`ICS13.220.10
CCSC85
中华人民共和国国家标准
GB21976.8—20XX
建筑火灾逃生避难器材
第8部分：化学氧消防自救呼吸器
Escapeapparatusforbuildingfire
Part8:Chemicaloxygenrespiratoryprotectivedevicesforself-rescuefromfire
（征求意见稿）
20XX-XX-XX发布 20XX-XX-XX实施
GB21976.8—20XX
I目次
前言.................................................................................III
1范围................................................................................1
2规范性引用文件......................................................................1
3术语和定义..........................................................................1
化学氧消防自救呼吸器............................................................1
防护时间........................................................................1
吸气阻力........................................................................1
4型号规格............................................................................2
型号............................................................................2
规格............................................................................2
5技术要求............................................................................2
结构要求........................................................................2
材料要求........................................................................2
佩戴质量........................................................................3
抗机械碰撞及环境变化性能........................................................3
防护性能........................................................................3
视野............................................................................3
视窗的透光率....................................................................3
密封包装气密性..................................................................4
呼吸系统气密性..................................................................4
贮气袋有效容积.................................................................4
连接强度.......................................................................4
多余气体排放阀.................................................................4
人员佩戴适用性.................................................................4
6试验方法............................................................................4
总则............................................................................4
结构、标志检查..................................................................4
材料试验........................................................................4
佩戴质量测定....................................................................5
抗机械碰撞及环境变化性能试验....................................................5
防护性能试验....................................................................5
视野试验.......................................................................10
视窗的透光率试验...............................................................10
密封包装气密性试验.............................................................10
呼吸系统气密性试验............................................................10
贮气袋有效容积测定............................................................10
连接强度试验..................................................................10GB21976.8—20XX
II
多余气体排放阀性能试验........................................................10
人员佩戴适用性试验............................................................10
7检验规则...........................................................................11
出厂检验.......................................................................11
型式检验.......................................................................11
8标志、包装、运输、贮存.............................................................12
标志...........................................................................12
包装...........................................................................12
运输...........................................................................13
贮存...........................................................................13GB21976.8—20XX
III前言
本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定
起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由中华人民共和国应急管理部提出并归口。GB21976.8—20XX
1建筑火灾逃生避难器材
第8部分：化学氧消防自救呼吸器
1范围
本文件规定了化学氧消防自救呼吸器的术语和定义、型号规格、技术要求、试验方法、检验规则、
标志、包装、运输和贮存。
本文件适用于发生火灾时缺氧情况下，供人员逃生时佩戴的一次性使用的以超氧化钾为生氧剂的化
学氧消防自救呼吸器。
本文件不适用于作业型和救援型呼吸器，也不适用于潜水型呼吸器。
2规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，
仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本
文件。
GB2626—2019呼吸防护用品自吸过滤式防颗粒物呼吸器
GB2890—2009呼吸防护自吸过滤式防毒面具
GB14866—2006个人用眼护具技术要求
GB21976.7—2012建筑火灾逃生避难器材第7部分：过滤式消防自救呼吸器
GB24502—2009煤矿用化学氧自救器
MT427超氧化钾片状生氧剂技术条件
3术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
化学氧消防自救呼吸器Chemicaloxygenrespiratoryprotectivedevicesforself-rescue
fromfire
使人的呼吸器官同大气环境隔绝，利用化学生氧剂产生的氧，供人员在发生火灾时缺氧情况下逃生
用的呼吸器。
防护时间protectivetime
在规定测试条件下，从试验开始至防护性能指标达到限定值时的时间。
吸气阻力inhalationresistance
在规定测试条件下，试验装置的吸气口与环境大气之间在吸气时的瞬时压力差。GB21976.8—20XX
2
呼气阻力exhalationresistance
在规定测试条件下，试验装置的呼气口与环境大气之间在呼气时的瞬时压力差。
4型号规格
型号
化学氧消防自救呼吸器型号编制应按以下规定：
TZY□
额定防护时间，单位为分（min）
化学氧
自救呼吸器
逃生避难器材
示例：TZY15表示额定防护时间为15min的化学氧消防自救呼吸器。
规格
化学氧消防自救呼吸器按照额定防护时间划分为：15min和30min两种规格。
5技术要求
结构要求
5.1.1化学氧消防自救呼吸器（以下简称呼吸器）应打开密封即能使用，不应有多余的附加动作。
5.1.2呼吸器应由防护头罩、面罩、药罐和贮气袋等组成，连接应牢固可靠。
5.1.3呼吸器应在防护头罩的额部设置环绕头部一周的反光标志。只有采用具有反光特性材料制造的
防护头罩，才允许不设置反光标志。
5.1.4药罐应由金属材料制成，外壁应有防热传递的措施，进、出口处应有滤尘措施。
5.1.5呼吸器的密封一经打开，应能立即识别。
材料要求
5.2.1金属材料要求
呼吸器的所有金属零部件应经过耐腐蚀处理，其表面应无龟裂、皱折、毛刺等缺陷。
5.2.2橡塑材料老化性能
呼吸器使用的橡塑材料在高、低温试验后，不应出现明显的变形、破损、粘附、龟裂、硬化以及其
他异常现象。
5.2.3与药罐外壁始终接触的橡胶材料耐热性能
与药罐外壁始终接触的橡胶材料经高温试验后，不应发粘，并不得产生刺激性气味。GB21976.8—20XX
35.2.4裸露在外的非金属材料阻燃性能
呼吸器在阻燃试验后，裸露在外的非金属材料不应出现熔融或烧穿现象，续燃时间不应大于5s，
且仍应符合5.9的规定。
5.2.5包装材料强度
呼吸器应密封包装，包装材料在进行抗穿孔、撕裂性能试验后，不应出现损坏现象。
5.2.6生氧剂要求
生氧剂应符合MT427的规定。
佩戴质量
呼吸器的佩戴质量不应大于1800g。
抗机械碰撞及环境变化性能
呼吸器对于规定的机械负荷、环境温度和湿度变化，应具有足够的稳定性，不应有裂纹、爆开、破
碎等导致失效的损坏，且应符合5.5的要求。
防护性能
5.5.1防护时间
呼吸器的防护时间不应小于额定防护时间。
5.5.2氧浓度
在试验开始2min内吸入气体中氧浓度不应小于17%，其余防护时间内氧浓度不应小于21%。
5.5.3二氧化碳浓度
在防护时间内，吸入气体中二氧化碳平均浓度不应大于1.5%，最大不应大于3.0%。
5.5.4贮气袋吸空现象
在防护时间内，贮气袋不得出现吸空现象。
5.5.5吸气温度
在防护时间内，吸气温度不应大于55℃。
5.5.6呼吸阻力
在防护时间内，吸气阻力不应大于600Pa，呼气阻力不应大于1000Pa。
视野
总视野保留率不应小于70%，双目视野保留率不应小于55%，下方视野不应小于35°。
视窗的透光率GB21976.8—20XX
4视窗的透光率不应小于85%。
密封包装气密性
呼吸器的密封包装在气密性试验时，水中应观察不到有气泡出现；试验后，打开密封包装，包装内
部应无水渗进。
呼吸系统气密性
经气密性试验，1min内压力下降值不应大于100Pa。
贮气袋有效容积
贮气袋有效容积不应小于5L。
连接强度
防护头罩、面罩、药罐、贮气袋间的连接，能承受的轴向拉力不应小于50N。
多余气体排放阀
贮气袋如果装有多余气体排放阀，应符合以下规定：
a)多余气体排放阀的开启压力应在150Pa～350Pa范围内；
b)多余气体排放阀经逆向气密性试验，其从负压1000Pa回至0Pa所历经时间不应少于30s。
人员佩戴适用性
在不借助工具的情况下应能快速打开呼吸器的密封；佩戴应迅速、简便；系带应能快速拉紧且脱卸
方便；面罩与佩戴人员口鼻处的贴合应紧密、舒适。
人员佩戴呼吸器后，应对行动无明显影响；接触佩戴人员皮肤的材料不应刺激皮肤，不应造成对健
康不利的影响；接触佩戴人员的部件均应无锐边、毛刺等缺陷；视窗不应因上雾而使佩戴者的视觉模糊
不清。
6试验方法
总则
6.1.1本文件在没有规定专用的试验装置和试验方法时，则可以采用常规的试验装置和试验方法。
6.1.2本文件未述及最大值和最小值的数值，其公差均为±5%。
6.1.3除另有规定外，试验时环境温度应为16℃～32℃。
结构、标志检查
用目测法和主观感受测定。
材料试验
6.3.1金属材料试验
用目测法测定。GB21976.8—20XX
56.3.2橡塑材料老化性能试验
橡塑材料经过下列顺序试验后，用目测法测定：
a)在70℃±3℃、相对湿度小于20%环境中放置72h±3h；
b)在-30℃±3℃环境中放置24h±1h。
6.3.3与药罐外壁始终接触的橡胶材料耐热性能试验
在180℃±3℃、相对湿度小于20%环境中放置120min±5min后，用目测法和主观感受测定。
6.3.4裸露在外的非金属材料阻燃性能试验
按下列顺序试验：
a)按GB2626—2019中6.15.2、6.15.3的规定进行；
b)按6.10的规定进行。
6.3.5包装材料强度试验
包装材料强度试验按GB21976.7—2012中6.3.4.2的规定进行。
6.3.6生氧剂试验
生氧剂试验按MT427的规定进行。
佩戴质量测定
用量程为0g～3000g、准确度为Ⅲ级的电子秤测定呼吸器的佩戴质量。
抗机械碰撞及环境变化性能试验
单个密封包装的呼吸器应经过下列顺序试验：
a)在70℃±3℃、相对湿度小于20%环境中放置72h±3h；
b)在70℃±3℃、相对湿度为95%～100%环境中放置72h±3h；
c)在－30℃±3℃环境中放置24h±1h；
d)按GB2626—2019中6.2.2.2、6.2.2.3的规定进行；
e)观察呼吸器有无裂纹、爆开、破碎等现象。
防护性能试验
6.6.1试验条件
试验条件如表1。
表1防护性能试验条件
室温
℃进气温度
℃进气湿度
%呼吸量
L/min呼吸频率
次/min呼吸比 抽氧量
L/min呼气中二氧化碳含量
%
23±137±0.595～10030±0.320±1 1:11.42±0.05 4.5±0.1
6.6.2试验装置GB21976.8—20XX
6试验装置如图1所示。
1——人工呼吸机； 13——二氧化碳流量计；
2——采样泵（由人工呼吸机控制）； 14——湿式气量计；
3——阀组； 15——缓冲气袋；
4——电磁阀（由人工呼吸机控制）； 16——进气单向阀；
5——触点温度计； 17——湿式气量计；
6——加热元件（由触点温度计控制）； 18——氧分析仪；
7——增湿器（见图2）； 19——二氧化碳分析仪（吸气）；
8——冷凝器（见图3）； 20——温度计（吸气）；
9——散热片； 21——测压仪；
10——冷凝水容器； 22——连接器（见图4）；
11——冷却水进、出口； 23——受检呼吸器。
12——二氧化碳分析仪（呼气）；
图1防护性能试验装置原理图GB21976.8—20XX
7
1——触点温度计（控制加热元件）；
2——加热元件(250W～300W)；
3——补注水容器；
a——接人工呼吸机；
b——接电磁阀。
图2增湿器原理图GB21976.8—20XX
8
1——冷却水进口；
2——冷却水出口；
a——通向人工呼吸机；
b——从电磁阀来。
图3冷凝器原理图
GB21976.8—20XX
91——模拟人头；
2——测压位置；
3——测温位置（吸气）；
4——测温位置（呼气）；
5——热电偶；
a——接压力计。
图4连结器原理图
仪器、设备应满足下列要求:
a)采样泵：流量不应小于3L/min；
b)触点温度计：测量范围0℃～100℃，最大允差±0.5℃；
c)增湿器：加热空气温度35℃～45℃；增湿能力达相对湿度95%以上；
d)冷凝器：容积500mL～1000mL；
e)二氧化碳分析仪（呼气）：测量范围0%～10%，线性误差±2％FS；
f)二氧化碳分析仪（吸气）：测量范围0%～10%，线性误差±2％FS；
g)二氧化碳流量计：测量范围0.3L/min～3L/min，精度为4级；
h)湿式气量计：额定流量500L/h，容量5L，精度为2.5级；
i)缓冲气袋：容积不应小于2L；
j)氧分析仪：测量范围0%～100%，线性误差±2％FS；
k)温度计（吸气）：测量范围0℃～100℃，最大允差±0.5℃；
l)测压仪：测量范围-1500Pa～+1500Pa，线性误差±1％FS；
m)呼吸装置管路系统的总容积不应大于2000mL。
6.6.3试验准备
按下列要求准备：
a)用标准气标定氧分析仪和二氧化碳分析仪；
b)对试验装置进行气密性检查：在1.96kPa压力下，保持60s±1s，试验装置压力下降值不
应大于98Pa；
c)标定人工呼吸机的呼吸频率和呼吸量；
d)检查增湿器的水量；
e)试验前应把呼吸器放置在23℃±1℃环境内2h以上。
6.6.4试验步骤
按下列步骤试验：
a)接通增湿器电源，然后启动人工呼吸机，控制进气温度在37℃±0.5℃范围内，进气湿度在
95%～100%范围内；
b)把附加二氧化碳通入气路，调节呼气中二氧化碳浓度在4.5%±0.1%范围内；
c)停止人工呼吸机，把受检呼吸器佩戴在模拟人头上；
d)启动人工呼吸机和数据采样系统开始试验；
e)试验过程中，应连续记录氧浓度、二氧化碳浓度、吸气温度、吸气阻力、呼气阻力，并观察
贮气袋鼓起与收缩情况，当贮气袋无气时，应立即停止试验；GB21976.8—20XX
10f)按下式计算贮气袋中二氧化碳平均浓度：
???=?=1??? 
n(n≥15)················································(1)
式中：
Cav——二氧化碳平均浓度；
Ci——第i次记录的贮气袋中二氧化碳浓度；
n——记录贮气袋中二氧化碳浓度的次数。
视野试验
视野试验按GB2890—2009中6.8.2～6.8.5的规定进行。
视窗的透光率试验
视窗的透光率试验按GB14866-2006中6.1.3的规定进行。
密封包装气密性试验
将装有呼吸器的密封包装完全浸没在水中，并保持5min，观察密封包装有无气泡出现。试验后，
打开密封包装，观察包装内部及呼吸器有无水渍。
呼吸系统气密性试验
将排气阀密封，用干燥空气将呼吸器系统内的压力增加至750Pa，观察1min内压力下降值。
贮气袋有效容积测定
贮气袋有效容积用湿式气量计测定：
a)对于不带有多余气体排放阀的贮气袋有效容积的测定：自正压200Pa至负压400Pa时，从
贮气袋中排出气体的体积；
b)对于带有多余气体排放阀的贮气袋有效容积的测定：将排放阀密封，自排放阀开启压力至负
压400Pa时，从贮气袋中排出气体的体积。
连接强度试验
固定一个部件，沿轴向向另一个部件施加50N的力，持续10s，观察有无脱开现象。
多余气体排放阀性能试验
6.13.1多余气体排放阀的开启压力测定
多余气体排放阀开启压力测定按GB24502—2009中6.7的规定进行。
6.13.2多余气体排放阀逆向气密性试验
多余气体排放阀逆向气密性试验按GB24502—2009中6.2的规定进行。
人员佩戴适用性试验
只有已通过5.1～5.12检验合格的呼吸器才可用于人员佩戴适用性试验。GB21976.8—20XX
11参加试验人员应身体健康，能熟练使用呼吸器，在发现呼吸器使用不正常时应能及时脱下呼吸器以
保证自身安全。
在试验开始前应检查试验用的呼吸器，确保其处于良好的工作状态，不会对参加试验人员造成危险。
参加此项试验的人员为2人。
参加试验人员佩戴呼吸器后应完成下列试验项目：
a)在跑步带上以8km/h的速度走133m±3m；
b)在10%±1%坡度的跑步带上以2.4km/h±0.2km/h的速度走至额定防护时间。
试验结束后，参加试验人员应按下列要求对呼吸器作出主观评价：
c)呼吸器佩戴的方便性、舒适性；
d)佩戴呼吸器后视觉的清晰度、真实性；
e)佩戴呼吸器后吸入气体是否有刺激性气味。
f)对距离6m±0.1m处高度为100mm±2mm，宽度为50mm±1mm的字母的辨认；
g)佩戴呼吸器后，行动是否自如。
7检验规则
出厂检验
7.1.1产品须经制造厂质量检验部门检验合格并附有产品合格证方准出厂。
7.1.2出厂检验按表2进行，制造厂可根据质量控制需要及合同要求增加检验项目，其结果应符合本
文件相应的规定。
表2出厂检验项目及样本数
检验项目 样本数
具
抗机械碰撞及环境变化性能，防护性能，呼吸系统气密性，
连接强度，多余气体排放阀，结构要求，标志3
型式检验
7.2.1有下列情况之一时，产品应进行型式检验：
a)新产品鉴定；
b)正式生产后，产品结构、材料、生产工艺有较大改变时；
c)产品停产一年以上，恢复生产时；
d)连续生产满三年时；
e)国家质量监督机构提出进行型式检验要求时。
7.2.2提供型式检验的产品批量不应小于200具，样本数11具，型式检验按表3进行。
表3型式检验项目及样本数
检验项目 样本数
具
标志，结构要求，金属材料要求，生氧剂要求，橡塑材料老化性能 1GB21976.8—20XX
12检验项目 样本数
具
包装材料强度，密封包装气密性，多余气体排放阀，贮气袋有效容积，连接强度 2
视野，视窗的透光率，与药罐外壁始终接触的橡胶材料耐热性能 2
呼吸系统气密性，裸露在外的非金属材料阻燃性能 2
抗机械碰撞及环境变化性能，佩戴质量，防护性能 2
人员佩戴适用性 2
7.2.3型式检验项目应全部符合本文件的要求方为合格。
8标志、包装、运输、贮存
标志
8.1.1单个呼吸器包装的明显处应包括以下内容：
a)应有“本产品仅供一次性逃生使用，不能用于工作保护”、“仅供成人使用，未成年人应在
成人辅导下使用”、“使用过程中防止窒息或灼伤”、“禁止存在易燃易爆气体场合使用”
字样；
b)制造厂名称和注册商标；
c)产品名称及型号；
d)生氧剂名称或代号；
e)产品使用说明或使用方法简图；
f)产品备用状态时的环境要求；
g)呼吸器报废的处置规定、密封破损或已经打开过的呼吸器不得使用、产品备用状态时不得随
意搬动、敲击、拆装等警示；
h)生产日期和批号；
i)执行标准号；
j)产品有效期及承诺。
8.1.2产品使用说明书应有下列内容：
a)应有“本产品仅供一次性逃生使用，不能用于工作保护”、“仅供成人使用，未成年人应在
成人辅导下使用”、“使用过程中防止窒息或灼伤”、“禁止存在易燃易爆气体场合使用”
字样；
b)制造厂名称和注册商标；
c)产品名称及型号；
d)生氧剂名称或代号；
e)生产日期和批号；
f)产品有效期及承诺；
g)产品使用方法；
h)产品存放时的注意事项；
i)呼吸器报废的处置规定、密封破损或已经打开过的呼吸器不得使用、产品备用状态时不得随
意搬动、敲击、拆装等警示。
包装GB21976.8—20XX
138.2.1产品包装时应有防止搬运过程中因碰撞造成损伤的措施。
8.2.2包装箱内应有装箱单、产品合格证和产品使用说明书等文件。
8.2.3包装箱表面应有下列内容：
a)制造厂名称；
b)产品名称和型号；
c)生产日期和批号；
d)数量；
e)“怕湿”、“怕热”、“小心轻放”等文字或符号；
f)执行标准号。
运输
运输时不得与油类、腐蚀性化学药品混装；应有防日晒和防雨淋措施。
贮存
产品在备用状态时应贮存在温度为0℃～40℃，通风良好的室内；应远离热源，不得与易燃品、
腐蚀物品存放在一起。