1 
 膜式氣量計檢定檢查技術規範修正 草案對照表 
修正規定  現行規定  說明  
1. 適用範圍：本規範適用於應受
檢定、檢查之膜式氣量計 (以下
簡稱氣量計 )，其係利用具有可
變形膜片之量測室來量測氣體
流量之體積流量計 ，並包括附
加於氣量計且影響計量性能之
(電子 )裝置。 1. 適用範圍： 本規範適用於應受
檢定、檢查之膜式氣量計（以
下簡稱氣量計），其係利用具
有可變形薄壁之量測室來量測
氣體流量之體積流量計；並包
括具有內建溫度轉換裝置的氣
量計。  配合膜式氣量計型式
認證技術規範已於一
百十二年二月六日公
告修正， 調整氣量計
附加裝置 之種類。 
2. 用詞定義  2. 用詞定義  本節未修正。  
2.1 循環體積 (cyclic volume ) 
      氣量計內部動件 完成一次完整
循環所對應的氣體體積。  2.12 循環體積（ cyclic volume ） 
氣量計完成一個工作循環所
排出的氣體體積。  節次變更並酌修文
字。  
2.2器差 (error)  
      受測量與參考量值之差 (相對
器差 )。  一、本節新增 。 
二、配合膜式氣量計
型式認證技術規
範已於一百十二
年二月六日公告
修正，新增 器差
之定義。  
2.3 公差 (maximum permissible 
error)  
      依據給定規格或法規，對於量
測儀器與參考量值所容許的量
測器差極限值。 2.5 公差（ maximum permissible 
error） 
指法定允許之器差。  一、節次變更。  
二、配合膜式氣量計
型式認證技術規
範已於一百十二
年二月六日公告
修正，調整公差
之定義。  
2.4準確度等級 (accuracy class)  
      氣量計之等級，在指定操作條
件下，其器差應符合對應之公
差要求。   一、本節新增 。 
二、配合膜式氣量計
型式認證技術規
範已於一百十二
年二月六日公告
修正，新增 準確
度等級之定義。  
2.5額定操作條件 (rated operating 
conditions)  
      為使氣量計器差符合公差要
求，量測值與影響量範圍所需
符合的操作條件。   一、本節新增 。 
二、配合膜式氣量計
型式認證技術規
範已於一百十二
年二月六日公告
修正，新增 額定
操作條件 之定
義。  
2.6 流量 (flow  rate, Q) 
      單位時間內 通過氣量計的氣體2.1 流量（ flowrate，Q） 
單位時間內流過氣量計的氣體節次變更並酌修文
字。  2 
 體積量。  體積量。  
2.7 最大流量 (maximum flow  rate, 
Qmax) 
氣量計在 額定操作條 件下及公
差範圍內使用的上限流量。  2.2 最大流量（ maximum 
flowrate，Qmax） 
氣量計在規定的器差範圍內 ，
使用的上限流量。  一、節次變更 。 
二、配合膜式氣量計
型式認證技術規
範已於一百十二
年二月六日公告
修正，調整最大
流量之定義。  
2.8 最小流量 (minimum flow  rate, 
Qmin) 
氣量計在 額定操作條件下及公
差範圍內使用的下限流量。  2.3 最小流量（ minimum 
flowrate，Qmin） 
氣量計在規定的器差範圍內 ，
使用的下限流量。  一、節次變更 。 
二、配合膜式氣量計
型式認證技術規
範已於一百十二
年二月六日公告
修正，調整最小
流量之定義。  
2.9分界流量 (transitional flow rate, 
Qt) 
      介於最大流量與最小流量之間
的特定流量值，其將流量範圍
劃分為高流區與低流區，分別
對應不同公差。   一、本節新增 。 
二、配合膜式氣量計
型式認證技術規
範已於一百十二
年二月六日公告
修正，新增 分界
流量之定義。  
2.10 流量範圍 (flow  rate range)  
由最大流量和最小流量所界定
的範圍。  2.4 流量範圍（ flowrate range ） 
由最大流量和最小流量所界定
的範圍。  節次變更並酌修文
字。  
2.11最低與最高工作溫度
(minimum and maximum working 
temperature, tmin and tmax) 
        氣量計在額定操作條件下，
不影響其計量性能所能承受的
最低與最高氣體溫度。   一、本節新增 。 
二、配合膜式氣量計
型式認證技術規
範已於一百十二
年二月六日公告
修正，新增 最低
與最高工作溫度
之定義。  
2.12工作溫度範圍 (working 
temperature range , tm) 
氣量計在規定的器差範圍內
工作所允許的溫度範圍。  2.9工作溫度範圍 (working 
temperature range ，tm) 
氣量計在規定的器差範圍內
工作所允許的溫度範圍。  節次變更並酌修標點
符號。  
2.13 最小與最大工作壓力
(minimum and maximum 
working  pressure , Pmin and Pmax) 
氣量計在 額定操作條件下，
不影響其計量性能所能承受的
最小與最大氣體 壓力。  2.6 最大工作壓力（ maximum 
working  pressure，Pmax） 
氣量計在規定的器差範圍內之
工作壓力 上限值。 一、節次變更 。 
二、配合膜式氣量計
型式認證技術規
範已於一百十二
年二月六日公告
修正，修正最小
與最大工作壓力
之定義。  3 
  2.7 最小工作壓力（ minimum 
working pressure ，Pmin） 
氣量計在規定的器差範圍內之
工作壓力下限值。  一、本節刪除 。 
二、合併至修正規定
第2.13節。 
2.14工作壓力範圍 (working 
pressure range , Pm) 
由最大工作壓力和最小工作壓
力所界定的範圍。  2.8工作壓力範圍  (working 
pressure range ， Pm) 
由最大工作壓力和最小工作壓
力所界定的範圍。  節次變更並酌修標點
符號。  
2.15靜壓力損失 或壓力差 (static 
pressure loss or pressure 
differential, ∆P ) 
氣量計在 氣體流通狀態下，進
氣口與出氣口之間的 平均壓力
差。  2.10 壓力損失（ pressure loss ） 
氣量計在流通狀態下，進氣口
與出氣口之間的壓力差。  節次變更並酌修文
字。  
2.16 壓力吸收  (pressure absorption ) 
以密度約1.2 kg/m3之空氣作
為介質，當流量等於 Qmax時，
將氣量計一個量測週期內之平
均壓力損失值作為總壓力吸收
值。  2.14 壓力吸收  (pressure absorption ) 
以常溫常壓之空氣作為介
質，當流量等於 Qmax時，將氣
量計一個量測週期內之平均壓
力損失值作為總壓力吸收值。  節次變更並酌修文
字。 
2.17 給定體積量值（ value of a 
given air volume quantity ） 
為確定氣量計的器差而規定
的量測氣體量。  2.11 給定體積量值（ value of a 
given air volume quantity ） 
為確定氣量計的器差而規定
的量測氣體量。  節次變更。  
 2.13 內建溫度 轉換裝置 （built-in 
temperature conversion device ） 
將測量條件下的體積轉換成
基準條件下的體積所用的裝
置。  一、本節刪除。  
二、配合膜式氣量計
型式認證技術規
範已於一百十二
年二月六日公告
修正，爰刪除本
節。  
3. 外觀查核  3. 構造  修正節次名稱。  
3.1 氣量計應於明顯之處，標示下
列事項：  
(1) 型式認證號碼。  
(2) 製造商名稱。  
(3) 型號及器號。  
(4) 計量氣體名稱。  
(5) 準確度等級： 非屬1.5級者
須標示。  
(6) 最大流量 ：以Qmax = … m3/h
表示。 
(7) 最小流量：以Qmin = … m3/h
表示。 3.1 氣量計應於明顯之處，標示下
列事項：  
(1) 型號及器號。  
(2) 計量氣體名稱。  
(3) 流量範圍：依 表1規定標示
最大流量 及最小流量， 其單
位為立方公尺 /小時，代號為
m3/h。 
(4) 標稱口徑 (入、出口內徑，以
mm表示 )。 
(5) 循環體積：代號為 V=… m3
（或dm3）。 一、  配合膜式氣量
計型式認證技
術規範已於一
百十二年二月
六 日 公 告 修
正，調整現行
規定第一項各
款款次， 及新
增修正規定 第
一項第五款、
第八款及第十4 
 (8) 分界流量 ：非 0.1 Qmax者須
以Qt = … m3/h標示。 
(9) 工作溫度範圍： 以tmin – tmax 
= … – …  ℃或tm= … – … ℃
表示。 
(10) 工作壓力範圍： 以Pmin – 
Pmax = … – …kPa或
Pm= … – …  kPa表示。 
(11) 高頻與低頻的 脈波輸出當
量：具有脈波產生器者須 以
L (或dm3或m3) / pulse、
pulse / L(或dm3或m3)標示。 
(12) 氣體流動方向：以箭頭表
示。 
(13) 製造年份：以西元年 4碼或
民國年表示。 
(14) 循環體積 的額定值 ：以
V= … dm3(或m3)表示。 
(15) 入口與出口之最大允許壓力
差：以ΔPmax= … Pa(或
kPa)表示。 
(16) 標稱口徑 (入、出口內徑 )：
以mm表示。  
(17) 修理履歷： 以業者記號及修
理年份表示。 
具有電子 指示裝置之氣量計
除前項標示外， 應具有顯示韌
體的軟體識別號之功能 ；另採
用外接電源者應標示標稱電壓
及標稱頻率 (分別以 Unom = …V
及fnom = …Hz表示)；採用不可
替換電源 者應標示氣量計使用
壽命或具有 顯示電池剩餘電量
之功能；採用可更換電池 者應
標示最新的電池更換日期 (如電
池電量低於 10 %時即發出自動
警示得免標示 )或具有顯示電池
剩餘電量 之功能。 
未列入應經型式認證範圍之
氣量計及施行型式認證前之氣
量計重新申請檢定者， 得免標
示第一項第一款、第九款 、第
十款、第十三款、第十五款及
第十七款之 規定事項。 (6) 氣體入口及出口方向。  
(7) 製造廠名稱 或標記。 
(8) 工作壓力範圍：代號為
Pm= …－… kPa (或Pa)。 
(9) 入口與出口之最大允許壓力
差：代號為Δ Pmax=…kPa
（或Pa）。  
(10) 工作溫度範圍：代號為
tm= …－…℃。  
(11) 型式認證號碼。  
(12) 製造年份：西元年 4碼或民
國年。  
(13) 修理履歷：包 含業者記號及
修理年份。  
(14) 附有溫度轉換裝置 者，應標
示基準溫度及 轉換溫度範
圍。  
未列入應經型式認證範圍之
氣量計及施行型式認證前之氣
量計重新申請檢定者，得免標
示前項第八款至第十四款規定
事項。  
中華民國一百零七年六月三
十日以前經初次檢定合格之氣
量計，於申請重新檢定時，不
適用第一項第十二款 有關標示
事項之規定。  一款，並刪除
現行規定第一
項第十四款。  
二、  新增第二項 具
有電子指示裝
置之氣量 計額
外標示事項及
相關顯 示 功
能。  
三、  現行規定第二
項移列為修正
規定第三項，
並配合調整引
用之款次。  
四、  現行規定第三
項移列為修正
規定第四項，
並明確氣量計
之最大流量範
圍，及配合調
整 引 用 之 款
次。  5 
 中華民國一百零七年六月三
十日以前經初次檢定合格 最大
流量 16 m3/h以下之氣量計，於
申請重新檢定時，不適用第一
項第十三款規定。  
3.2 指示裝置  
      氣量計之 機械式指示裝置 應具
有與刻度成對比的刻度記號 (即
所謂銀色線 )，電子式指示裝置
應具有顯示測試之功能 。 
      具有機械式與電子式組合指示
裝置之氣量計， 如兩種指示裝
置可同步顯示用 氣量，則其器
示值應一致。  3.2 氣量計之指示裝置必須有與刻
度成對比的刻度記號（即所謂
銀色線）。  一、新增節次標題。  
二、配合膜式氣量計
型式認證技術規
範已於一百十二
年二月六日公告
修正，新增電子
式指示裝置 及組
合指示裝置 之要
求。  
3.3流量特性  
      氣量計之 最大流量 、對應之分
界流量上限值及最小流量上限
值，如表1規定。 
表1 
Qmax  
m3/h Qt上限值  
m3/h Qmin 上限值 
m3/h 
1 
1.6 
2.5 
4 
6 
10 
16 
25 
40 
65 
100 
160 
250 
400 
650 
1000  0.10 
0.16 
0.25 
0.40 
0.60 
1.0 
1.6 
2.5 
4.0 
6.5 
10 
16 
25 
40 
65 
100 0.016  
0.016  
0.016  
0.025  
0.040  
0.060  
0.100  
0.160  
0.250  
0.400  
0.650  
1.000  
1.600  
2.500  
4.000  
6.500  
 3.3氣量計之 最大流量和對應之最
小流量的上限值，如表1規定。 
表1 
Qmax 
m3/h Qmin的上限  
m3/h 
1 
1.6 
2.5 
4 
6 
10 
16 
25 
40 
65 
100 
160 
250 
400 
650 
1000  0.016  
0.016  
0.016  
0.025  
0.040  
0.060  
0.100  
0.160 
0.250  
0.400  
0.650  
1.000  
1.600  
2.500  
4.000  
6.500  
 一、新增節次標題。  
二、配合膜式氣量計
型式認證技術規
範已於一百十二
年二月六日公告
修正，新增 分界
流量 Qt上限
值，並酌修文
字。  
4. 檢定、檢查與公差  4. 檢定、檢查與公差  本節未修正。  
4.1 檢定、檢查設備須具追溯性。  4.1 檢定、檢查設備須具追溯性。  本節未修正。  
4.2 待測氣量計在檢定檢查前，應
在執行檢定場所存放至少 12 小
時。  4.2 待測氣量計在檢定檢查前，應
在執行檢定場所存放 時間至少
12 小時以上。 酌修文字。  
4.3外部氣密測試  4.3氣量計外部氣密測試  酌修文字 。 
4.3.1最大工作壓力 10 kPa以下之
氣量計： 將氣量計出口側予以
封閉，以 10 kPa壓力之空氣持4.3.1最大工作壓力 10 kPa以下之
氣量計： 將氣量計出口側予以
封閉，以 10 kPa壓力之空氣持本節未修正。  6 
 壓測試，保持 3 分鐘後，其壓
力下降速率應低於 67 Pa/min 。 壓測試，保持 3 分鐘後，其壓
力下降速率應低於 67 Pa/min 。 
4.3.2最大工作壓力超過 10 kPa之
氣量計：將氣量計出口側予以
封閉，以最大工作壓力之空氣
持壓測試，保持 3 分鐘後，其
壓力下降應低於 2 %。 4.3.2最大工作壓力超過 10 kPa之
氣量計：將氣量計出口側予以
封閉，以最大工作壓力之空氣
持壓測試，保持 3 分鐘後，其
壓力下降應低於 2 %。 本節未修正。  
4.3.3向度量衡專責機關申請檢定
或經度量衡專責機關許可自行
檢定氣量計者，應按送檢或自
行檢定數量，出具或備妥經我
國簽署國際實驗室認證聯盟
(ILAC)相互承認協議 (MRA)認
證機構認證之氣量計測試實驗
室、氣量計原始製造商或領有
度量衡營業許可執照之氣量計
修理業者開立符合第 4.3.1節或
第4.3.2節氣量計外部氣密測試
之品質報告或證明及相關佐證
資料；必要時，度量衡專責機
關得進行查核。  4.3.3向度量衡專責機關申請檢定
或經度量衡專責機關許可自行
檢定氣量計者，應按送檢或自
行檢定數量，出具或備妥經我
國簽署國際實驗室認證聯盟
(ILAC)相互承認協議 (MRA)認
證機構認證之氣量計測試實驗
室、氣量計原始製造商或領有
度量衡營業許可執照之氣量計
修理業者開立符合第 4.3.1節或
第4.3.2節氣量計外部氣密測試
之品質報告或證明及相關佐證
資料；必要時，度量衡專責機
關得進行查核。  本節未修正。  
4.4壓力吸收測試  
以密度約1.2 kg/m3之空氣作
為介質， 當流量等於 Qmax，將
氣量計一個量測週期內之平均
壓力損失值作為總壓力吸收
值，其值不得超過表 2之最大
允許平均 值。 
表2 
 
最大流量  
 
m3/h 總壓力吸收
的最大允許
平均值  
（含安全基
準檢測控制
單元）  
檢定  
Pa 總壓力吸收
的最大允許
平均值  
（含安全基
準檢測控制
單元）  
檢查  
Pa 
1至10
（含）  
 
16至65
（含）  
 
100至
1000
（含）  200 
（242） 
 
300 
（330） 
 
 
400 
（440） 220 
（242） 
 
330 
（363） 
 
 
440 
（484） 4.4壓力吸收測試  
以常溫常壓之空氣作為介質，
調整流量等於 Qmax，量測氣量
計一個量測週期內之平均壓力
損失值作為總壓力吸收，其值
不得超過表 2所規定之值。  
表2 
最大流量  
 
m3/h 總壓力吸收
的最大允許
平均值  
（含安全基
準檢測控制
單元）  
檢定  
Pa 總壓力吸收
的最大允許
平均值  
（含安全基
準檢測控制
單元）  
檢查  
Pa 
1至10
（含）  
 
16至65
（含）  
 
100至
1000
（含）  200 
（242） 
 
300 
（330） 
 
 
400 
（440） 220 
（242） 
 
330 
（363） 
 
 
440 
（484） 配合膜式氣量計型式
認證技術規範已於一
百十二年二月六日公
告修正，修正測試用
空氣之條件，並酌修
文字。 7 
 4.5器差之檢定、檢查 流量及收集
量 
      氣量計器差之檢定、檢查，應
依表 3規定之檢定、檢查流量
及檢定、檢查 最少給定體積量
值執行。其實際流量與表 3規
定之檢定流量之差不得大於 5 
%。 
經型式認證最大流量 16 m3/h
以下之氣量計，全數執行 Qmax
及0.2 Qmax流量點之器差檢
測，並按申請送檢數量的 5%抽
檢3 Qmin流量點之器差，送檢
數量不足 100只者以 100只
計。如抽檢有不合格者，得就
原樣品進行複檢，如仍有不合
格者，該送檢批即判定不合
格，不再另行抽檢。  
未列入應經型式認證範圍最大
流量超過 16 m3/h之氣量計，全
數執行 Qmax及0.2 Qmax流量點
之器差檢測。  
施行型式認證前 最大流量 16 
m3/h以下之氣量計 重新申請檢
定者，全數執行 Qmax及0.2 
Qmax流量點之器差檢測，並按
申請送檢數量的 5%抽檢 3 Qmin
流量點之器差，送檢數量不足
100只者以 100只計；如抽檢有
不合格者，得就原樣品進行複
檢，如仍有不合格者，該送檢
批即判定不合格，不再另行抽
檢。 
施行型式認證前 最大流量超
過16 m3/h之氣量計 重新申請檢
定者，全數執行 Qmax及0.2 
Qmax流量點之器差檢測 。 
 
表3 
 4.5氣量計器差之檢定、檢查，應
依表 3規定之檢定、檢查流量
及最少檢定、檢查給定體積量
值行之。其實際流量與表 3規
定之檢定流量之差不得大於 5 
%。 
經型式認證最大流量 16 m3/h
以下之氣量計，全數執行 Qmax
及0.2 Q max流量點之器差檢
測，並按申請送檢數量的 5%抽
檢3 Q min流量點之器差，送檢
數量不足 100只者以 100只
計。如抽檢有不合格者，得就
原樣品進行複檢，如仍有不合
格者，該送檢批即判定不合
格，不再另行抽檢。  
未列入應經型式認證範圍最大
流量超過 16 m3/h之氣量計，全
數執行 Qmax及0.2 Q max流量點
之器差檢測。  
施行型式認證前 最大流量 16 
m3/h以下之氣量計 重新申請檢
定者，全數執行 Qmax及0.2 
Qmax流量點之器差檢測，並按
申請送檢數量的 5%抽檢 3 Q min
流量點之器差，送檢數量不足
100只者以 100只計；如抽檢有
不合格者，得就原樣品進行複
檢，如仍有不合格者，該送檢
批即判定不合格，不再另行抽
檢。 
施行型式認證前 最大流量超
過16 m3/h之氣量計 重新申請檢
定者，全數執行 Qmax及0.2 
Qmax流量點之器差檢測 。 
 
表3 
 新增節次標題並酌修
文字。  
 8 
  最大
流量  
m3/h 檢定、檢查流量  
m3 / h 檢定、檢查 最少給定
體積量值  
dm3 
Qmax 0.2 
Qmax 3 Qmin Qmax 0.2 
Qmax 3 Qmin 
1 1 0.20 0.048  50 20 10 
1.6 1.6 0.32 0.048  50 20 10 
2.5 2.5 0.50 0.048  50 30 10 
4 4 0.80 0.075  70 50 20 
6 6 1.20 0.120  120 70 30 
10 10 2.00 0.180  200 100 50 
16 16 3.20 0.30 500 300 100 
25 25 5.00 0.48 800 400 200 
40 40 8.00 0.75 1200 600 300 
65 65 13.00  1.20 2000 1000 500 
100 100 20.00  1.95 4000 2000 1000 
160 160 32.00  3.00 8000 4000 2000 
250 250 50.00 4.80 12000 6000 3000 
400 400 80.00 7.50 20000 10000 5000 
650 650 130.00 12.0 32000 16000 8000 
1000  1000  200.00 19.5 60000 30000 15000 
 最大
流量  
m3/h 檢定、檢查流量  
m3 / h 最少檢定、檢查給定
體積量值  
dm3 
Qmax 0.2 
Qmax 3 Q min Qmax 0.2 
Qmax 3 Q min 
1 1 0.20 0.048  50 20 10 
1.6 1.6 0.32 0.048  50 20 10 
2.5 2.5 0.50 0.048  50 30 10 
4 4 0.80 0.075  70 50 20 
6 6 1.20 0.120  120 70 30 
10 10 2.00 0.180  200 100 50 
16 16 3.20 0.30 500 300 100 
25 25 5.00 0.48 800 400 200 
40 40 8.00 0.75 1200 600 300 
65 65 13.00  1.20 2000 1000 500 
100 100 20.00  1.95 4000 2000 1000 
160 160 32.00  3.00 8000 4000 2000 
250 250 50.00 4.80 12000 6000 3000 
400 400 80.00 7.50 20000 10000 5000 
650 650 130.00 12.0 32000 16000 8000 
1000  1000  200.00 19.5 60000 30000 15000 9 
 4.6 器差計算  
      氣量計之器差應以相對值的百
分率表示，即通過氣量計之空
氣體積的顯 示值與標準器標準
值之差除以標準器標準值所得
的比率。     
器差 %＝ 
 
 
標準器標準值 (Vs)  
×100﹪ 
 
(1) 以濕式標準氣量計作為標準
器時，標準器標準值  
P T WG s CCQCF V V  )( )(
 
VWG：標準氣量計之體積量。  
CF(Q)：標準氣量計之器差修
正函數。  
CT：標準氣量計與氣量計間溫
度修正量。  
Cp：標準氣量計與氣量計壓力
修正量。  
(2)以音速噴嘴作為標準器時，標
準器標準值  
 
 
 
 
 
Cd：音速噴嘴流量係數。  
A*：音速噴嘴喉部面積。  
C*：音速噴嘴臨界流函數。  
P0：音速噴嘴上游靜滯壓力。  
T0：音速噴嘴上游靜滯溫度。  
t：檢定收集時間。  
R
：萬有氣體常數。  
M：空氣分子量。  
),(m mPT
：受檢氣量計溫度
及壓力狀態下之空氣密度。  4.6 氣量計之器差應以相對值的 比
率表示（以 百分率表示 ），即
通過氣量計之空氣體積的顯示
值與標準器標準值之差除以標
準器標準值所得的比率 計算
之；當氣量計無溫度補正時，
其標準器標準值之參考狀態為
氣量計入口絕對壓力及出口溫
度。若氣量計有溫度補正時，
其標準器標準值之參考狀態為
氣量計入口絕對壓力及 基準溫
度。 
器差 %＝ 
 
 
標準器標準值 (Vs)  
×100﹪ 
 
(1) 以濕式標準氣量計作為標準
器時，標準器標準值  
P T WG s CCQCF V V  )( )(
 
VWG：標準氣量計之體積量。  
CF(Q)：標準氣量計之器差修
正函數。  
CT：標準氣量計與氣量計間溫
度修正量。  
Cp：標準氣量計與氣量計壓力
修正量。  
(2)以音速噴嘴作為標準器時，標
準器標準值  
 
 
 
Cd：音速噴嘴流量係數。  
A*：音速噴嘴喉部面積。  
C*：音速噴嘴臨界流函數。  
P0：音速噴嘴上游靜滯壓力。  
T0：音速噴嘴上游靜滯溫度。  
t：檢定收集時間。  
R
：萬有氣體常數。  
M：空氣分子量。  
),(m mPT
：受檢氣量計溫度一、新增節次標題並
酌修文字。  
二、配合膜式氣量計
型式認證技術規
範已於一百十二
年二月六日公告
修正，刪除有關
溫度補正功能之
標準器標準值參
考狀態之規定。  
),()(0* *
m m od
sPT MTRtPCACV
氣量計顯示值（ Vm）－標準器標準值 (Vs) 
),()(0* *
m m od
sPT MTRtPCACV

氣量計顯示值（ Vm）－標準器標準值 (Vs) 10 
 及壓力狀態下之空氣密度。  
4.7 檢定、檢查公差  
以密度約 1.2 kg/m3之空氣作
為介質，依流量範圍不同，其
檢定、檢查之公差應符合表 4
規定。  
表4 
 
流量  
m3/h  檢定 
 (檢查) 
準確度等級  
1.0 1.5 
Qmin ≤ Q < Qt ± 2 % 
(± 4 %) ± 3 % 
(- 6 %, + 3 %) 
Qt ≤ Q ≤ Qmax ± 1 % 
(± 2 %)  ± 1.5 % 
(± 3 %) 4.7 氣量計之 檢定、檢查公差  
以常溫常壓之空氣作為介質，
依流量範圍不同，其檢定、檢
查之公差應符合表 4規定。當
氣量計流量介於 0.1 Q max和
Qmax之間進行器差之檢定，其
正負符號全部相同時，各個器
差絕對值不得同時超過 1 %。 
表4 
流量  
m3/h 公差  
檢定  檢查  
Qmin ≦ Q ＜ 0.1 Qmax 
0.1 Qmax ≦ Q ≦ Qmax ± 3 % 
± 1.5 % - 6 %, + 3 % 
± 3 % 
 配合膜式氣量計型式
認證技術規範已於一
百十二年二月六日公
告修正， 修正測試用
空氣之條件， 及刪除
測試流量介於 0.1 
Qmax及Qmax之間，
當器差正負符號全部
相同時， 各器差絕對
值不得同時超過 1 %
之規定，並以分界流
量Qt替代 0.1 Qmax以
提供未來技術發展空
間，及新增準確度等
級1.0級之氣量計檢
定及檢查公差。  
4.8氣量計之檢定合格有效期間 ，
除另有規定外 ，自附加檢定合
格印證之日起至附加檢定合格
印證月份之次 月始日起算十年
止。  
      施行型式認證前 最大流量 16 
m3/h以下之氣量計，檢定合格
有效期間自附加檢定合格印證
之日起至附加檢定合格印證月
份之次月始日起算五年止，並
自一百十五年七月一日施行。  4.8氣量計之檢定合格有效期間為
十年，自附加檢定合格印證之
日起至附加檢定合格印證月份
之次月始日起算十年止。  考量九十五年七月一
日施行型式認證前之
氣量計並未針對其構
造、材質、技術特性
等足以影響量測功能
之全部要件進行評估
及核准，即比照經型
式認證認可之氣量
計，給予十年 檢定合
格有效期間 ，恐有失
衡平，爰予縮減。  
5. 檢定合格印證  5. 檢定合格印證  本節未修正。  
5.1氣量計之檢定合格印證位置在
本體之外殼開啟處，以金屬線
(片)與封印穿鎖後壓印，並得將
該檢定合格有效期間另標示於
器具正面明顯處。  5.1氣量計之檢定合格印證位置在
本體之外殼開啟處，以金屬線
與封印穿鎖後壓印，並得將該
檢定合格有效期間另標示於器
具正面明顯處。  考量實務作業除金屬
線外，亦有使用金屬
片進行壓印之情況 ，
爰進行修正。  
6. 實施日期：本規範自 一百十三
年七月一日起實施。但 經型式
認證最大流量 16 m3/h以下之氣
量計於一百十六 年十二月三十
一日以前依膜式氣量計 型式認
證技術規範 改正未完成者 ，適
用修正實施前之規定。   本節新增。