Miércoles 11 de mayo de 2022 DIARIO OFICIAL  
SECRETARIA DE ECONOMIA 
PROYECTO de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-005-SE-2020, Instrumentos de medición-Sistema para 
medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos con un gasto volumétrico máximo de 250 L/Min-
Especificaciones, métodos de prueba y de verificación (cancelará a la NOM-005-SCFI-2017). 
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- ECONOMÍA.- Secretaría 
de Economía.- Unidad de Normatividad, Competitividad y Competencia.- Dirección General de Normas. 
PROYECTO DE NORMA OFICIAL MEXICANA PROY-NOM-005-SE-2020, INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN-SISTEMA 
PARA MEDICIÓN Y DESPACHO DE GASOLINA Y OTROS COMBUSTIBLES LÍQUIDOS CON UN GASTO 
VOLUMÉTRICO MÁXIMO DE 250 L/MIN-ESPECIFICACIONES, MÉTODOS DE PRUEBA Y DE VERIFICACIÓN 
(CANCELARÁ A LA NOM-005-SCFI-2017). 
ALFONSO GUATI ROJO SÁNCHEZ, Director General de Normas y Presidente del Comité Consultivo 
Nacional de Normalización de la Secretaría de Economía (CCONNSE), con fundamento en los artículos 34, 
fracciones II, XIII y XXXIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 4 de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo; 3, fracción XI, 39, fracciones V y XII, 40, fracciones III y IV, 41 y 47, fracción I, 
de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 28 y 33 del Reglamento de la Ley Federal sobre 
Metrología y Normalización; Tercero y Cuarto Transitorios del Decreto por el que se expide la Ley de 
Infraestructura de la Calidad y se abroga la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; y 36, fracciones I, 
II, IV, IX y X del Reglamento Interior de esta Secretaría y toda vez que el Anteproyecto de Norma Oficial 
Mexicana ANT-PROY-NOM-005-SE-2020, INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN-SISTEMA PARA MEDICIÓN Y 
DESPACHO DE GASOLINA Y OTROS COMBUSTIBLES LÍQUIDOS CON UN GASTO VOLUMÉTRICO 
MÁXIMO DE 250 L/MIN-ESPECIFICACIONES, MÉTODOS DE PRUEBA Y DE VERIFICACIÓN (CANCELARÁ 
A LA NOM-005-SCFI-2017), se aprobó en la Sexta Sesión Extraordinaria del CCONNSE, celebrada el 18 de 
agosto de 2020, como Proyecto de Norma Oficial Mexicana, mismo que expide para consulta pública a efecto 
de que dentro de los siguientes 60 días naturales, contados a partir de la fecha de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación, los interesados presenten sus comentarios por escrito en el domicilio del CCONNSE, 
ubicado en Calle Pachuca número 189, piso 7, Colonia Condesa, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, 
Código Postal 06140, Ciudad de México, teléfono 55 57 29 91 00, ext. 13243, o bien al correo electrónico: 
dgn.sectorenergetico@economia.gob.mx, para que en los términos de la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización sean considerados en el seno del Comité que lo propuso. 
Ciudad de México, a 12 de abril de 2022.- Director General de Normas y Presidente del Comité Consultivo 
Nacional de Normalización de la Secretaría de Economía, Lic. Alfonso Guati Rojo Sánchez .- Rúbrica. 
PROYECTO DE NORMA OFICIAL MEXICANA PROY-NOM-005-SE-2020 INSTRUMENTOS DE 
MEDICIÓN-SISTEMA PARA MEDICIÓN Y DESPACHO DE GASOLINA Y OTROS COMBUSTIBLES 
LÍQUIDOS CON UN GASTO VOLUMÉTRICO MÁXIMO DE 250 L/MIN-ESPECIFICACIONES, MÉTODOS 
DE PRUEBA Y DE VERIFICACIÓN (CANCELARÁ A LA NOM-005-SCFI-2017) 
PREFACIO 
La elaboración del presente Proyecto de Norma Oficial Mexicana es competencia del Comité Consultivo 
Nacional de Normalización de la Secretaría de Economía (CCONNSE), integrado por: 
 Secretaría de Economía. 
 Secretaría de Salud. 
 Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 
 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. 
 Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. 
 Secretaría de Turismo. 
 Secretaría de Bienestar. 
 Secretaría de Energía. 
 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. 
 Comisión Federal de Competencia Económica. 
 Procuraduría Federal del Consumidor.   DIARIO OFICIAL Miércoles 11 de mayo de 2022 
 Instituto Mexicano del Transporte. 
 Cámara Nacional de la Industria de Transformación. 
 Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo. 
 Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos. 
 Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales. 
 Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana. 
 Cámara de Comercio Servicios y Turismo Ciudad de México. 
 Consejo Nacional Agropecuario. 
 Centro Nacional de Metrología. 
 Universidad Nacional Autónoma de México. 
 Instituto Politécnico Nacional. 
Asimismo, con el objeto de elaborar el presente Proyecto de Norma Oficial Mexicana, se constituyó un 
Grupo de Trabajo con la participación voluntaria de los siguientes actores: 
 Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector 
Hidrocarburos. 
 Asociación Mexicana de Proveedores de Estaciones de Servicio, A.C. 
 ATIO, S.A. de C.V. 
 Bennett Pump Company. 
 Centro Nacional de Metrología. 
 Coltan Invest, S.A. de C.V. 
 Comisión Reguladora de Energía. 
 Corporativo Cruz Valencia & Asociados. 
 Dover Fueling Solutions (Wayne). 
 Energéticos y Servicios, S.A. de C.V. 
 Gilbarco Inc. 
 Instituto Mexicano del Petróleo. 
 Instituto Politécnico Nacional. 
 ONEXPO Nacional, A.C. 
 Procuraduría Federal del Consumidor. 
o Dirección General de Verificación y Defensa de la Confianza de Combustibles. 
 Secretaría de Economía. 
o Dirección General de Normas. 
 Secretaría de Energía. 
ÍNDICE DEL CONTENIDO 
1. Objetivo y campo de aplicación 
2. Referencias normativas 
3. Términos y definiciones 
4. Clasificación 
5. Especificaciones 
6. Muestreo 
7. Métodos de prueba 
8. Información comercial 
9. Verificación inicial, periódica y extraordinaria Miércoles 11 de mayo de 2022 DIARIO OFICIAL  
10. Verificación por autoridad competente 
11. Medidores de alto gasto volumétrico 
12. Evaluación de la conformidad 
13. Vigilancia  
14. Concordancia con Normas Internacionales 
 Apéndice A (Informativo) 
15. Bibliografía 
1. Objetivo y campo de aplicación 
Esta Norma Oficial Mexicana establece las especificaciones, métodos de prueba y de verificación que se 
aplican a los distintos sistemas para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos con un 
gasto volumétrico máximo de 250 L/min, que se comercializan y utilizan en transacciones comerciales dentro 
del territorio de los Estados Unidos Mexicanos. 
2. Referencias normativas 
Los instrumentos normativos vigentes, o los que los sustituyan, son indispensables para la aplicación de 
esta Norma Oficial Mexicana: 
2.1 Norma Oficial Mexicana NOM-001-SCFI-2018, Aparatos electrónicos-Requisitos de seguridad y 
métodos de prueba (cancela a la NOM-001-SCFI-1993), publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 
de septiembre de 2019. 
2.2 Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas (utilización), publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 29 de noviembre de 2012. 
2.3 Norma Oficial Mexicana NOM-008-SCFI-2002, Sistema General de Unidades de Medida, publicada en 
el Diario Oficial de la Federación el 27 de noviembre de 2002. 
2.4 Norma Mexicana NMX-Z-12/2-1987, Muestreo para la inspección por atributos-Parte 2: métodos de 
muestreo, tablas y gráficas. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de 
octubre de 1987. 
3. Términos y definiciones 
Para los propósitos de esta Norma Oficial Mexicana, se aplican los términos y definiciones siguientes: 
3.1 ajuste 
conjunto de operaciones realizadas por una autoridad competente o las unidades de verificación 
acreditadas y aprobadas, destinadas a acondicionar un instrumento de medición a un nivel de funcionamiento 
y exactitud de cero error o, de no ser ello posible, en el punto más próximo a cero dentro del Error Máximo 
Tolerado para el ajuste a cero por esta Norma Oficial Mexicana, mediante los mecanismos predispuestos para 
ello. 
3.2 aprobación del modelo o prototipo 
validación de la autoridad competente respecto de un diseño y demás especificaciones técnicas previstas 
en esta Norma Oficial Mexicana del producto presentado por el desarrollador con base en las especificaciones 
de la(s) norma(s) aplicable(s). 
3.3 bomba remota 
mecanismo externo al sistema para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos, 
diseñado para suministrar el combustible que pasa por el elemento primario de medición. 
3.4 calibración 
conjunto de operaciones que tiene por finalidad determinar los errores de un instrumento para medir y, de 
ser necesario, otras características metrológicas. 
3.5 características de confiabilidad 
aquellas que facilitan la verificación de la legalidad y operación en los sistemas para medición y despacho 
de gasolina y otros combustibles líquidos. Comprenden las siguientes: 
3.5.1 autenticación de programas de cómputo del sistema para medición y despacho de gasolina y 
otros combustibles líquidos 
comprobación de que el o los programas de cómputo que operan el sistema para medición y despacho de 
gasolina y otros combustibles líquidos, fueron evaluados y aprobados por la autoridad competente.   DIARIO OFICIAL Miércoles 11 de mayo de 2022 
3.5.2 circuito integrado encapsulado 
sistema integrado que consta de dispositivos electrónicos de montaje superficial y alto nivel de integración, 
que contienen el programa que controla el funcionamiento del sistema para medición y despacho de gasolina 
y eventualmente componentes de diferentes tecnologías de montaje. 
3.5.3 irremovilidad de circuitos integrados 
característica lograda por un circuito integrado encapsulado o una tarjeta electrónica principal con sistema 
basado en circuito de montaje de superficie. 
3.5.4 pistas de auditoría o bitácora de eventos 
registros de todos los accesos a los dispositivos de medición, configuración y ajuste del sistema para 
medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos. 
3.5.5 tarjeta electrónica principal con sistema basado en circuito de montaje de superficie 
sistema integrado que consta de un arnés de montaje superficial y alto nivel de integración, el programa 
que controla el funcionamiento del sistema para medición y despacho de gasolina, y eventualmente 
componentes. 
3.6 deficiencias evidentes 
cualquier componente que es parte del sistema para medición y despacho de gasolina y otros 
combustibles líquidos, que no cumple con las funciones para las que está diseñado dentro del sistema. 
3.7 disco de ajuste 
dispositivo que forma parte del elemento primario de medición cuya función es ajustar mecánicamente el 
volumen de despacho. 
3.8 dispositivo computador 
conjunto de piezas o elementos del sistema para medición y despacho de gasolina y otros combustibles 
líquidos que procesan e indican, a través de una carátula indicadora, el volumen de combustible líquido 
despachado, el importe de la venta de cada operación, así como el precio por litro. 
3.9 dispositivo de ajuste electrónico 
dispositivo electrónico que permite ajustar electrónicamente el volumen de despacho de combustible, ya 
que el ajuste se realiza por medio de acceso o código de programación electrónico. 
3.10 dispositivos adicionales 
componentes que facilitan las operaciones de medición y evitan afectaciones en las mediciones, como 
son: 
- dispositivos eliminadores de gases, 
- filtros, 
- módulos auxiliares de abastecimiento o satélites, 
- dispositivos anti-remolinos, 
- válvulas, y 
- mangueras. 
3.11 dispositivos auxiliares 
cualquier componente eléctrico y/o electrónico del sistema para medición y despacho de gasolina y otros 
combustibles líquidos con funciones específicas que no están relacionadas con la medición ni afectan a la 
misma. 
3.12 dispositivos de ajuste 
elementos mecánicos o electrónicos, incorporados al sistema para medición, para ajustar el volumen de 
despacho dentro de los errores máximos tolerados. 
3.13 elemento primario de medición 
mecanismo que mide el paso del combustible y al medirlo produce un movimiento que transmite al 
pulsador. 
3.14 Error Máximo Tolerado (EMT) 
valores extremos de un error tolerado por las especificaciones, reglamentos y otros relativos a un 
instrumento de medición determinado. Miércoles 11 de mayo de 2022 DIARIO OFICIAL  
3.15 fuga de combustible 
cualquier liberación de combustible por pérdida de contención en los elementos que lo conducen. 
3.16 gasto volumétrico 
magnitud correspondiente al fenómeno de flujo, cuyas unidades se expresan en términos de volumen por 
unidad de tiempo. 
3.17 interfaz de comunicación 
puerto que permite el intercambio de información, entre el sistema para medición y despacho de gasolina y 
otros combustibles líquidos, y algún otro sistema de comunicación. 
3.18 interruptor de acceso al modo de ajuste 
dispositivo eléctrico que permite ingresar al modo de ajuste electrónico del sistema para medición y 
despacho de gasolina y otros combustibles líquidos. 
3.19 mecanismo sincronizador del interruptor con el dispositivo computador 
elemento electromecánico que está diseñado de tal forma que al terminar una operación de despacho y 
medición no se pueda realizar otra, a menos que se ponga en ceros la lectura del dispositivo computador. 
3.20 Procuraduría 
Procuraduría Federal del Consumidor. 
3.21 pulsador 
dispositivo electrónico, acoplado al eje del elemento primario de medición, que convierte el movimiento 
mecánico en pulsos eléctricos. 
3.22 selector de despacho por volumen o importe de la venta 
teclado que preestablece el despacho de combustible, en términos de volumen o monto en dinero, que 
solicita el consumidor. 
3.23 selector de gasto volumétrico 
dispositivo de la válvula de descarga que fija un gasto volumétrico de descarga máximo, medio o mínimo. 
3.24 sistema para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos 
sistema para medir y despachar, en forma automática el volumen de combustible líquido. Este sistema 
consta de, al menos, un elemento primario de medición, un mecanismo que traduce el resultado de la 
medición en un importe a pagar en moneda nacional de acuerdo a un precio autorizado y dispositivos 
adicionales. Tanto el instrumento de medición como el mecanismo de traducción pueden estar conformados 
de partes mecánicas, eléctricas, electrónicas, informáticas (programas de cómputo) y de cualquier otra índole. 
3.25 suma de comprobación 
cadena de 32 caracteres en formato hexadecimal, resultante del algoritmo de reducción criptográfica MD5 
y que sirve para comprobar la autenticidad del programa de cómputo con que operan los sistemas para 
medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos. 
3.26 totalizadores 
dispositivo que indica la lectura de las entregas en volumen de combustible líquido. Los totalizadores son 
de dos tipos: 
3.26.1 dispositivo totalizador acumulado 
indica la lectura acumulada de cada uno los despachos de combustible líquido por manguera de descarga. 
3.26.2 dispositivo totalizador instantáneo 
indica la lectura no acumulable de cada despacho de combustible líquido. 
3.27 UVIM 
Unidad de Verificación de Instrumentos para Medir Acreditada y Aprobada. 
3.28 válvula de control 
conjunto de piezas ensambladas con objeto de mantener una presión constante en todo el sistema para 
medición, amortiguando las posibles sobrepresiones que se puedan presentar o deteniendo la operación de 
medición al ocurrir desabasto de combustible líquido en el sistema.   DIARIO OFICIAL Miércoles 11 de mayo de 2022 
3.29 válvula de descarga 
dispositivo que permite realizar el despacho de combustible el cual consta de un selector de gasto 
volumétrico y una válvula de retención. 
3.30 válvula de retención ( check) 
conjunto de piezas ensambladas con objeto de impedir un flujo inverso del combustible por la manguera 
de descarga. 
3.31 válvula de seguridad 
conjunto de piezas ensambladas que evitan derrames de combustible en el caso de desprendimiento de la 
manguera de descarga. 
3.32 válvula de solenoide 
dispositivo de apertura y cierre del sistema para medición y despacho de gasolina y otros combustibles 
líquidos. 
3.33 verificación 
constatación ocular o comprobación a través de muestreo, medición, pruebas de laboratorio o examen de 
documentos que se realizan para evaluar la conformidad en un momento determinado. Comprende la 
constatación de las características metrológicas y de operación del instrumento de medición dentro de las 
tolerancias y demás requisitos establecidos en las Normas Oficiales Mexicanas y Normas Mexicanas y, en su 
caso, el ajuste de los mismos cuando cuenten con los dispositivos adecuados para ello. 
3.34 verificación inicial 
aquella que, por primera ocasión y antes de su utilización para transacciones comerciales o para 
determinar el precio de un bien o un servicio, debe realizarse respecto de las propiedades de funcionamiento 
y uso de los instrumentos de medición, para determinar si operan de conformidad con las características 
metrológicas establecidas en las Normas Oficiales Mexicanas y Normas Mexicanas aplicables. 
3.35 verificación extraordinaria 
aquella que, no siendo inicial o periódica, se realiza respecto de las propiedades de funcionamiento y uso 
de los instrumentos de medición para determinar si operan de conformidad con las características 
metrológicas establecidas en las Normas Oficiales Mexicanas y Normas Mexicanas aplicables, cuando lo 
soliciten los usuarios de los mismos, cuando pierdan su condición de instrumento verificado o cuando así lo 
determine la autoridad competente. 
3.36 verificación periódica 
aquella que una vez concluida la vigencia de la verificación inicial, se debe realizar en los intervalos de 
tiempo que determine la Secretaría de Economía, conforme a lo dispuesto en la “Lista de instrumentos de 
medición cuya verificación inicial, periódica o extraordinaria es obligatoria, así como las normas aplicables 
para efectuarla”, publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 18 de abril de 2016 o la que la 
sustituya, así como su Modificación publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de agosto de 2020. 
3.37 verificación por autoridad competente 
aquella realizada por la Procuraduría a los sistemas para medición y despacho de gasolina y otros 
combustibles líquidos enajenados e instalados. 
4. Clasificación 
Para los efectos de esta Norma Oficial Mexicana, los sistemas para medición y despacho de gasolina y 
otros combustibles líquidos son del tipo computador, los cuales registran el volumen de combustible líquido, el 
importe de la venta y el precio por litro, el bombeo se realiza con bombas remotas, que proveen un 
abastecimiento a presión constante. 
5. Especificaciones 
5.1 Errores 
5.1.1. Error Máximo Tolerado (EMT) 
Estos errores se refieren a la diferencia entre la lectura dada por el instrumento de medición y la medida 
volumétrica de acuerdo con lo establecido en el numeral 7.2. Miércoles 11 de mayo de 2022 DIARIO OFICIAL  
Se obtiene de la siguiente forma: 
a) El Error Máximo Tolerado (EMT) para la aprobación del modelo o prototipo y verificación inicial de los 
sistemas para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos no debe ser mayor que 
la suma de 10 mL más 2 mL por litro, conforme a la fórmula siguiente: 
 
En donde: 
Vn es la capacidad nominal de la medida volumétrica, en L. 
EMT es el Error Máximo Tolerado, en mL 
b) El Error Máximo Tolerado (EMT) para la verificación periódica y extraordinaria no debe ser mayor 
que la suma de 20 mL más 4 mL por litro. 
 
 
En donde: 
Vn es la capacidad nominal de la medida volumétrica, en L. 
EMT es el Error Máximo Tolerado, en mL 
c) Error Máximo Tolerado (EMT) para el ajuste del error a cero es el cuarenta por ciento del Error 
Máximo Tolerado (EMT) establecido en el inciso b) de este numeral. 
Esta especificación se aplica con volúmenes medidos mayores o iguales a 20 L. 
5.1.2 Error de repetibilidad (R) 
Dispersión del error entendida como la diferencia máxima entre los errores de indicación obtenidos en 
mediciones efectuadas en un mismo gasto volumétrico y en un mismo modo de despacho, modo programado 
o modo manual conforme a la fórmula siguiente: 
 
En donde: 
R es el error de repetibilidad, en mL 
La especificación es que el error de repetibilidad no sea mayor a 20 mL más 2 mL por litro, en cualquier 
gasto volumétrico (máximo, medio y mínimo) considerado en la prueba, conforme a la fórmula siguiente: 
 
En donde: 
Vn es la capacidad nominal de la medida volumétrica, en L. 
Esta especificación se aplica con volúmenes medidos mayores o iguales a 20 L. 
5.2 Acabado 
Los sistemas para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos deben estar cubiertos 
en todas sus partes con pintura resistente a la acción del producto bombeado, a la luz solar y a la humedad, 
excepto las partes de acero inoxidable, cromadas u otras, que por la naturaleza de los materiales ofrecen la 
resistencia requerida a la acción de los agentes mencionados. Esto se verifica visualmente. 
5.3 Especificaciones de las partes 
En los sistemas para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos deben identificarse 
las siguientes partes: 
- Dispositivo computador; 
- Elementos primarios de medición; 
- Dispositivos de seguridad; y 
- Dispositivos de despacho.   DIARIO OFICIAL Miércoles 11 de mayo de 2022 
5.3.1 Dispositivo de filtración 
El sistema para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos debe estar provisto de un 
filtro, de tal manera que no permita el paso de partículas mayores a 150 µm. Esto se verifica visualmente 
contra la especificación del filtro. 
5.3.2 Dispositivo computador 
5.3.2.1 El dispositivo computador, que indica el volumen en litros despachado, debe marcar ceros al inicio 
de cada operación de despacho. Esto se verifica visualmente en la carátula indicadora. 
5.3.2.2 La carátula indicadora del dispositivo computador debe indicar como mínimo el volumen de 
combustible líquido despachado, el precio por litro y el importe de la venta. Esto se verifica visualmente. 
5.3.2.3 Carátula indicadora 
Las indicaciones dadas en las carátulas del dispositivo computador deben ser explícitas, de manera que la 
interpretación de las cifras registradas no permita confusión alguna; los números de indicación para el 
volumen de combustible líquido servido y para el precio por litro deben integrarse por lo menos con 4 dígitos y 
con 5 dígitos para el importe de la venta. Asimismo, se debe apreciar claramente la carátula que corresponde 
a la manguera de despacho. 
5.3.2.4 Resolución de la carátula indicadora 
Debe indicar el volumen de combustible líquido con una división mínima de 0,01 L, y el importe de la venta 
con la cantidad exacta en centavos. Esto se verifica visualmente. 
5.3.2.5 El dispositivo computador electrónico debe cumplir con las especificaciones y pruebas de la NOM-
001-SCFI-2018 (ver 2.1). 
5.3.2.6 Totalizadores  
Los sistemas para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos deben contar con 
dispositivo totalizador acumulado ya sea mecánico, electromecánico o electrónico en el dispositivo 
computador para indicar el volumen de combustible líquido acumulado. Deben contar también con un 
dispositivo totalizador instantáneo para indicar el volumen de combustible líquido entregado hasta un 
momento dado en cada despacho. La disposición de ambos totalizadores se verifica visualmente. 
5.3.3 Mecanismo de ajuste 
El elemento primario de medición, así como el dispositivo computador debe tener, un disco de ajuste o un 
dispositivo de ajuste electrónico, respectivamente, mediante el cual se efectúen ajustes de volumen, conforme 
al procedimiento indicado por el fabricante. Esto se verifica visualmente. 
El disco de ajuste debe incluir las perforaciones señaladas por el fabricante y un perno de seguridad, 
mientras que el interruptor de acceso al modo de ajuste debe incluir un cerrojo protector que no permita un 
puente eléctrico en sus terminales para colocar los dispositivos oficiales de inviolabilidad. Esto se verifica 
visualmente. 
El ajuste volumétrico del sistema para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos, ya 
sea directamente en el elemento primario de medición (disco de ajuste), o en forma electrónica a través del 
computador, se debe realizar únicamente mediante los dispositivos previstos para tal efecto, debiendo 
hacerse el ajuste de forma directa en el sistema para medición y despacho de gasolina y otros combustibles 
líquidos y nunca en forma remota a través de algún otro dispositivo. Los procedimientos de ajuste se deben 
verificar contra las especificaciones del fabricante y el manual de operación correspondiente. 
5.3.3.1 Factor de ajuste 
El factor de ajuste debe tener la resolución suficiente para detectar cambios en el ajuste iguales o menores 
de 20 mL. 
5.3.4 Dispositivos de seguridad 
Los sistemas para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos deben contar con los 
dispositivos de protección y seguridad que garanticen su uso sin riesgo de accidentes, explosión o incendio, 
como son: 
- Válvula de control; e 
- Instalación eléctrica a prueba de explosión. 
Estos incisos deben verificarse de acuerdo con lo indicado en las Normas Oficiales Mexicanas aplicables. Miércoles 11 de mayo de 2022 DIARIO OFICIAL  
5.3.4.1 Válvula de control 
Los sistemas para medición deben tener un dispositivo para mantener una presión constante en todo el 
sistema para medición, amortiguando los golpes de sobrepresión que inevitablemente se producen al operar 
los sistemas para medición. La válvula de control debe cumplir esta función. Esto se verifica visualmente. 
5.3.4.2 Instalación eléctrica a prueba de explosión 
Las interconexiones eléctricas de los sistemas para medición y despacho de gasolina y otros combustibles 
líquidos debe cumplir disposiciones y especificaciones de carácter técnico, a fin de que ofrezcan condiciones 
de seguridad para las personas y sus propiedades, en lo referente a protección contra choque eléctrico, 
efectos térmicos sobre corrientes, corrientes de falla, sobretensiones, fenómenos atmosféricos e incendios, 
entre otros y cumplir con lo indicado en la NOM-001-SEDE-2012 (ver 2.2). 
5.3.5 Dispositivos de despacho 
Los sistemas para medición deben contar con los siguientes dispositivos de despacho: 
a) Mangueras; 
b) Válvulas de retención; 
c) Válvula de descarga; 
d) Válvula de seguridad; 
e) Mecanismo sincronizador del interruptor con el dispositivo computador, y 
f) Mecanismo de cierre automático de la válvula de descarga. 
5.3.5.1 Manguera de descarga 
Los sistemas para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos deben usar para la 
descarga únicamente mangueras sin fisuras o cuarteaduras en la pared externa, que comprometan su 
integridad ni presenten fuga de combustibles, no deberán tener adaptaciones que alteren el diseño previsto en 
el modelo o prototipo aprobado, que afecten su funcionamiento y a la medición conforme a las 
especificaciones del fabricante del sistema para medición y despacho de combustibles. Esto se verifica 
visualmente. 
5.3.5.2 Válvula de retención 
Con el objeto de asegurar el llenado permanente de la manguera de descarga, en su extremo inferior o en 
el cuerpo de la válvula de descarga, se debe contar con una válvula de retención. Esto se verifica 
visualmente. 
5.3.5.3 Válvula de descarga 
Los materiales de que está construida la válvula de descarga, deben garantizar que no se generen chispas 
o descargas eléctricas mediante rozamiento, choque o uso normal y tener la forma adecuada (tipo nariz o 
pistola) para cumplir con la función encomendada. Su cierre debe ser hermético (ver 5.4). 
5.3.5.4 Características del dispositivo de seguridad en el despacho 
Los sistemas para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos deben contar con una 
válvula de seguridad en cada manguera de descarga, a fin de evitar derrames de combustible en el caso de 
desprendimiento de las mangueras. Esto se verifica visualmente. 
5.3.5.5 Mecanismo sincronizador del interruptor con el dispositivo computador 
Este dispositivo debe interrumpir el despacho de combustible una vez que se dejó de despachar dicho 
combustible en un lapso no mayor a 80 s. Después de haber interrumpido el despacho, éste no debe 
reanudarse hasta después de volver a colocar en ceros el sistema para medición y despacho de gasolina y 
otros combustibles líquidos. Esto se verifica mediante el empleo de un cronómetro. 
5.3.6 Interfaz de comunicación 
En los sistemas para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos se debe identificar el 
arnés eléctrico que realice la función de comunicación, así como el puerto y el protocolo de comunicación 
empleado y la lista de comandos e instrucciones de comunicación. Esto se debe verificar visualmente contra 
las especificaciones del fabricante y el manual de operación correspondiente, en el cual además se debe 
señalar la función específica a desempeñar por la interfaz y los componentes mencionados.   DIARIO OFICIAL Miércoles 11 de mayo de 2022 
5.4 Sistema de recuperación de vapores 
Los sistemas para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos deben cumplir con las 
Normas Oficiales Mexicanas aplicables en los términos que en ellas se indiquen, así como lo dispuesto en el 
numeral 7.3.1.1 si requieren de tarjetas electrónicas para su operación. 
5.5 Restricciones de diseño 
5.5.1 No se deben instalar dispositivos, mecanismos o sistemas, que alteren la medición o la lectura del 
dispositivo computador y sus carátulas indicadoras, precio vigente por litro y el total de la venta, durante el 
despacho. 
5.5.2 Los sistemas para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos deben contar con 
las características de confiabilidad definidas en el numeral 3.5 para asegurar que no se permita alterar 
ilegalmente los indicadores de volumen entregado, precio por unidad y total de la venta, de acuerdo con lo 
indicado en el numeral 7.3.1 de esta Norma Oficial Mexicana. 
5.5.3 El gasto volumétrico mínimo de un sistema para medición declarado por el fabricante no debe ser 
menor a la décima parte del gasto volumétrico máximo. 
6. Muestreo 
Cuando se requiera de toma de muestras para comprobar el cumplimiento de las especificaciones de esta 
Norma Oficial Mexicana, debe emplearse un muestreo estadístico por atributos para inspección normal simple 
con un nivel de calidad aceptable del 0,01 %; de acuerdo con la Norma Mexicana NMX-Z-012/2-1987 (ver 
2.4). 
7. Métodos de prueba 
En este capítulo se especifican los métodos de prueba que se aplican durante la aprobación del modelo o 
prototipo y verificación. 
7.1 Aprobación del modelo o prototipo 
7.1.1 Diseño 
La aprobación del modelo o prototipo debe efectuarse con la información proporcionada por el fabricante, 
en idioma español, la cual debe incluir: 
7.1.1.1 Marca, modelo y número de serie del sistema para medición y despacho de gasolina y otros 
combustibles líquidos, forma de identificar los modelos de la familia y forma de identificar la serie. 
7.1.1.2 Marca, modelo, número de serie, alcance y tipo del elemento primario de medición, forma de 
identificar el modelo y forma de identificar la serie. 
7.1.1.3 Instructivos y manuales de usuario, instalación, servicio, operación, mantenimiento, configuración y 
programación. 
7.1.1.3.1  Diagramas de conexión del sistema electrónico, así como la forma de identificar cada una de las 
tarjetas que lo componen y la descripción de las funciones que realizan. 
7.1.1.3.2  Cuando en algún componente de la tarjeta se pueda actualizar el programa que controla su 
funcionamiento, debe indicar la forma de identificar dicho componente y cómo se autentifica el programa 
contenido en el mismo. 
7.1.1.3.3  Diagrama hidráulico del modelo de sistema para medición y despacho de gasolina y otros 
combustibles líquidos, con la descripción de cada una de sus partes. 
7.1.1.3.4  Procedimiento de ajuste de volumen del instrumento de medición. 
7.1.1.4 Código objeto del programa utilizado, la versión con la que se identifica y el nombre del circuito 
integrado en donde se carga dicho programa. Cálculo de la suma de comprobación para ser utilizada como 
referencia respecto del numeral 7.3.2.6.2. 
7.1.1.5 Procedimiento para autentificar completamente el sistema para medición y despacho de gasolina y 
otros combustibles líquidos, incluyendo el sistema electrónico y programas de cómputo que lo componen y 
sus características de confiabilidad. 
Se debe comprobar directamente por ensayos y con auxilio de la información antes mencionada, que los 
sistemas para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos especificados por el fabricante, 
poseen los dispositivos indispensables para llevar a cabo una medición exacta, correcta y segura de acuerdo 
con las especificaciones establecidas en esta Norma Oficial Mexicana. Miércoles 11 de mayo de 2022 DIARIO OFICIAL  
En caso de ser rechazado, el diseño debe ser corregido para volver a ser sometido a consideración de la 
autoridad. Una vez aprobado el modelo o prototipo, se puede empezar con la fabricación o comercialización 
del equipo. 
7.2 Exactitud de las mediciones 
7.2.1 Materiales  
Combustibles líquidos (gasolinas, diésel, queroseno u otros a excepción de gas licuado de petróleo). 
7.2.2 Aparatos y equipo 
- Medida volumétrica de 20 L y otras capacidades (excepto menores de 20 L) con escala graduada 
con divisiones mínimas de 10 mL puede tener incorporado un termómetro con resolución de 1 °C 
para el caso del diésel la medida volumétrica debe contar con una extensión (embudo) integrada en 
el cuello que no permita fuga del combustible. 
- Termómetro de inmersión con resolución de 1 °C si la medida volumétrica no lo tiene incorporado. 
- Cronómetro con división mínima de 0,01 s. 
- Mesa de nivelación con dos niveles de gota a 90 °. 
- Estos instrumentos de medición deben contar con un informe de calibración válido expedido por un 
laboratorio de calibración acreditado y en su caso aprobado, con excepción, de los cronómetros y 
mesa de nivelación. 
7.2.3 Características del sistema para medición y despacho de gasolina y otros combustibles 
líquidos a probar. 
Se debe emplear un sistema para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos con 
todos los aditamentos propios, trabajando a valores de tensión nominales. 
7.2.4 Preparación del sistema para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos 
Estando la válvula de descarga activa pero aún cerrada, se debe comprobar que los golpes de presión 
originados por: 
- La bomba remota, no muevan los registros de los totalizadores instantáneos, cuando ésta se 
encuentre funcionando con la válvula de descarga cerrada. 
- La apertura de una válvula de descarga, en el lado opuesto del sistema para medición y despacho de 
gasolina y otros combustibles líquidos seleccionado, no muevan los registros de los totalizadores 
instantáneos correspondientes a la válvula de descarga cerrada. 
- La apertura y cierre continuo de una válvula de descarga, en el lado opuesto del sistema para 
medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos seleccionado, no muevan los 
registros de los totalizadores instantáneos correspondientes a la válvula de descarga cerrada. 
El cambio que pudiera presentarse en los registros de los totalizadores instantáneos, para todos los casos, 
no debe rebasar el Error Máximo Tolerado (EMT). 
7.2.4.1 Nivelar la medida volumétrica y verificar que se encuentre limpia 
Es necesaria la utilización de una mesa de nivelación. 
7.2.5 Procedimiento de verificación volumétrica 
Los numerales que se indican a continuación se deben repetir en cada prueba. 
7.2.5.1 Verificar que la indicación del totalizador instantáneo sea cero cada vez que se inicie un despacho. 
7.2.5.2 Abriendo y cerrando la válvula de descarga del instrumento de medición seleccionado, colectar de 
preferencia el volumen nominal de la medida o alguna cantidad cercana al volumen nominal. Durante el 
llenado, medir el tiempo necesario para colectar la cuarta parte de la capacidad nominal de la medida 
volumétrica, este tiempo debe medirse después de la primera cuarta parte y antes de la última cuarta parte de 
la capacidad nominal de la medida volumétrica. 
Tomar y registrar la lectura de la medida volumétrica, posteriormente la lectura del termómetro 
incorporado, o indirectamente del combustible contenido en él, teniendo que esperar 60 s para alcanzar el 
equilibrio térmico. 
7.2.5.3 Drenar la medida volumétrica esperando el escurrido de la medida volumétrica, una vez que el 
chorro principal ha cesado, el tiempo de escurrido debe ser lo indicado en el informe de calibración.   DIARIO OFICIAL Miércoles 11 de mayo de 2022 
Este proceso de drenado se hará constar en el acta que para tal efecto se levante y se efectuará en cada 
prueba realizada. 
7.2.5.4 La verificación de los instrumentos de medición se realiza aplicando tres pruebas en cada gasto 
volumétrico que se fije en el selector de gasto volumétrico de la válvula de descarga: 
a) Con el selector de gasto volumétrico de la válvula de descarga en la posición de gasto máximo; 
b) Con el selector de gasto volumétrico de la válvula de descarga en la posición de gasto volumétrico 
medio, y 
c) Con el selector de gasto volumétrico de la válvula de descarga en la posición de gasto volumétrico 
mínimo. 
La prueba volumétrica en la aprobación del modelo o prototipo se realiza aplicando tres pruebas en cada 
uno de los gastos volumétricos siguientes: 
a) El gasto volumétrico máximo declarado por el fabricante; 
b) El gasto volumétrico medio, entendido como el valor medio entre el gasto volumétrico máximo y el 
gasto volumétrico mínimo declarados por el fabricante; y 
c) El gasto volumétrico mínimo declarado por el fabricante. 
Estos gastos volumétricos deben obtenerse sin exceder el valor máximo de la presión en el fluido 
declarado por el fabricante. 
Para cada valor del gasto volumétrico y para cada una de las tres pruebas en cada valor del gasto 
volumétrico, hacer pasar el combustible directamente a la medida volumétrica de acuerdo con su capacidad 
nominal. A continuación, debe registrarse la lectura tanto del indicador instantáneo, como de la medida 
volumétrica, tomando ésta última en la parte inferior del menisco. 
7.2.5.4.1  Prueba a gasto volumétrico máximo 
Con el selector de gasto volumétrico de la válvula de descarga en la posición de gasto volumétrico 
máximo, hacer pasar el combustible directamente a la medida volumétrica de acuerdo con la capacidad 
nominal. A continuación, debe registrarse la lectura tanto del indicador instantáneo, como de la medida 
volumétrica, tomando esta última en la parte inferior del menisco. Las diferencias habidas entre ambas 
lecturas se determinan con aproximación al centilitro. 
7.2.5.4.2  Prueba a gasto volumétrico medio 
Con el selector de gasto volumétrico de la válvula de descarga en la posición de gasto volumétrico medio, 
hacer pasar el combustible directamente a la medida volumétrica de acuerdo con la capacidad nominal. A 
continuación, debe registrarse la lectura tanto del indicador instantáneo, como de la medida volumétrica, 
tomando esta última en la parte inferior del menisco. Las diferencias habidas entre ambas lecturas se 
determinan con aproximación al centilitro. 
7.2.5.4.3  Prueba a gasto volumétrico mínimo 
Con el selector de gasto volumétrico de la válvula de descarga en la posición de gasto volumétrico 
mínimo, hacer pasar el combustible directamente a la medida volumétrica de acuerdo con la capacidad 
nominal. A continuación, debe registrarse la lectura tanto del indicador instantáneo, como de la medida 
volumétrica, tomando esta última en la parte inferior del menisco. Las diferencias habidas entre ambas 
lecturas se determinan con aproximación al centilitro. 
7.2.5.5 Número de pruebas 
Cada una de las pruebas se realiza tres veces calculando el promedio a cada gasto volumétrico, debiendo 
quedar esto registrado en la Tabla contenida en la fracción V del numeral 7.2.7. 
Verificar que los volúmenes entregados obtenidos a partir de las lecturas en los totalizadores sean 
idénticos en cada prueba. 
Verificar y registrar, en la Tabla contenida en la fracción V del numeral 7.2.7, que la diferencia de la lectura 
final menos la inicial del totalizador acumulado sea igual a la lectura en litros redondeada al entero más 
cercano del totalizador instantáneo en cada prueba. 
NOTA: En vista de que al estar llenando de combustible la medida volumétrica, esta forma una cierta 
cantidad de espuma, cuando sea necesario, es aceptable hacer una pausa hasta que la espuma desaparezca 
y se sigue vaciando el combustible, en la medida de lo posible, conforme a la prueba de gasto volumétrico que 
le corresponda, hasta llegar al volumen nominal de la medida volumétrica. Miércoles 11 de mayo de 2022 DIARIO OFICIAL  
7.2.6 Errores máximos tolerados 
El error promedio obtenido para cada uno de los gastos volumétricos, máximo, medio y mínimo, del 
instrumento de medición seleccionado, no debe exceder, cada uno, el EMT establecido en el numeral 5.1.1. 
Asimismo, el error de repetibilidad obtenido para cada uno de los gastos volumétricos no debe exceder el 
establecido en el numeral 5.1.2. 
Para obtener el error promedio de una prueba a un gasto volumétrico, primero calcule el error de 
indicación de cada corrida y segundo calcule el promedio de la prueba. 
Los gastos volumétricos obtenidos en las corridas no deben exceder el intervalo de medición del sistema 
para medición declarado por el fabricante. 
7.2.7 Cálculos y correcciones 
I. Calcular el coeficiente de corrección por expansión térmica, CTS. 
 
En donde: 
 es el coeficiente cúbico de expansión térmica del material de fabricación de la medida volumétrica, 
en ºC -1. 
 Para acero inoxidable 304: 
 
 Para acero a bajo carbono: 
 
Tmv  es la temperatura de la medida volumétrica al momento de la prueba, en ºC. 
20 ºC es la temperatura a la cual se especifica el volumen calibrado en el informe de medición de la 
medida volumétrica. 
II. Calcular el volumen de la medida volumétrica corregido a la temperatura de trabajo, V cmv 
 
En donde: 
V cmv es el volumen de la medida volumétrica corregido a la temperatura mv , en mL. 
V 20  es el volumen de la medida volumétrica a temperatura de 20 ºC en mL. 
 (Este valor se encuentra en el informe de calibración de la medida volumétrica). 
Lc es la lectura del menisco en la escala del cuello de la medida volumétrica en mL. 
 (La lectura es positiva si se sitúa por encima de la marca de volumen nominal y negativa si la 
lectura se sitúa por abajo). 
Kc es el factor de corrección de la escala graduada del cuello de la medida volumétrica, 
adimensional. 
 (Este valor está reportado en el informe de calibración de la medida volumétrica). 
CTS es el coeficiente de corrección por expansión térmica del material de fabricación de la medida 
volumétrica. 
 
III. Calcular el error de indicación 
En donde: 
I  es el volumen registrado en la carátula indicadora del instrumento de medición seleccionado,  en 
mL.   DIARIO OFICIAL Miércoles 11 de mayo de 2022 
V cmv es el volumen de la medida volumétrica corregido a la temperatura Tmv , en mL. 
Un error de indicación negativo evidencia que el instrumento de medición está entregando más producto 
del que está registrando. 
Un error de indicación positivo indica que el instrumento de medición está entregando menos producto del 
que está registrando. 
 
IV. Calcular el gasto volumétrico al cual se realiza la prueba,  
  
En donde: 
 Gasto volumétrico de la prueba, en L/min 
T es el tiempo de ejecución de la prueba, en min. 
V cmv es el volumen de la medida volumétrica corregido a la temperatura Tmv , en L. 
(El tiempo registrado en el numeral 7.2.5.2 se multiplica por 4 para obtener el tiempo t de ejecución 
de la prueba). 
V. Tabla de resultados 
 
 Tiempo de 
llenado de la 
cuarta parte 
de la medida 
volumétrica 
(t) Gasto 
volumétrico 
de la prueba 
(qv) Volumen 
registrado en 
la carátula 
indicadora del 
instrumento 
de medición 
seleccionado 
(I) Volumen de 
la medida 
volumétrica 
corregido a la 
temperatura 
de trabajo 
(Vcmv) Temperatura 
de trabajo 
de la medida 
volumétrica 
(Tmv) Error de 
Indicación 
(E) Error 
Máximo 
Tolerado 
(especificad
o en 5.1.1) Error de 
Repetibilidad 
(R) (ml) 
(especificado 
en 5.1.2) Diferencia 
entre las 
lecturas inicial 
y final del 
totalizador 
acumulado 
respecto el 
totalizador 
instantáneo 
(especificado 
en 7.2.5.5)  
Unidades  min L/min mL mL °C mL mL mL mL 
Gasto 
volumétrico 
mínimo          
Promedio           
Gasto 
volumétrico 
medio          
Promedio           
Gasto 
volumétrico 
máximo           
Promedio           
El gasto volumétrico promedio y el error promedio se refieren al promedio de las tres mediciones realizadas en cada uno de los gastos volumétricos probados, 
mínimo, medio y máximo. El error promedio en cada gasto volumétrico tiene que cumplir con el numeral 5.1.1. El error de repetibilidad en cada gasto 
volumétrico tiene que cumplir con lo indicado en el numeral 5.1.2 
 
7.2.8 Gastos volumétricos en las pruebas 
Los valores de gasto volumétrico máximo y mínimo de las pruebas de operación no deben exceder el 
alcance de la medición del instrumento de medición declarado por el fabricante. 
7.3 Método de prueba de autentificación del sistema electrónico y programas de cómputo 
7.3.1 Diseño 
La aprobación del modelo o prototipo referente a la parte electrónica del sistema para medición y 
despacho de gasolina y otros combustibles líquidos, debe ser determinada mediante la información 
proporcionada por el fabricante, la cual está indicada en el numeral 7.1.1, comprobando directamente que los 
componentes electrónicos que integran la parte electrónica del sistema para medición y despacho de gasolina 
y otros combustibles líquidos cumplan con las especificaciones y nomenclatura utilizada por el fabricante. Los 
dispositivos auxiliares, no están sujetos a la aprobación del modelo o prototipo, sino que sólo deben ser Miércoles 11 de mayo de 2022 DIARIO OFICIAL  
declarados para los mismos efectos, esto es, comprobar que cumplan con las especificaciones y 
nomenclatura utilizada por el fabricante. 
La verificación se enfoca sobre los siguientes componentes: 
7.3.1.1 Tarjetas electrónicas, donde la revisión debe ser de tipo ocular y física en cada una de sus partes, 
corroborando que cada tarjeta contenga los siguientes identificadores, de forma visible, permanente e 
imborrable: 
- Marca (Nombre, letra, holograma o logotipo de identificación característicos de la marca en función); 
- Número de tarjeta (correspondiente a la identificación y función de dicho dispositivo); 
- Número de revisión o versión de la misma; y 
- En caso de existir algún cambio, reemplazo, reparación, éste debe ser informado y justificado por el 
fabricante a la Dirección General de Normas. 
7.3.1.2 Características de confiabilidad 
7.3.1.2.1 Circuito integrado encapsulado 
Verificar visualmente que el circuito integrado que contiene el programa principal se encuentre cubierto 
totalmente por una membrana de un material transparente que permita la identificación del circuito integrado, 
como resina epóxica, cerámica, vidrio, u otro material que lo adhiera permanentemente a la tarjeta de circuito 
impreso, para asegurar de que en caso de una alteración o intervención quede evidencia visual fácilmente 
identificable. 
7.3.1.2.2  Tarjeta electrónica principal con sistema basado en circuito de montaje de superficie 
Verificar visualmente que el o los dispositivos que contienen los programas principales se encuentren 
incluidos en la placa base (tarjeta principal) de manera permanente y que sus partes no puedan ser removidas 
o sustituidas sin dejar marca, para asegurar de que en caso de una alteración o intervención quede evidencia 
visual fácilmente identificable. 
7.3.1.2.3 Programa del sistema para medición y despacho de gasolina y otros combustibles 
líquidos 
El programa o programas de cómputo deben ser controlados y administrados única y exclusivamente por 
el fabricante del sistema para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos.  La 
autentificación de estos programas debe ser a través de la verificación de la suma de comprobación MD5. 
7.3.1.2.3.1  Los programas de cómputo deben estar disponibles para su lectura, exclusivamente a través 
de un puerto serial (RS232, USB o MicroUSB), cuyos parámetros de comunicación deben ser proporcionados 
por el fabricante del sistema para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos. La 
actualización de los programas de cómputo debe realizarse de forma local, esto es, reemplazando la tarjeta 
que contiene los circuitos integrados que albergan tales programas de cómputo, o bien, mediante la escritura 
de los mismos a través de un puerto de comunicación, incluyendo el puerto serial (RS232, USB o MicroUSB). 
7.3.1.2.3.2 El sistema basado en circuito de montaje de superficie debe contar con un medio comprobable 
que permita la lectura de los programas de cómputo a través del puerto serial (RS232, USB o Micro USB). La 
actualización de los programas de cómputo debe realizarse de forma local, esto es, reemplazando la tarjeta 
que contiene los circuitos integrados que albergan tales programas de cómputo, o bien, mediante la escritura 
de los mismos a través de un puerto de comunicación, incluyendo el puerto serial (RS232, USB o Micro USB). 
7.3.1.2.3.3 La lectura de los programas de cómputo a través del puerto serial (RS232, USB o MicroUSB) 
debe de ser condicionada a digitar una contraseña en el panel de control del sistema para medición y 
despacho de gasolina y otros combustibles líquidos, la cual debe ser entregada a la Procuraduría para poder 
realizar las verificaciones por autoridad competente, así como al Centro Nacional de Metrología para la 
aprobación del modelo o prototipo. 
7.3.1.2.4  Pistas de auditoría o bitácora de eventos 
El sistema para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos debe incluir alguno de los 
dos dispositivos de control o sus equivalentes. Las pistas de auditoría o la bitácora de eventos deben registrar 
de manera consecutiva los eventos de hasta 12 meses de operación normal. La bitácora, debe ser 
descargada por medio del puerto serial (RS232, USB o MicroUSB), y está condicionada a digitar una   DIARIO OFICIAL Miércoles 11 de mayo de 2022 
contraseña en el panel de control del sistema para medición y despacho de gasolina y otros combustibles 
líquidos, la cual debe ser entregada a la Procuraduría y al Centro Nacional de Metrología para poder realizar 
las verificaciones correspondientes. 
7.3.1.2.4.1  Los eventos que se deben registrar son: 
- Ajustes hechos a un sistema para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos 
(ajustes a la entrega de volumen) incluyendo lado, identificación del producto y factor de ajuste; 
- Cambio de precios incluyendo lado, identificación del producto y el valor de nuevo precio; 
- Accesos al sistema electrónico, particularmente la apertura de puertas; 
- El acceso al modo de programación; 
- Cambio de fecha y hora del sistema, incluyendo la nueva fecha y hora; y 
- Actualización del o los programas de cómputo incluyendo la o las versiones a la que se actualizó. 
7.3.1.2.4.1.1 El registro del evento debe incluir la fecha y la hora de ejecución, en el caso de que la 
descripción de los eventos esté abreviada, se debe entregar a la Procuraduría y al Centro Nacional de 
Metrología la tabla en donde se indique a qué evento corresponde. 
7.3.1.2.4.1.2 Los eventos deben ser registrados en el siguiente formato: 
Descripción del evento de un mínimo de 4 caracteres seguido de la fecha en formato de 6 dígitos 
"aammdd" seguido de la hora en formato de 24 horas hhmm. 
EJEMPLO 1: CAMP1801251430L1P2CU17.85 
Esto quiere decir que hubo un cambio de precio el día 25 de enero de 2018 a las 14 horas 30 minutos, 
lado 1, producto 2, costo unitario 17.85 
EJEMPLO 2:  CAMF1801241430NF1430180125 
Esto quiere decir que hubo un cambio de fecha y hora el día 24 de enero de 2018 a las 14 horas 30 
minutos y la nueva fecha y hora es 25 de enero de 2018, 14 horas 30 minutos. 
7.3.1.2.4.1.3  Los caracteres de descripción deben de presentarse de acuerdo con la especificación del 
fabricante, incluyendo todos los parámetros registrados en la bitácora de eventos, la siguiente Tabla muestra 
un ejemplo de la descripción: 
Tabla 1. 
Descripción Equivalencia 
CALI Ajuste 
CAMP Cambio de precios 
APPU Apertura de puerta 
ACMO Acceso al modo de programación 
CAMF Cambio de fecha y hora 
ACTU Actualización del o los programas de cómputo 
 
7.3.2 Seguridad de operación en pruebas y análisis 
7.3.2.1 Aparatos y equipo 
- Computadora portátil con puerto serial (RS232, USB o MicroUSB) y cables de conexión y; en su 
caso, la interfaz de comunicación del sistema para medición y despacho de gasolina y otros 
combustibles líquidos, que debe ser proporcionada por el fabricante al Centro Nacional de Metrología 
y a la Procuraduría. 
- Multímetro. 
7.3.2.2 Características del sistema para medición y despacho de gasolina y otros combustibles 
líquidos a analizar Miércoles 11 de mayo de 2022 DIARIO OFICIAL  
Debe contar con todos los aditamentos propios y la verificación se debe realizar a valores de tensión 
eléctrica nominales. 
El equipo debe contar con los lineamientos de seguridad interna y externa que señala la  NOM-001-SCFI-
2018 (ver 2.1). 
7.3.2.3 Preparación del sistema para medición y despacho de gasolina y otros combustibles 
líquidos 
Las carátulas indicadoras no deben presentar variaciones que sean producto o no del desplazamiento 
propio del elemento primario de medición seleccionado, cuando éste no se encuentre en función, según el 
numeral 7.2.4, y este desplazamiento sea censado por el dispositivo computador. 
7.3.2.4 Determinación de las condiciones de prueba 
El sistema para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos debe cumplir con los 
lineamientos de seguridad indicados y requerimientos del fabricante para una operación segura de sus 
instrumentos de medición. Además, el instrumento no debe ser probado en lugares cercanos a líneas de 
transmisión de corriente eléctrica de alta tensión, que puedan alterar el contenido de los circuitos electrónicos 
o causar algún daño a los mismos. 
7.3.2.5 Procedimiento de verificación electrónica 
Durante esta prueba los instrumentos de medición del sistema para medición y despacho de gasolina y 
otros combustibles líquidos no deben despachar combustible. 
7.3.2.5.1 El sistema para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos debe estar libre 
de obstrucciones en sus secciones electrónica y mecánica para su evaluación. 
7.3.2.5.2  Registrar por cada sistema para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos, 
los datos siguientes, de acuerdo con el procedimiento o guía de configuración que proporcione el fabricante: 
- Marca; 
- Modelo; 
- Número de serie del sistema para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos; 
- Instrumento de medición o posición de carga; 
- Precio unitario por tipo de combustible; e 
- Indicación del totalizador de ventas realizadas, tanto en volumen, como en dinero, para cada lado del 
sistema para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos y tipo de combustible. 
7.3.2.5.3 Toma de lecturas 
Tomar lecturas del totalizador acumulado del sistema para medición y despacho de gasolina y otros 
combustibles líquidos, con la finalidad de comprobar su operación y registro, respecto del totalizador 
instantáneo. 
Se debe comprobar manualmente el resultado del producto del volumen entregado por el precio unitario 
del combustible, contra el monto mostrado por el sistema para medición y despacho de gasolina y otros 
combustibles líquidos. 
7.3.2.5.4 Verificación de las conexiones del módulo electrónico 
Realizar la revisión de los arneses eléctricos y del cableado en general de las conexiones de tipo eléctrico, 
comunicaciones o datos; con el fin de determinar si se cumple con el prototipo, esto es, con las características 
técnicas designadas por el fabricante. 
7.3.2.5.5 Revisión del pulsador 
Abrir de ser posible, tomando en consideración que en algunos casos viene sellado de fábrica. Para ello 
se toma en cuenta lo siguiente, basado y fundamentado en la información especificada por el fabricante: 
- El pulsador debe contar con las marcas o perforaciones especificadas por el fabricante. 
- El estado físico del pulsador tenga las conexiones de alimentación, datos y tierra en la forma indicada 
en los manuales emitidos por el fabricante y sin alteraciones. 
7.3.2.5.6  Revisión de sistema electrónico 
Revisar visualmente las conexiones, así como las tarjetas electrónicas y de comunicaciones, mismas que 
deben corresponder a las especificadas por el fabricante del sistema para medición y despacho de gasolina y   DIARIO OFICIAL Miércoles 11 de mayo de 2022 
otros combustibles líquidos en función, revisando además que no existan cables, conexiones o dispositivos 
electrónicos ajenos al prototipo (ver 7.1.1). 
Al constatar que no existe alteración en la parte electrónica, se procede a la revisión de la configuración 
del sistema para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos, de acuerdo con el numeral 
7.3.2.5.7. 
7.3.2.5.7 Prueba de la configuración a través de la programación del sistema para medición y 
despacho de gasolina y otros combustibles líquidos. 
Dependiendo de la marca, modelo y dispositivo computador contenido en el sistema para medición y 
despacho de gasolina y otros combustibles líquidos, ingresar al modo de programación del mismo (ver 7.1.1). 
- Tomar los datos correspondientes a la programación del dispositivo computador y cotejarlos con los 
proporcionados por el fabricante. 
- Verificar las funciones de programación del dispositivo computador, de acuerdo con la información 
proporcionada por el fabricante, respecto de: 
a) Los despachos, tanto en volumen como en monto programados; 
b) El cambio de precios; 
c) La descarga de la bitácora de eventos; 
d) Los ajustes electrónicos; 
e) La versión del programa de cómputo que opera el sistema para medición y despacho de gasolina y 
otros combustibles líquidos; y 
f) La batería de respaldo. 
7.3.2.5.8 Prueba de retención de información en pantallas y configuración ante una falla en el 
suministro de energía 
Apegado al manual correspondiente a la marca del sistema para medición y despacho de gasolina y otros 
combustibles líquidos, interrumpir su suministro de energía eléctrica. La prueba se da por aprobada si cumple 
las dos siguientes condiciones: 
- Al menos por cinco minutos, las carátulas indicadoras mantienen visibles e inalterables los datos del 
último despacho (volumen e importe), y 
- Al restablecerse el suministro de energía eléctrica, el sistema para medición y despacho de gasolina 
y otros combustibles líquidos mantiene la configuración. 
7.3.2.5.9  Prueba de verificación de la o las versiones de los programas de cómputo que controlan el 
funcionamiento del sistema para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos 
contenidas en la o las tarjetas de control 
Apegarse al manual correspondiente del sistema para medición y despacho de gasolina y otros 
combustibles líquidos según sea la marca y dependiendo de su modelo, puede estar dotado con más de un 
programa que controla su funcionamiento. 
7.3.2.6 Procedimiento de verificación de los programas de cómputo que controlan el 
funcionamiento del sistema para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos 
7.3.2.6.1  Para verificar los programas de cómputo: 
- De ser necesario libere la sección de comunicación; 
- De ser necesario, interrumpir el suministro de energía al sistema para medición y despacho de 
gasolina y otros combustibles líquidos desde el tablero de control eléctrico o desde su fuente de 
alimentación independiente, siguiendo las recomendaciones del fabricante; 
- Dependiendo de la marca, modelo y computador contenido en el sistema para medición y despacho 
de gasolina y otros combustibles líquidos, realizar la conexión del puerto serial (RS232, USB o 
MicroUSB) a la computadora portátil y ejecutar el programa de comunicación correspondiente. Este 
programa debe establecer y utilizar el protocolo de comunicación indicado por el fabricante del 
sistema para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos; 
- Seguir el procedimiento de descarga del programa que controla el funcionamiento del sistema para 
medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos, debiendo realizar la descarga por el 
puerto serial (RS232, USB o MicroUSB) a que hace referencia el numeral 7.3.1.2.3.1, de tal manera Miércoles 11 de mayo de 2022 DIARIO OFICIAL  
que se obtenga el programa en un archivo electrónico para poder realizar su autenticación de 
acuerdo con el numeral 7.3.1.2.3; 
- Si para el modelo del sistema para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos 
que se verifica es necesario interconectar una interfaz entre la sección electrónica y la computadora 
portátil para realizar el acceso al programa, considerar las recomendaciones hechas por el fabricante 
garantizando con ello su funcionalidad; 
- Para realizar la descarga del programa por el puerto serial (RS232, USB o MicroUSB), debe utilizarse 
un programa comercial para realizar la comunicación con la computadora. En caso de que el 
fabricante utilice un programa propietario para realizar la descarga del programa de cómputo, tal 
programa propietario debe ser autenticado con el mismo procedimiento descrito en el numeral 
7.3.1.2.3; y 
- Para obtener la suma de comprobación, el programa para aplicar el algoritmo de reducción 
criptográfica MD5 debe ser comercial. 
7.3.2.6.2 Verificación de la suma de comprobación 
Conocida la versión del o los programas de cómputo que operan el sistema para medición y despacho de 
gasolina y otros combustibles líquidos, que despliega la pantalla del sistema de medición y despacho de 
gasolina y otros combustibles líquidos, se compara la suma de comprobación obtenida en la computadora 
contra la suma de comprobación proporcionada por el fabricante, debiendo coincidir. El algoritmo utilizado 
para el cálculo de la suma de comprobación es el conocido como MD5. 
7.3.2.6.3 Validación, verificación y aprobación del o los programas de cómputo 
Anotar los datos desplegados en la pantalla del sistema de medición y despacho de gasolina y otros 
combustibles líquidos y el resultado de la lectura de la suma de comprobación obtenida en el numeral 
7.3.2.6.2. 
7.3.2.6.4 Pistas de auditoría o bitácora de eventos  
La bitácora, debe ser descargada por medio del puerto serial (RS232, USB o MicroUSB), conforme a las 
instrucciones del fabricante, y su descarga está condicionada a digitar una contraseña en el panel de control 
del sistema para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos, la cual debe ser entregada a 
la Procuraduría y al Centro Nacional de Metrología para poder realizar las verificaciones correspondientes. 
- El registro del evento debe incluir la fecha y la hora de ejecución, en el caso de que la descripción de 
los eventos esté abreviada, se debe entregar a la Procuraduría y al Centro Nacional de Metrología la 
Tabla en donde se indique a qué evento corresponde. 
- Los eventos a verificar deben apegarse a lo indicado en la siguiente Tabla: 
Tabla 2. 
Descripción Verificar 
CALI Registro del ajuste realizado conforme a los numerales 5.3.3 y 5.3.3.1. 
CAMP Registro del cambio de precio, realizado según el manual de programación del 
fabricante. 
APPU Registro de la apertura de puerta realizada conforme a especificaciones del 
fabricante. 
ACMO Acceso al modo de programación conforme a especificaciones y parámetros 
(actividades, comandos y rutinas) permitidas por el fabricante. 
CAMF Registro del cambio de fecha y hora del sistema incluyendo la nueva fecha y 
hora, realizada conforme a especificaciones del fabricante. 
ACTU Registro de actualización del o los programas del sistema incluyendo la versión a 
la que se actualizó, realizado conforme a especificaciones del fabricante. 
 
7.3.2.6.5 Restablecimiento del sistema para medición y despacho de gasolina y otros combustibles 
líquidos: 
- Salir del programa de comunicación del sistema para medición y despacho de gasolina y otros 
combustibles líquidos, siguiendo las recomendaciones del fabricante;   DIARIO OFICIAL Miércoles 11 de mayo de 2022 
- Desconectar la interfaz de la sección electrónica o el conector serial del puerto de comunicación 
(RS232, USB o MicroUSB), entre el sistema para medición y despacho de gasolina y otros 
combustibles líquidos y la computadora portátil; 
- Restablecer el sistema para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos mediante 
el tablero eléctrico de control o por su fuente de poder independiente, en caso de haberse requerido 
suspender la energía eléctrica para su verificación; 
- Realizar prueba efectuando un despacho de combustible del sistema para medición y despacho de 
gasolina y otros combustibles líquidos para corroborar su funcionamiento; y 
- Cerrar el sistema para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos analizado, 
asentando todos los datos encontrados durante la verificación. 
8. Información comercial 
8.1 En el sistema para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos  
Los sistemas para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos deben llevar marcados 
en forma permanente y visible en la parte interna y/o externa de su cuerpo, los siguientes datos como mínimo: 
a) Marca o nombre del fabricante; 
b) Número seriado de fabricación; 
c) Tipo y modelo; 
d) Alcance de medición del sistema para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos 
en gasto volumétrico para el cual está diseñado; 
e) Año de fabricación, y 
f) Número de aprobación del modelo o prototipo. 
Por otro lado, deben llevar marcados de forma visible y permanente en la parte externa del sistema de 
medición los siguientes datos: 
a) La leyenda aviso al consumidor (en lugar visible). Las leyendas o avisos al consumidor consisten en 
letreros con las siguientes leyendas o equivalentes: 
o Importante para el consumidor; 
o Asegúrese que antes de la venta los indicadores marquen ceros; 
o Verifique que el precio por litro sea el correcto; y 
o Signo de pesos en la carátula. 
b) Identificación del producto a despachar; y 
c) La leyenda "HECHO EN MÉXICO" para productos de fabricación nacional o indicación del país de 
origen para los de importación. 
Los sistemas para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos, una vez instalados en 
las estaciones de servicio deben indicar en forma clara y precisa el tipo de producto a despachar. 
8.2 En el envase, empaque o embalaje 
En el empaque o embalaje de los sistemas para medición y despacho de gasolina y otros combustibles 
líquidos, se deben marcar como mínimo los datos siguientes: 
- Marca o nombre del fabricante; 
- Modelo; 
- Número de serie; 
- La leyenda "HECHO EN MÉXICO" para productos de fabricación nacional o indicación del país de 
origen para los de importación; y 
- Nombre y domicilio del fabricante nacional o del importador. 
9. Verificación inicial, periódica y extraordinaria 
9.1 La verificación inicial, periódica y extraordinaria de los sistemas para medición y despacho de gasolina 
y otros combustibles líquidos debe efectuarse, de conformidad con las disposiciones establecidas en la “Lista 
de instrumentos de medición cuya verificación inicial, periódica o extraordinaria es obligatoria, así como las Miércoles 11 de mayo de 2022 DIARIO OFICIAL  
normas aplicables para efectuarla”, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de abril de 2016 o la 
que la sustituya, así como su Modificación publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de agosto de 
2020. 
9.2 Verificación visual 
Se verifica que el sistema para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos cumpla con 
las características siguientes: 
El sistema para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos para ser usado y 
considerado, como apto, para realizar transacciones comerciales, no debe presentar en su funcionamiento, 
condiciones que generen desperfectos, es decir, se requiere que no haya piezas sueltas u otras deficiencias 
evidentes. Además, se debe verificar que cuenta con las leyendas siguientes o similares: 
- Importante para el consumidor; 
- Asegúrese que antes de la venta los indicadores marquen ceros; y 
- Verifique que el precio por litro sea el correcto. 
Los sistemas para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos, una vez instalados en 
las estaciones de servicio deben indicar en forma clara y precisa el tipo de producto a despachar. 
9.2.1 Dispositivo computador 
El totalizador instantáneo del dispositivo computador debe marcar ceros y debe indicar como mínimo el 
volumen de combustible líquido despachado, el precio por litro y el importe de la venta. 
9.2.2 Carátula indicadora 
Debe cumplir con lo establecido en el numeral 5.3.2.3. 
9.2.3 Mecanismo de ajuste 
Además de cumplir con el numeral 5.3.3, este mecanismo debe poseer los aditamentos especiales 
necesarios para colocar los dispositivos oficiales de inviolabilidad; éstos deben permanecer en el lugar 
correspondiente. 
En la verificación periódica o extraordinaria el sistema para medición y despacho de gasolina y otros 
combustibles líquidos debe contar con la contraseña de verificación señalada en el numeral 9.3.4 de la 
verificación inicial o periódica o extraordinaria anterior y se debe constatar que éstos no han sido violados o 
alterados por cualquier medio como aplicación de calor o acción de una fuerza. 
9.2.4 Dispositivos de despacho 
9.2.4.1 Manguera de descarga 
Se debe verificar visualmente en las mangueras de descarga, así como las válvulas de retención y 
descarga que: 
a) No presentan fisuras o cuarteaduras en la pared externa que comprometan su integridad; 
b) No presenten fugas de combustible que afecten su funcionamiento y a la medición del sistema para 
medición y despacho de combustibles; 
c) No tengan adaptaciones que alteren el diseño previsto en el modelo o prototipo aprobado, que 
afecten su funcionamiento y a la medición del sistema para medición y despacho de combustibles; y 
d) Cumplen con las especificaciones del fabricante del sistema para medición y despacho de 
combustibles. 
9.3 Verificación de cualidades metrológicas 
Esta verificación debe llevarse a cabo en todas las verificaciones: iniciales, periódicas y extraordinarias. 
9.3.1 Procedimiento  
Para esta verificación se debe aplicar lo indicado en todo el numeral 7.2. 
9.3.2 Elemento primario de medición 
Se debe verificar, contra la Tabla contenida en la fracción V del numeral 7.2.7, que el alcance del elemento 
primario de medición esté dentro del alcance declarado por el fabricante en el numeral 7.1.1.2. 
9.3.3 Ajustes    DIARIO OFICIAL Miércoles 11 de mayo de 2022 
En toda verificación inicial o periódica o extraordinaria, el instrumento de medición debe ser ajustado 
mediante el procedimiento indicado por el fabricante, aplicando las pruebas mencionadas anteriormente, en 
forma tal de dejar el error ajustado en el punto más próximo a cero como sea posible, de acuerdo con lo 
especificado en el numeral 5.1.1, inciso c). De no lograrse el ajuste del instrumento de medición en los límites 
citados, la entidad que practica la verificación debe proceder a colocar una calcomanía, en la manguera de 
despacho correspondiente, que indique que el instrumento de medición no es apto para transacciones 
comerciales. El instrumento de medición no debe ser usado hasta que se lleve a cabo la verificación 
extraordinaria correspondiente. 
9.3.4 Contraseña de verificación 
Una vez realizada la verificación y determinado que el instrumento de medición cumple satisfactoriamente 
con las características técnicas establecidas en este procedimiento, se procede a colocar los sellos 
marchamos o precintos de inviolabilidad de verificación en el disco de ajuste y/o dispositivo de ajuste 
electrónico y el holograma correspondiente a la altura del dispositivo computador sin obstruir el marcado ni las 
lecturas del sistema para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos, que denoten que 
éste ha sido verificado. Se expide el dictamen de verificación correspondiente con los datos de identificación 
del sistema para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos y de la estación de servicio 
en donde se encuentra instalado. 
10. Verificación por autoridad competente 
10.1 La verificación realizada por la Procuraduría a los sistemas para medición y despacho de gasolina y 
otros combustibles líquidos enajenados e instalados debe efectuarse de conformidad con los siguientes 
numerales: 
10.1.2 Verificación visual 
Se verifica que el sistema para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos cumpla con 
las características siguientes: 
El sistema para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos para ser usado y 
considerado, como apto, para realizar transacciones comerciales, no debe presentar en su funcionamiento, 
condiciones que generen desperfectos, es decir, se requiere que no haya piezas sueltas u otras deficiencias 
evidentes. Además, se debe verificar que cuenta con las leyendas siguientes o similares: 
- Importante para el consumidor. 
- Asegúrese que antes de la venta los indicadores marquen ceros. 
- Verifique que el precio por litro sea el correcto. 
Los sistemas para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos, una vez instalados en 
las estaciones de servicio deben indicar en forma clara y precisa el tipo de producto a despachar. 
La concordancia y el cumplimiento con los numerales 5.1.1, 5.2, 5.3.1, 5.3.2.1, 5.3.2.2, 5.3.2.3, 5.3.2.4, 
5.3.2.6, 5.3.3, 5.3.4.1, 5.3.5.1, 5.3.5.2, 5.3.5.4, 5.3.5.5, 5.3.6, 5.4, 5.5.1 y 5.5.2. 
10.1.2.1 Dispositivo computador 
El totalizador instantáneo del dispositivo computador debe marcar ceros y debe indicar como mínimo el 
volumen de combustible líquido despachado, el precio por litro y el importe de la venta. 
10.1.2.2 Carátula indicadora 
Debe cumplir con lo establecido en el numeral 5.3.2.3. 
10.1.2.3 Mecanismo de ajuste 
Además de cumplir con el numeral 5.3.3, este mecanismo debe poseer los aditamentos especiales 
necesarios para colocar los dispositivos oficiales de inviolabilidad; éstos deben permanecer en el lugar 
correspondiente. 
El sistema para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos debe contar con la 
contraseña de verificación señalada en el numeral 9.3.4 de la verificación inicial o periódica o extraordinaria 
anterior y se debe constatar que éstos no han sido violados o alterados por cualquier medio como aplicación 
de calor o acción de una fuerza. 
10.1.2.4 Dispositivos de despacho 
10.1.2.4.1 Manguera de descarga  
Se debe verificar visualmente en las mangueras de descarga, así como las válvulas de retención y 
descarga que: Miércoles 11 de mayo de 2022 DIARIO OFICIAL  
a) No presentan fisuras o cuarteaduras en la pared externa que comprometan su integridad; 
b) No presenten fugas de combustible que afecten su funcionamiento y a la medición del sistema para 
medición y despacho de combustibles; 
c) No tengan adaptaciones que alteren el diseño previsto en el modelo o prototipo aprobado, que 
afecten su funcionamiento y a la medición del sistema para medición y despacho de combustibles, y 
d) Cumplen con las especificaciones del fabricante del sistema para medición y despacho de 
combustibles. 
10.1.3 Verificación de cualidades metrológicas 
10.1.3.1 Para este numeral se debe aplicar lo indicado en los numerales 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.2.4, 7.2.4.1, 
7.2.5.1, 7.2.5.2 y 7.2.5.3. 
10.1.3.2 La verificación de los instrumentos de medición se realiza aplicando una prueba en cada gasto 
volumétrico que se fije en el selector de gasto volumétrico de la válvula de descarga: 
a) Con el selector de gasto volumétrico de la válvula de descarga en la posición de gasto volumétrico 
máximo; 
b) Con el selector de gasto volumétrico de la válvula de descarga en la posición de gasto volumétrico 
medio; y 
c) Con el selector de gasto volumétrico de la válvula de descarga en la posición de gasto volumétrico 
mínimo. 
En la primera toma de muestra que realice la Autoridad competente, se deben sumar al volumen 
expresado en el certificado de calibración de los patrones de 20 L en forma positiva 10.2 mL (0.051 %), a 
efecto de reconocer la ambientación de la medida volumétrica. 
10.1.3.3 Prueba a gasto volumétrico máximo 
Con el selector de gasto volumétrico de la válvula de descarga en la posición de gasto volumétrico 
máximo, hacer pasar el combustible directamente a la medida volumétrica de acuerdo con la capacidad 
nominal. A continuación, debe registrarse la lectura tanto del indicador instantáneo, como de la medida 
volumétrica, tomando esta última en la parte inferior del menisco. Las diferencias habidas entre ambas 
lecturas se determinan con aproximación al centilitro. 
10.1.3.4 Prueba a gasto volumétrico medio. 
Con el selector de gasto volumétrico de la válvula de descarga en la posición de gasto volumétrico medio, 
hacer pasar el combustible directamente a la medida volumétrica de acuerdo con la capacidad nominal. A 
continuación, debe registrarse la lectura tanto del indicador instantáneo, como de la medida volumétrica, 
tomando esta última en la parte inferior del menisco. Las diferencias habidas entre ambas lecturas se 
determinan con aproximación al centilitro. 
10.1.3.5 Prueba a gasto volumétrico mínimo 
Con el selector de gasto volumétrico de la válvula de descarga en la posición de gasto volumétrico 
mínimo, hacer pasar el combustible directamente a la medida volumétrica de acuerdo con la capacidad 
nominal. A continuación, debe registrarse la lectura tanto del indicador instantáneo, como de la medida 
volumétrica, tomando esta última en la parte inferior del menisco. Las diferencias habidas entre ambas 
lecturas se determinan con aproximación al centilitro. 
10.1.4 Número de pruebas 
Cada una de las pruebas se realiza en cada gasto volumétrico, debiendo quedar esto registrado en la 
siguiente Tabla: 
Tabla 3. 
 Tiempo de 
llenado de la 
cuarta parte 
de la 
medida 
volumétrica 
(t) Gasto 
volumétrico 
de la 
prueba (qV) Volumen 
registrado en 
la carátula 
indicadora del 
instrumento 
de medición 
seleccionado 
(I) Volumen de la 
medida 
volumétrica 
corregido a la 
temperatura de 
trabajo (Vcmv) Temperatura 
de trabajo 
de la medida 
volumétrica 
(Tmv) Error de 
Indicación  Error Máximo 
Tolerado 
(especificado 
en 5.1.1 
inciso b) Diferencias 
entre las 
lecturas inicial 
y final del 
totalizador 
acumulado 
respecto del 
totalizador 
instantáneo 
(especificado 
en 10.1.4) 
Unidades min L/min mL mL °C mL mL mL 
Gasto 
volumétrico           DIARIO OFICIAL Miércoles 11 de mayo de 2022 
mínimo 
Gasto 
volumétrico 
medio         
Gasto 
volumétrico 
máximo         
NOTA 1: El error obtenido en cada gasto volumétrico debe cumplir con la fracción b) del numeral 5.1.1 
Error Máximo Tolerado (EMT). 
Verificar que los volúmenes entregados obtenidos a partir de las lecturas en los totalizadores sean 
idénticos en cada prueba. 
Verificar y registrar, en la tabla del numeral 10.1.4, que la diferencia entre las lecturas inicial y final del 
totalizador acumulado sea igual a la lectura en litros redondeada al entero más cercano del totalizador 
instantáneo en cada prueba. 
NOTA 2:  En vista de que al estar llenando de combustible la medida volumétrica, ésta forma una cierta 
cantidad de espuma, cuando sea necesario, es aceptable hacer una pausa hasta que la espuma desaparezca 
y se sigue vaciando el combustible, en la medida de lo posible, conforme a la prueba de gasto volumétrico que 
le corresponda, hasta llegar al volumen nominal de la medida volumétrica. 
10.1.5 Errores Máximos Tolerados 
Los errores obtenidos en gasto volumétrico máximo, medio y mínimo del instrumento de medición 
seleccionado, debe estar por debajo, cada uno, el Error Máximo Tolerado establecido en el inciso b) del 
numeral 5.1.1. 
10.1.6 Para este numeral se debe aplicar lo indicado en el numeral 7.2.7 excepto la fracción V. 
10.1.7 Gastos volumétricos en las pruebas 
Los valores de gasto volumétrico máximo y mínimo de las pruebas de operación no deben exceder el 
alcance de la medición del instrumento de medición declarado por el fabricante. 
10.1.8 Se debe verificar, contra la tabla del numeral 10.1.4, que el alcance del elemento primario de 
medición esté dentro del alcance declarado por el fabricante en el numeral 7.1.1.2. 
10.2 Verificación del sistema electrónico y programas de cómputo 
Con la información indicada en el numeral 7.3.1, se debe efectuar una verificación para autentificar el 
sistema electrónico y programas de cómputo, los accesorios y demás componentes, equipos o sistemas 
vinculados o conectados al sistema para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos, los 
cuales deben coincidir con la aprobación del modelo o prototipo. 
10.2.1 Procedimiento  
La verificación referente a la parte electrónica del sistema para medición y despacho de gasolina y otros 
combustibles líquidos, debe ser determinada mediante la información proporcionada por el fabricante, la cual 
está indicada en el numeral 7.3.1, comprobando directamente que los componentes electrónicos que integran 
la parte electrónica del sistema para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos, cumplan 
con las especificaciones y nomenclatura aprobadas. 
Se hace excepción de los componentes electrónicos originales, cuando los sustituidos cuenten con la 
aprobación de la Secretaría de Economía y siempre y cuando los programas de cómputo sean los originales 
instalados por el fabricante y la verificación de la suma de comprobación cumpla con lo establecido en el 
numeral 10.2.2.4.12. 
10.2.2 Seguridad de operación en pruebas y análisis 
10.2.2.1 Aparatos y equipo 
- Computadora portátil con puerto serial (RS232, USB o MicroUSB) y cables de conexión y, en su 
caso, la interfaz de comunicación del sistema para medición y despacho de gasolina y otros 
combustibles líquidos, la cual debe ser proporcionada por el fabricante al Centro Nacional de 
Metrología y a la Procuraduría. 
- Multímetro. 
10.2.2.2 Características del sistema para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos a 
analizar Miércoles 11 de mayo de 2022 DIARIO OFICIAL  
Debe contar con todos los aditamentos propios y la verificación se debe realizar a valores de tensión 
eléctrica nominales. 
El equipo debe contar con los lineamientos de seguridad interna y externa que señala la NOM-001-SCFI-
2018. (ver 2.1). 
10.2.2.3 Preparación del sistema para medición y despacho de gasolina y otros combustibles 
líquidos  
Las carátulas indicadoras no deben presentar variaciones que sean producto o no del desplazamiento 
propio del elemento primario de medición seleccionado cuando éste no se encuentre en función, según el 
numeral 7.2.4, y este desplazamiento sea censado por el dispositivo computador. 
10.2.2.4 Procedimiento de verificación electrónica 
Durante esta prueba, los instrumentos de medición del sistema para medición y despacho de gasolina y 
otros combustibles líquidos necesitan no despachar combustible y la verificación debe realizarse en presencia 
del visitado. 
10.2.2.4.1 El sistema para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos debe estar libre 
de obstrucciones en sus secciones electrónica y mecánica para su evaluación. 
10.2.2.4.2  Registrar por cada sistema para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos, 
los datos siguientes, de acuerdo con el procedimiento o guía de configuración que proporcione el fabricante: 
- Marca; 
- Modelo; 
- Número de serie del sistema para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos; 
- Instrumento de medición o posición de carga; 
- Precio unitario por tipo de combustible, e 
- Indicación del totalizador de ventas realizadas, tanto en volumen, como en dinero, para cada lado del 
sistema para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos y tipo de combustible. 
10.2.2.4.3 Toma de lecturas 
Tomar lecturas del totalizador acumulado del sistema para medición y despacho de gasolina y otros 
combustibles líquidos, con la finalidad de comprobar su operación y registro, respecto del totalizador 
instantáneo. 
Se debe comprobar manualmente el resultado del producto del volumen surtido por el precio unitario del 
combustible, contra el monto mostrado por el sistema para medición y despacho de gasolina y otros 
combustibles líquidos. 
10.2.2.4.4 Verificación de las conexiones del módulo electrónico 
Realizar la revisión de los arneses eléctricos y del cableado en general de las conexiones de tipo eléctrico, 
comunicaciones o datos; con el fin de determinar si se cumple con el prototipo, esto es, con las características 
técnicas designadas por el fabricante para el modelo aprobado. 
10.2.2.4.5  Revisión del pulsador 
Abrir de ser posible, tomando en consideración que en algunos casos viene sellado de fábrica. Para ello 
se toma en cuenta lo siguiente, basado y fundamentado en la información especificada por el fabricante y 
aprobada por la Secretaría de Economía: 
- El pulsador debe contar con las marcas o perforaciones especificadas por el fabricante. 
- El estado físico del pulsador (dispositivo electrónico mediante el cual se convierte el movimiento 
mecánico del disco en pulsos eléctricos), tenga las conexiones de alimentación, datos y tierra en la 
forma indicada en los manuales emitidos por el fabricante y sin alteraciones. 
10.2.2.4.6 Revisión de sistema electrónico  
Revisar visualmente las conexiones, así como las tarjetas electrónicas y de comunicaciones, mismas que 
deben corresponder a las especificadas por el fabricante del sistema para medición y despacho de gasolina y 
otros combustibles líquidos en función y estar aprobadas por la Secretaría de Economía, revisando además 
que no existan cables, conexiones o dispositivos electrónicos ajenos al prototipo (ver 7.1.). 
Al constatar que no existe alteración en la parte electrónica, se procede a la revisión de la configuración 
del sistema para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos, de acuerdo con el numeral 
10.2.2.4.7.   DIARIO OFICIAL Miércoles 11 de mayo de 2022 
10.2.2.4.7  Prueba de la configuración a través de la programación del sistema para medición y despacho 
de gasolina y otros combustibles líquidos. 
Dependiendo de la marca, modelo y dispositivo computador contenido en el sistema para medición y 
despacho de gasolina y otros combustibles líquidos, ingresar al modo de programación del mismo (ver 7.1.1). 
- Tomar los datos correspondientes a la programación del dispositivo computador y cotejarlos con los 
proporcionados por el fabricante. 
- Verificar las funciones de programación del dispositivo computador, de acuerdo con la información 
proporcionada por el fabricante durante el proceso de aprobación, respecto de: 
a) Los despachos, tanto en volumen como en monto programados; 
b) El cambio de precios; 
c) La descarga de la bitácora de eventos; 
d) Los ajustes electrónicos; 
e) La versión del programa de cómputo que opera el sistema para medición y despacho de gasolina y 
otros combustibles líquidos, y 
f) La batería de respaldo. 
10.2.2.4.8 Prueba de retención de información en pantallas y configuración ante una falla en el suministro 
de energía. 
Apegarse al manual correspondiente a la marca del sistema para medición y despacho de gasolina y otros 
combustibles líquidos, interrumpir su suministro de energía eléctrica. La prueba se da por aprobada si cumple 
las dos siguientes condiciones: 
- Al menos por cinco minutos, las carátulas indicadoras mantienen visibles e inalterables los datos del 
último despacho (volumen e importe). 
- Al restablecerse el suministro de energía eléctrica, el sistema para medición y despacho de gasolina 
y otros combustibles líquidos mantiene la configuración. 
10.2.2.4.9  Prueba de verificación de la o las versiones de los programas de cómputo que controlan el 
funcionamiento del sistema para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos contenidas en 
la o las tarjetas de control. 
Apegarse al manual correspondiente del sistema para medición y despacho de gasolina y otros 
combustibles líquidos según sea la marca y dependiendo de su modelo puede estar dotado con más de un 
programa que controla su funcionamiento. 
10.2.2.4.10 Procedimiento de verificación de los programas de cómputo que controla el funcionamiento del 
sistema para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos. 
10.2.2.4.11 Para verificar los programas de cómputo: 
- De ser necesario libere la sección de comunicación. 
- De ser necesario, interrumpir el suministro de energía al sistema para medición y despacho de 
gasolina y otros combustibles líquidos, desde el tablero de control eléctrico o desde su fuente de 
alimentación independiente, siguiendo las recomendaciones del fabricante. 
- Dependiendo de la marca, modelo y computador contenido en el sistema para medición y despacho 
de gasolina y otros combustibles líquidos, realizar la conexión del puerto serial (RS232, USB o 
MicroUSB) a la computadora portátil y ejecutar el programa de comunicación correspondiente. Este 
programa debe establecer y utilizar el protocolo de comunicación indicado por el fabricante del 
sistema para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos. 
- Seguir el procedimiento de descarga del programa que controla el funcionamiento del sistema para 
medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos, debiendo realizar la descarga por el 
puerto serial (RS232, USB o MicroUSB) a que hace referencia el numeral 7.3.1.2.3.1, de tal manera 
que se obtenga el programa en un archivo electrónico para poder realizar su autenticación de 
acuerdo con el numeral 7.3.1.2.3. Miércoles 11 de mayo de 2022 DIARIO OFICIAL  
- Si para el modelo del sistema para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos 
que se verifica es necesario interconectar una interfaz entre la sección electrónica y la computadora 
portátil para realizar el acceso al programa, considerar las recomendaciones hechas por el fabricante 
garantizando con ello su funcionalidad. 
- Para realizar la descarga del programa por el puerto serial (RS232, USB o MicroUSB), debe utilizarse 
un programa comercial para realizar la comunicación con la computadora. En caso de que el 
fabricante utilice un programa propietario para realizar la descarga del programa de cómputo, tal 
programa propietario debe ser autenticado con el mismo procedimiento descrito en el numeral 
7.3.1.2.3. 
- Para obtener la suma de comprobación, el programa para aplicar el algoritmo de reducción 
criptográfica MD5 debe ser comercial. 
10.2.2.4.12  Verificación de la suma de comprobación. 
Conocida la versión del o los programas de cómputo que operan el sistema para medición y despacho de 
gasolina y otros combustibles líquidos, que despliega la pantalla del sistema de medición y despacho de 
gasolina y otros combustibles líquidos, se compara la suma de comprobación obtenida en la computadora 
contra la suma de comprobación proporcionada por el fabricante, debiendo coincidir. El algoritmo utilizado 
para el cálculo de la suma de comprobación es MD5. 
10.2.2.4.13 Validación, verificación y aprobación del o los programas de cómputo. 
Anotar los datos desplegados en la pantalla del sistema de medición y despacho de gasolina y otros 
combustibles líquidos de los programas de cómputo y el resultado de la lectura de la suma de comprobación 
obtenida en el numeral 10.2.2.4.12. 
10.2.2.4.14  Pistas de auditoría o bitácora de eventos 
La bitácora, debe ser descargada por medio del puerto serial (RS232, USB o MicroUSB), conforme a las 
instrucciones del fabricante, y su descarga está condicionada a digitar una contraseña en el panel de control 
del sistema para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos, la cual debe ser entregada a 
la Procuraduría para poder realizar las verificaciones correspondientes. 
- El registro del evento debe incluir la fecha y la hora de ejecución, en el caso de que la descripción de 
los eventos esté abreviada, se debe entregar a la Procuraduría la tabla en donde se indique a qué 
evento corresponde. 
- Los eventos a verificar deben apegarse a lo indicado en la siguiente Tabla: 
Tabla 4. 
Descripción Verificar 
CALI Los registros de ajuste deben estar documentados con dictámenes de 
verificación expedidos por la unidad de verificación acreditada y aprobada o la 
Procuraduría. 
CAMP Los registros del cambio de precio deben coincidir con la información 
proporcionada a la autoridad competente. 
APPU Los registros de la apertura de puerta deben coincidir con la información 
señalada en hojas de control que al efecto se lleven. 
ACMO Los registros de acceso al modo de programación y las acciones realizadas 
(actividades, comandos y rutinas) deben coincidir con la información señalada en 
las hojas de control que al efecto se lleven. 
CAMF Registro del cambio de fecha y hora del sistema incluyendo la nueva fecha y 
hora, debe coincidir con la información señalada en las hojas de control que al 
efecto se lleven. 
ACTU Registro de actualización del o los programas del sistema incluyendo la versión a 
la que se actualizó, debe coincidir con la información señalada en las hojas de 
control que al efecto se lleven.   DIARIO OFICIAL Miércoles 11 de mayo de 2022 
 
10.2.2.4.15 Restablecimiento del sistema para medición y despacho de gasolina y otros combustibles 
líquidos: 
- Salir del programa de comunicación del sistema para medición y despacho de gasolina y otros 
combustibles líquidos, siguiendo las recomendaciones del fabricante. 
- Desconectar la interfaz de la sección electrónica o el conector serial del puerto de comunicación 
RS232, USB o MicroUSB, entre el sistema para medición y despacho de gasolina y otros 
combustibles líquidos y la computadora portátil. 
- Restablecer el sistema para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos mediante 
el tablero eléctrico de control o por su fuente de poder independiente, en caso de haberse requerido 
suspender la energía eléctrica para su verificación. 
- Realizar prueba efectuando un despacho de combustible del sistema para medición y despacho de 
gasolina y otros combustibles líquidos para corroborar su funcionamiento. 
- Cerrar el o los sistemas para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos 
analizados, asentando todos los datos encontrados durante la verificación. 
11. Medidores de alto gasto volumétrico 
Los sistemas para medición para despacho de gasolina y otros combustibles líquidos que operan con 
gastos volumétricos que exceden los 250 L/min, no se encuentran en el campo de aplicación de esta Norma 
Oficial Mexicana; por lo que, mientras no existan Normas Oficiales Mexicanas o Normas Mexicanas, se acepta 
para la verificación, la aplicación de normas o regulaciones técnicas extranjeras vigentes, enmiendas o las 
que las sustituyan, Disposiciones Administrativas de Carácter General en materia de medición aprobadas por 
el Centro Nacional de Metrología y la Secretaría de Economía. 
La verificación debe realizarse con aplicación de Normas Internacionales o regulaciones técnicas 
extranjeras vigentes reconocidas internacionalmente como por ejemplo las emitidas por la Organización 
Internacional de Metrología Legal (OIML), el Instituto Americano del Petróleo (API), entre otras. 
12. Evaluación de la conformidad 
La evaluación de la conformidad de los sistemas para medición y despacho de gasolina y otros 
combustibles líquidos objeto de la presente Norma Oficial Mexicana, se llevará a cabo por la Procuraduría, la 
Secretaría de Economía y las personas acreditadas y aprobadas en términos de lo dispuesto por la Ley 
Federal sobre Metrología y Normalización y su Reglamento. 
13. Vigilancia 
La vigilancia de la presente Norma Oficial Mexicana estará a cargo de la Secretaría de Economía, por 
conducto de la Dirección General de Normas y de la Procuraduría, conforme a sus respectivas atribuciones. 
14. Concordancia con Normas Internacionales 
Esta Norma Oficial Mexicana es modificada (MOD) con respecto a la International Recommendations 
OIML R 117-1 “Dynamic measuring systems for liquids other than water. Part 1: Metrological and technical 
requirements”, edición 2007. 
Apéndice A 
(Informativo) 
El fabricante o comercializador deberá al momento de la instalación de la puesta en marcha del sistema 
comprobar ante el adquirente por parte de la estación de servicio o a quien asigne como representante: 
A1. Entregar la siguiente Información documental: 
a) Manual de configuración, programación y operación; 
b) Manual de instalación y servicio; 
c) Manual de autenticación; Miércoles 11 de mayo de 2022 DIARIO OFICIAL  
d) Aprobación del modelo o prototipo y certificado de producto emitidos por la Dirección General de 
Normas; 
e) Diagrama del sistema para medición y despacho para gasolina y otros combustibles líquidos en el 
que se advierta, el lugar donde se encuentra las etiquetas de identificación, dispositivos auxiliares y 
adicionales previstos en la presente Norma Oficial Mexicana, e 
f) Informe de verificación del laboratorio que evaluó el sistema electrónico y el volumétrico del sistema 
para medición. 
A2. Comprobar que la siguiente Información comercial se encuentra marcada en forma permanente 
y visible en la parte interna y/o externa del equipo: 
a) Marca o nombre del fabricante; 
b) Número seriado de fabricación; 
c) Tipo y modelo; 
d) Alcance de medición del sistema para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos 
en gasto volumétrico para el cual está diseñado; 
e) Año de fabricación, y 
f) Número de aprobación del modelo o prototipo. 
Asimismo, constatar que estén marcados de forma visible y permanente en la parte externa del sistema 
para medición y despacho, los siguientes datos: 
a) La leyenda aviso al consumidor. 
 Las leyendas o avisos al consumidor consisten en letreros con las siguientes leyendas o 
equivalentes: 
- Importante para el consumidor; 
- Asegúrese que antes de la venta los indicadores marquen ceros; 
- Verifique que el precio por litro sea el correcto; y 
- Signo de pesos en la carátula. 
b) Identificación del producto a despachar; y 
c) La leyenda "HECHO EN MÉXICO" para productos de fabricación nacional o indicación del país de 
origen para los de importación. 
Los sistemas para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos, una vez instalados en 
las estaciones de servicio deben indicar en forma clara y precisa el tipo de producto a despachar. 
A3. Comprobar respecto del sistema electrónico: 
Para esta comprobación se deberá aplicar lo indicado en los numerales 7.3.2.5, 7.3.2.5.1, 7.3.2.5.2, 
7.3.2.5.4, 7.3.2.5.5, 7.3.2.5.6, 7.3.2.5.7 (exceptuando el inciso c) y 7.3.2.5.8. 
15. Bibliografía 
- Ley de Infraestructura de la Calidad, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de julio de 
2020. 
- Ley Federal sobre Metrología y Normalización, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de 
julio de 1992 y sus reformas. 
- Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 14 de enero de 1999 y sus reformas. 
- Lista de Instrumentos de Medición cuya verificación inicial, periódica o extraordinaria es obligatoria, 
así como las normas aplicables para efectuarla, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 
de abril de 2016.   DIARIO OFICIAL Miércoles 11 de mayo de 2022 
- Modificación a la Lista de Instrumentos de Medición cuya verificación inicial, periódica o 
extraordinaria es obligatoria, así como las normas aplicables para efectuarla, publicada el 18 de abril 
de 2016, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de agosto de 2020. 
- International Recommendation OIML R 117-1 “Dynamic measuring systems for liquids other than 
water Part 1: Metrological and technical requirements”, (2007). 
- NIST HANDBOOK 44-2003 “Specifications, Tolerances and Other Technical Requirements for 
Weighing and Measuring Devices”. 
- UL 330 Standard for gasoline hose, Fourth edition. June 29, 1973. Underwriters' Laboratories Inc. 
- “Gasoline Dispenser Nozzle Spouts”, SAE J285, Jul. 81, 1985, SAE HANDBOOK. 
- ”International Vocabulary of Terms in Legal Metrology Basic and general concepts and associated 
terms (VIM)”, BIPM 2008. 
- International Recommendation OIML R 117-2 “Dynamic measuring systems for liquids other than 
water Part 2: Metrological controls and performance tests”, (2014). 
Ciudad de México, a 12 de abril de 2022.- Director General de Normas y Presidente del Comité Consultivo 
Nacional de Normalización de la Secretaría de Economía, Lic.  Alfonso Guati Rojo Sánchez .- Rúbrica.