0,05 0,05 0,1 
Funcionamiento de dispositivos auxiliares  9.4.9  Imin 1 0,05 0,05 0,1 
Sobrecorrientes de corta duración e 9.4.10  In 1 0,05 0,1 0,2 
  
NORMA  PNMP 022  
METROLÓGICA PERUANA  12-15 
 
 
 
 Magnitud de influencia  Cláusula de 
ensayo en el  
PNMP 014: 
2022  Rango o valor 
especifico y valor 
recomendado de 
corriente de ensayo 
(balanceada a menos 
que se indique lo 
contrario)  Factor de 
potencia  
cos φc Límites de variación 
de error aceptables  
en porcentaje  
para medidores de 
clase  
0,1 S  0,2 S  0,5 S  
Autocalentamiento a  9.4.11  Imax 1 
0,05 0,1 0,2 
0,5 
Variaciones rápidas de corriente de carga  9.4.12  In 1 0,25 0,5 1,0 
Fallas a tierra  e  9.4.13  In 1 0,05 0,1 0,25 
Ensayo de calor seco e  8.3.3  In 1 0,05 0,1 0,25 
Ensayo en frío e  8.3.4  In 1 0,05 0,1 0,25 
Ensayo cíclico de calor húmedo e  8.3.5  In 1 0,05 0,1 0,25 
a 
 
b 
 
c 
d 
 
e 
 
f El ensayo se llevará a cabo durante al menos 1 h o hasta que la variación del error durante 20 minutos no supere el 0,05 
%.   
Estos valores se considerarán coeficientes de temperatura media %/K para los medidores según su clase.  
Inductivo.  
Solo medidores operados por transformador de tensión.  
Para estos ensayos, la exactitud del medidor se mide antes y después del ensayo. La diferencia en el porcentaje de error 
antes y después del ensayo no debe exceder los límites de error especificados en esta tabla. Es tos límites de errores 
pueden interpretarse como la desviación permisible de la exactitud del medidor inducida por las condiciones de ensayo 
especificadas.  
El propósito de este ensayo es verificar únicamente la saturación actual del sensor. Este ensayo no se aplica a los 
medidores operados por transformadores.  
 
 
 
7.11 Exactitud del cronometraje  
Se aplican los requisitos, condiciones y procedimientos de ensayo y criterios de 
aceptación del PNMP 014:2022.  
8 Requisitos climáticos  
Se aplican los requisitos, condiciones y procedimientos de ensayo y criterios de 
aceptación del PNMP 014: 2022.   
NORMA  PNMP 022  
METROLÓGICA PERUANA  13-15 
 
 
 
 9 Los efectos de las influencias externas  
Se aplican los requisitos, condiciones y procedimientos de ensayo y criterios de 
aceptación del PNMP 014: 2022. La Tabla 13 del P NMP 014:2022 ofrece una visión 
general de los requisitos. Para los ensayos con criterio de aceptación A, se utilizará la 
Tabla 4 del presente documento.  
10 Ensayo de modelo  
Se aplican los requisitos establecidos en el PNMP 014:2022.   
NORMA  PNMP 022  
METROLÓGICA PERUANA  14-15 
 
 
 
 Anexo A  
(Informativo)  
Comparación de los límites de error aceptables en porcentaje en condiciones de 
referencia para medidores de las clases 0,1 S, 0,2 S y 0,5 S  
 
 
Figura A.1  Comparación de los límites de error aceptables en porcentaje para 
medidores de clases 0,1 S, 0,2 S y 0,5 S, con In = 5 A e Imax = 10 A, a  
FP = 1,0  
 
 
Figura A.2  Comparación de los límites de error aceptables en porcentaje para 
medidores de las clases 0,1 S, 0,2 S y 0,5 S, con In = 5 A e                            
Imax = 10 A, en FP = 0,5 inductivo o en FP = 0,8 capacitivo   
Límite de error porcentual, In = 5 A, Imax = 10 A, FP = 1,0  
Clase 0,1 S  
Clase 0,2 S  
Clase 0,5 S  
Corriente [A] (Escala logarítmica)  
Corriente [A] (Escala logarítmica)  Límite de error porcentual, In = 5 A, Imax = 10 A, FP = 0,5 inductivo / 0,8 capacitivo  
Clase 0,1 S  
Clase 0,2 S  
Clase 0,5 S   
NORMA  PNMP 022  
METROLÓGICA PERUANA  15-15 
 
 
 
 Anexo B  
(Informativo)  
 
RESUMEN DE CAMBIOS  
 
Esta edición incluye los siguientes cambios técnicos significativos con respecto a la 
edición anterior:  
 
a) Se eliminaron todos los requisitos de seguridad del medidor; los requisitos de seguridad 
del medidor están cubiertos en IEC 62052 -31:2015.  
b) Se trasladaron las descripciones de todos los requisitos generales y métodos de ensayo 
de la NMP 015:2012, NMP 022:2016, IEC 620 53-23:2003, IEC 62053 -24:2003 al PNMP 
014:2022; PNMP 015:2022, PNMP 022:2023, IEC 62053 -23:2020, IEC 62053 -24:2020 
contienen solo requisitos específicos de clase de exactitud.  
c) Se agregaron nuevos requisitos y ensayos en relación con:  
1. medidores de energía activa de clase de exactitud 0,1S;  
2. incertidumbre y repetibilidad de la medición (7.3, 7.8);  
3. influencia de variaciones rápidas de corriente de carga (7.10 tabla 4:                                      
ver PNMP 014:2022, 9.4.12);  
4. inmunidad a perturba ciones de corriente diferencial conducida en el rango de 
frecuencia de 2 kHz a 150 kHz (7.10 tabla 4: consulte PNMP 014:2022, 9.3.8).