NORMA  METROLÓGICA  NMP 005-3 
PERUANA  2018 
 
Dirección  de Metrología - INACAL  
Calle La s Camelias  817, San Isidro  (Lima 27) Lima, Perú  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MEDIDORES DE AGUA PARA AGUA POTABLE FRÍA 
Y AGUA CALIENTE .  
Parte 3: Formato del informe de ensayo . 
 
WATER METERS FOR CO LD POTABLE WATER AND HOT WATER  
Part 3: Test report format   
 
(Equivalente : OIML R 49 -3:2013 Water meters for co ld potable water and hot water - 
Part 3: Test report format ) 
 
2018-09-03 
3ª Edición  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resolución Directoral 007-2018-INACAL/DM. Publicada el 2018 -09-21 Basado en 90 páginas  
I.C.S.: 91.140.60   
Descriptores: Metrología, flujo, medición de flujo, medidores de agua, agua potable fría, agua caliente.   
ÍNDICE  
 
 PREFACIO  ................................ ................................ ................................ ................................ ......iii 
 
1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN  ................................ ................................ ..........................  1 
 
2 REFERENCIAS NORMATIVAS  ................................ ................................ ................................ ..... 1 
 
3 TÉRMINOS, DEFINICIONES, SÍMBOLOS Y TÉRMINOS ABREVIADOS  ................................  1 
 
4 INFORME DE EVALUACIÓN DE TIPO  ................................ ................................ ........................  2 
4.1 Generalidades  ................................ ................................ ................................ ................................ .... 2 
4.2 Información referente al tipo de medidor  ................................ ................................ ...........................  2 
4.3 Información general sobre el equipo de ensayo  ................................ ................................ ...............  13 
4.4 Lista de verificación para los exámenes y ensayos de funcionamiento de medidores de agua  .........  14 
4.5 Ensayos de evaluación de tipo (para todos los medidores de agua)  ................................ .................  24 
4.6 Ensayos de evaluación de tipo (para medidores d e agua electrónicos y medidores de agua mecánicos 
equipados con componentes electrónicos)  ................................ ................................ ................................ .. 51 
 
5 INFORME DE VERIFICACIÓN INICIAL  ................................ ................................ ....................  83 
5.1 Generalidades  ................................ ................................ ................................ ................................ .. 83 
5.2 Información referente al ESE verificado  ................................ ................................ ..........................  83 
5.3 Informe de ensayo de verificación inicial ( NMP 005 -2:201 8, capítulo 10)  ................................ ...... 84 
 
ANEXO  A (normativo) Lista de documentos relacionados con el tipo de medidor                                                  
(NMP 005 -1: 201 8, 7.2.9)  ................................ ................................ ................................ ...........................  89 
 
ANEXO B  (normativo) Lista del equipo de ensayo utilizado para los exámenes y  ensayos  .......................  90 
 
 
 
---oooOooo --- 
 
  
ii PREFACIO  
 
 
A. Reseña histórica  
 
 
A.1 La Dirección  de Metrología de IN ACAL , se ha basado en la Recomendación  
Internacional O IML R 49 -3:2013 “Water meters for cold potable water and hot water — 
Part 3: Test report format ”, para obtene r la Norma Metrológica Peruana NMP 005 -3:2018 
MEDIDORES DE AGUA PARA AGUA POTABLE FRÍA Y AGUA CALIENTE. Parte 
3: Formato del informe de ensayo . 
 
 
A.2 La presente Norma Metrológica Peruana ha sido elaborado mediante un “Sistema 
de Adopción ” de elaboración de Normas Metrológicas Peruanas, de acuerdo a lo 
establecido en el literal “A)” del artículo 9 del “Procedimiento de Elaboración y 
Aprobación de Normas Metrológicas Peruanas” - 1ra edición, aprobado mediante 
resolución N° 002 -2012/SNM -INDE COPI y publicado el 17 de mayo de 2012.  
 
 
A.4 La presente Norma Metrológica Peruana presenta cambios editoriales y 
estructurales  de acuerdo a las Guías Peruanas GP 001: 2016 y GP 002: 2016 . 
 
 
 
---oooOooo --- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
iii  
NORMA  METROLÓGICA   NMP 005-3 
PERUANA   1 de 90 
 
 
MEDIDORES DE AGUA POTABLE FRÍA Y AGUA 
CALIENTE . 
Parte 3:  Formato del informe de ensayo  
1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN  
La presente Norma Metrológica Peruana  especifica el formato del informe de ensayo que debe 
utilizarse en el contexto de la implementación de la NMP 005 -1 y la NMP 005 -2 para los 
medidores de agua potable fría y agua caliente.  
Los temas  relacionado a las “características técnicas (tamaño, dimen siones, conexión roscada, 
conexión embridada,…) y a los requisitos de instalación de medidores de agua”; se encuentran 
especificadas en la ISO 4064 -4:2014 y ISO 4064 -5:2015 , respectivamente.  
2. REFERENCIAS NORMATIVAS  
Los siguientes documentos, en su totalidad  o en forma parcial, se mencionan de manera 
normativa en el presente documento y son indispensables para su aplicación. Para las 
referencias con fecha, solo se aplica la edición citada. Para las referencias sin fecha, se aplica 
la última edición del docume nto citado (incluyendo las eventuales modificaciones).  
NMP 005 -1:201 8, Medidores de agua potable fría y agua caliente — Parte 1: Requisitos 
metrológicos y técnicos  
NMP 005 -2:201 8, Medidores de agua potable fría y agua caliente — Parte 2: Métodos de 
ensayo  
3. TÉRMINOS, DEFINICIONES, SÍMBOLOS Y TÉRMINOS ABREVIADOS  
Para los fines de este documento, se aplican los términos y definiciones dados en la                  
NMP 005 -1. Algunos símbolos y términos abreviados utilizados en las tablas son los siguientes:  
+ aceptado  
− rechazado  
n/a no aplicable  
ESE equipo sometido a ensayo   
NORMA  METROLÓGICA   NMP 005-3 
PERUANA   2 de 90 
 
H horizontal  
PMA  presión máxima admisible  
TMA  temperatura máxima admisible  
EMP  error máximo permi tido 
V vertical  
4. INFORME DE EVALUACIÓN DE TIPO  
4.1. Generalidades  
Para cada examen y ensayo, se debe llenar la lista de verificación de acuerdo con este 
ejemplo:  
+ -  
x  Aceptado  
 x Rechazado  
n/a n/a No aplicable  
 
 
4.2. Información referente al tipo de medidor  
4.2.1.  Generalidades  
Número de solicitud:   -------------------------------------------------------  
 
Solicitante    -------------------------------------------------------  
 
Representante autorizado:  -------------------------------------------------------  
 
Dirección:    -------------------------------------------------------  
 
Laboratorio de ensayo:  -------------------------------------------------------  
 
Representante autorizado:  -------------------------------------------------------  
 
Dirección:    ----------------------- --------------------------------  
 
    -------------------------------------------------------  
 
   
NORMA  METROLÓGICA   NMP 005-3 
PERUANA   3 de 90 
 
4.2.2.  Modelo presentado  
 
Nuevo modelo   
 
Variante de modelo(s) aprobado(s):   
 
 Número de aprobación:  ----------------------------------------------------  
 
 Modificación de modelo aprobado:  ----------------------------------------------------  
 
Ver la Tabla 1.  
 
Tabla 1 — Modelo presentado  
 
Sometido a ensayos de aprobación  Sía Noa Observaciones  
Medidor de agua mecánico (completo)     
Medidor de agua mecánico (combinado)     
Medidor de agua electrónico (completo)     
Medidor de agua electrónico (combinado)     
Familia de medidores de agua     
Calculadora separable (incluyendo el dispositivo indicador)     
Transductor de medición separable (incluyendo el sensor de flujo o 
volumen)     
Dispositivos electrónicos complementarios utilizados para los 
ensayos (conectados permanentemente al medidor)     
Dispositivos electrónicos complementarios utilizados para la 
transmisión de datos (conectados permanentemente al medid or)    
Dispositivos electrónicos complementarios utilizados para los 
ensayos (conectados temporalmente al medidor)     
Dispositivos electrónicos complementarios utilizados para la 
transmisión de datos (conectados temporalmente al medidor)     
Dispositivos  auxiliares     
a Marcar lo que corresponda.  
 
 
4.2.3.  Medidor de agua mecánico (completo o combinado)  
Fabricante:   ---------------------------- -------------------------------  
 
Número de modelo:  -----------------------------------------------------------  
 
Detalles del tipo de medidor:  
 
 Q1   ---------------  m3/h 
 
 Q2   ---------------  m3/h 
 
 Q3   ---------------  m3/h 
 
 Q4   ---------------  m3/h 
  
NORMA  METROLÓGICA   NMP 005-3 
PERUANA   4 de 90 
 
 Q3/Q1  ---------------  
para los medidores de combinación  
 
 Qx1  ----------------  m3/h 
 
 Qx2  ----------------  m3/h 
 
Principio de medición:  -----------------------------------------------  
 
Clase de exactitud:  ------------------------  
 
 Clase de temperatura:  ------------------------  
 
 Clase ambiental:  ------------------------  
 
 Ambiente electromagnético:  ------------------------  
 
 Temperatura máxima admisible:  --------------------  ºC 
 
 Presión máxima admisible:  ------------------  MPa ( ---------  bar) 
 
 Limitaciones de orientación:  -------------------------------------------  
Condiciones de ensayo del ESE ( NMP 005 -2:201 8, 8.1.8):  
 
 Tecnología:   ------------------------------------------  
 
 Categoría:   ------------------------------------------  
 
Detalles de la instalación:  
 
 Tipo de conexión (brida,  ---------------  
 rosca de tornillo, múltiple  
concéntrico):  
 
 Tramo recto mínimo de  ----------------  mm 
 tubo de entrada:  
 
 Tramo recto mínimo de:  ----------------  mm 
 tubo de salida  
 
 Acondicionador de flujo (detalles:  -------------------------------  
 si es necesario)  
 
 Montaje:  -------------------------------  
 
 Orientación:  -------------------------------   
NORMA  METROLÓGICA   NMP 005-3 
PERUANA   5 de 90 
 
 
 Otra información pertinente:  -------------------------------  
 
NOTA  Si una familia de medidores es sometida a los ensayos, se deben proporcionar los 
detalles de este apartado para cada tamaño de medidor de agua . 
 
4.2.4.  Medidor de agua electrónico (completo o combinado)  
 
Fabricante:   --------------------------------------------------------------   
 
Número de modelo:  --------------------------------------------------------------  
 
Detalles del tipo de medidor:  
 
 Q1   ---------------  m3/h 
 
 Q2   ---------------  m3/h 
 
 Q3   ---------------  m3/h 
 
 Q4   ---------------  m3/h 
 
 Q3/Q1 ---------------  
 
 para los medidores de combinación  
 
 Qx1 -----------------  m3/h 
 
 Qx2  -----------------  m3/h 
 
 Principio de medición:  --------------------------------------  
 
 Clase de exactitud:  ------------------------  
 
 Clase de temperatura:  ------------------------  
 
 Clase ambiental:  ------------------------  
 
 Ambiente electromagnético:  ------------------------  
 
 Temperatura máxima ad misible:  --------------------  °C 
 
 Presión máxima admisible:  ------------------  MPa ( -------  bar) 
 
 Limitaciones de orientación:  ----------------------------------------  
 
Condiciones de ensayo del ESE ( NMP 005 -2:201 8, 8.1.8):  
 
 Tecnología:  -------------- ---------------------  
  
NORMA  METROLÓGICA   NMP 005-3 
PERUANA   6 de 90 
 
 Categoría:   ------------------------------------  
 
Detalles de la instalación (mecánico):  
 
 Tipo de conexión (brida, rosca de tornillo,  
 múltiple concéntrico):  ---------------------  
 
 Tramo recto mínimo de tubo de entrada:  -------------------  mm 
 
 Tramo recto mínimo de tubo de salida:  --------------------  mm 
 
 Acondicionador de flujo (detalles si es necesario):  ------------------------------------  
 
 Montaje:  ------------------------------------  
 
 Orientación:  ------------------------------------  
 
 Otra información pertinente:  ------------------------------------  
 
Detalles de la instalación (eléctrico):  
 
 Instrucciones de cableado:  ---------------------------  
 
 Disposición de montaje:  -------------------------- - 
 
 Limitaciones de orientación:  ---------------------------  
 
Alimentación eléctrica:  
 
 Tipo (baterías, CA de la red, CC de la red):  -------------------------  
 
 Umax:    -----------------------  V 
 
 Umin:    -----------------------  V 
 
 Frecuencia:    -----------------------  Hz 
 
NOTA  Si una familia de medidores es sometida a los ensayos, se deben proporcionar los detalles de 
este apartado para cada tamaño de medidor de agua.  
 
4.2.5.  Calculadora separable (incluyendo el dispositivo indicador)  
 
Fabricante:   --------------------------------------  
 
Número de modelo:  -------------------------------------  
 
 
 
 
  
NORMA  METROLÓGICA   NMP 005-3 
PERUANA   7 de 90 
 
Detalles del tipo de medidor:  
 
 Q1  -----------  m3/h 
 
 Q2  -----------  m3/h 
 
 Q3  -----------  m3/h 
 
 Q4  -----------  m3/h 
 
 Q3/Q1 -----------  
 
 para los medidores de combinación  
 
 Qx1  -----------------  m3/h 
 
 Qx2  -----------------  m3/h 
 
 Principio de medición:  --------------------------------------  
 
 Clase de exactitud:  ------------------------  
 
 Clase de temperatura:  ------------------------  
 
 Clase ambiental:  ------------------------  
 
 Ambiente electromagnético:  ------------------------  
 
 Temperatura máxima admisible:  --------------------  °C 
 
 Presión máxima admisible:  ----------------  MPa ( --------  bar) 
 
 Limitaciones de orientación:  ---------------------------------------  
 
Condiciones de ensayo del ESE ( NMP 005 -2:201 8, 8.1.8):  
 
 Tecnología:   ---------------------------  
 
 Categoría:   ---------------------------  
 
Error relativo máximo especificado por el fabricante:  
 
 Zona inferior de caudal, Q1 ≤ Q < Q2: ---------------------  % 
 
 Zona superior de caudal, Q2 ≤ Q ≤ Q4:  ---------------------  % 
 
Detalles de la instalación (eléctrico):  
 
 Instrucciones de cableado:   --------------------------------  
  
NORMA  METROLÓGICA   NMP 005-3 
PERUANA   8 de 90 
 
 Disposición de montaje :  --------------------------------  
 
 Limitaciones de orientación:  --------------------------------  
 
Alimentación eléctrica:  
 
 Tipo (baterías, CA de la red, CC de la red):  ---------------------------  
 
 Umax:      -----------------------  V 
 
 Umin:      -----------------------  V 
 
 Frecuencia:       -----------------------  Hz 
 
Número(s) de aprobación de  
transductor(es) de medición compatible(s)  
(incluyendo el sensor de flujo o volumen):   -------------------------  
 
4.2.6.  Transductor de medición separable (incluyen do el  sensor de flujo o 
volumen)  
 
Fabricante:   --------------------------------  
 
Número de modelo:  --------------------------------  
 
Detalles del tipo de medidor:  
 
 Q1  -----------  m3/h 
 
 Q2  -----------  m3/h 
 
 Q3  -----------  m3/h 
 
 Q4  -----------  m3/h 
 
 Q3/Q1 -----------  
 
 para los medidores de combinación  
 
 Qx1  -----------------  m3/h 
 
 Qx2  -----------------  m3/h 
 
 Principio de medición:  --------------------------------------  
 
 Clase de exactitud:  ------------------------  
 
 Clase de temperatura:  ------------------------  
 
 Clase ambiental:  -------------------------   
NORMA  METROLÓGICA   NMP 005-3 
PERUANA   9 de 90 
 
 
 Ambiente electromagnético:  -------------------------  
 
 Temperatura máxima admisible:  ---------------------- °C 
 
 Presión máxima admisible:  -------------------  MPa ( --------  bar) 
 
 Limitaciones de orientación:  -----------------------------------------  
 
Condiciones de ensayo del ESE ( NMP 005 -2:201 8, 8.1.8):  
 
 Tecnología:  --------------------------------  
 
 Categoría:   --------------------------------  
 
Error relativo máximo especificad o por el fabricante:  
 
 Zona inferior de caudal, Q1 ≤ Q < Q 2: ---------------------  % 
 
 Zona superior de caudal, Q2 ≤ Q ≤ Q4: ---------------------  % 
 
Detalles de la instalación (mecánico):  
 
 Tipo de conexión (brida, rosca de tornillo,  --------------------- - 
 múltiple concéntrico):  
 
 Tramo recto mínimo de tubo de entrada:  ----------------------  mm 
 
 Tramo recto mínimo de tubo de salida:  ----------------------  mm 
 
 Acondicionador de flujo (detalles si es necesario):  --------------------------------  
 
 Montaje:  --------------------------------  
 
 Orientación:  --------------------------------  
 
 Otra información pertinente:  --------------------------------  
 
Detalles de la instalación (eléctrico):  
 
 Instrucciones de cableado:  --------------------------------  
 
 Disposición de montaje:   --------------------------------  
 
 Limitaciones de orientación:  --------------------------------  
 
Alimentación eléctrica:  
 
 Tipo (baterías, CA de la red, CC de la red):  ---------------------------  
  
NORMA  METROLÓGICA   NMP 005-3 
PERUANA   10 de 90 
 
 Umax:      --------------------- -- V 
 
 Umin:      -----------------------  V 
 
 Frecuencia:       -----------------------  Hz 
 
 Número(s) de aprobación de  
 calculadora(s) compatible(s)  
 (incluyendo el dispositivo indicador):   -----------------------------  
 
4.2.7.  Dispositivos electrónicos complementarios utilizados para los ensayos 
(conectados permanentemente al medidor)  
 
Fabricante:   --------------------------------  
 
Número de modelo:  --------------------------------  
 
Alimentación eléctrica:  
 
 Tipo (baterías, CA de la red, CC de la red):  -------------------------  
 
 Umax:      -----------------------  V 
 
 Umin:      -----------------------  V 
 
 Frecuencia:      -----------------------  Hz 
 
Detalles de la instalación (eléctrico):  
 
 Instrucciones de cableado:  --------------------------------  
 
 Disposición de montaje:   --------------------------------  
 
 Limitaciones de orientación:  --------------------------------  
 
4.2.8.  Dispositivos electrónicos complementarios utilizados para la transmisión de 
datos (conectados permanentemente al medidor)  
 
Fabricante:   --------------------------------  
 
Número de modelo:  --------------------------------  
 
Alimentación eléctrica:  
 
 Tipo (baterías, CA de la red, CC de la red):  -------------------------  
 
 Umax:       -----------------------  V 
 
 Umin:       ------ -----------------  V 
  
NORMA  METROLÓGICA   NMP 005-3 
PERUANA   11 de 90 
 
 Frecuencia:      -----------------------  Hz 
 
Detalles de la instalación (eléctrico):  
 
 Instrucciones de cableado:   --------------------------------  
 
 Disposición de montaje:   --------------------------------  
 
 Limitaciones de orientación:  --------------------------------  
 
 
4.2.9.  Dispositivos electrónicos complementarios utilizados para los ensayos 
(conectados permanentemente al medidor)  
 
Fabricante:   --------------------------------  
 
Número de modelo:  --------------------------------  
 
Alimentación eléctrica:  
 
 Tipo (baterías, CA de la red, CC de la red):  -------------------------  
 
 Umax:       -----------------------  V 
 
 Umin:       ------------------------  V 
 
 Frecuencia:      -----------------------  Hz 
 
Detalles de la instalación ( eléctrico):  
 
 Instrucciones de cableado:   --------------------------------  
 
 Disposición de montaje:   --------------------------------  
 
 Limitaciones de orientación:  --------------------------------  
 
4.2.10.  Dispositivos electrónicos complementarios utilizados para la transmisión de 
datos (conectados temporalmente al medidor)  
 
Fabricante:   --------------------------------  
 
Número de modelo:  --------------------------------  
 
Alimentación eléctrica:  
 
 Tipo (baterías, CA de la red, CC de la red):  ------------------ -------  
 
 Umax:       -----------------------  V 
 
 Umin:       -----------------------  V  
NORMA  METROLÓGICA   NMP 005-3 
PERUANA   12 de 90 
 
 
 Frecuencia:      ---------------------  Hz 
 
Condiciones de ensayo del ESE ( NMP 005 -2:201 8, 8.1.8):  
 
 Tecnología:   --------------------------------  
 
 Categoría:   --------------------------------  
 
Detalles de la instalación (eléctrico):  
 
 Instrucciones de cableado:   --------------------------------  
 
 Disposición de montaje:   --------------------------------  
 
 Limitaciones de orientación:  --------------------------------  
 
 
4.2.11.  Dispositivos auxiliares  
 
Fabricante:   --------------------------------  
 
Número de modelo:  --------------------------------  
 
Alimentación eléctrica:  
 
 Tipo (baterías, CA de la red, CC de la red):  --------------------------------  
 
 Umax:       ------------------------------  V 
 
 Umin:       ------------------------------  V 
 
 Frecuencia:      ----------------------------  Hz 
 
 
 
Número(s) de aprobación de  
calculadora(s) compatible(s)  
(incluyendo el dispositivo indicador):    --------------------------------  
 
Condiciones de ensayo del ESE ( NMP 005 -2:201 8, 8.1.8):  
 
 Tecnología:   --------------------------------  
 
 Categoría:   --------------------------------  
 
Detalles de la instalación (eléctrico):  
 
 Instrucciones de cableado:  --------------------------------  
  
NORMA  METROLÓGICA   NMP 005-3 
PERUANA   13 de 90 
 
 Disposición de montaje:  --------------------------------  
 
 Limitaciones de orientación:  --------------------------------  
 
 Número(s) de aprobación de  
 medidores de agua y  
 calculadora(s) compatibles (incluyendo  
 el dispos itivo indicador) y  
 transductor(es) de medición  
 (incluyendo el sensor de flujo o volumen): --------------------------------  
 
4.2.12.  Documentos relacionados con el tipo de medidor  
 
Se debe presentar una lista de documentos junto con la solicitud de aprobación de  tipo según 
se indica en el Anexo A.   
 
4.3. Información general sobre el equipo de ensayo  
 
Los detalles de todos los equipos de medición e instrumentos de ensayo utilizados para los 
exámenes de tipo y las verificaciones iniciales deben indicarse en el Anexo B, incluyendo lo 
siguiente:  
 
fabricante;  
 
número de modelo;  
 
número de serie;  
 
fecha de la última calibración;  
 
fecha de la próxima calibración establecida, por ejemplo, para los instrumentos de 
medición:  
 
 dimensiones lineales;  
 indicadores de presión;  
 transmisores de presión  
 manómetros;  
 transductores de temperatura;  
 medidores de referencia;  
 calibradores de volumen ; 
 balanzas;  
 generadores de señales (de impulsos, corriente o tensión)  
 
 
   
NORMA  METROLÓGICA   NMP 005-3 
PERUANA   14 de 90 
 
4.4. Lista de verificación para los exámenes y ensayos de funcionamiento de 
medidores de agua  
 
4.4.1.  Lista de verificación para los exámenes de medidores de agua  
 
Examen externo para todos los medidores de agua  
NMP 005 -1:201 8, 
apartado  Requisito  + – Observaciones  
Función del dispositivo indicador  
6.7.1.1  El dispositivo indicador debe proporcionar una lectura fácil 
y confiable, y una indicación visual del volumen de agua 
que no sea ambigua.     
6.7.1.1  El dispositivo indicador debe incluir medios visuales para 
los ensayos y la calibración.     
6.7.1.1  El dispositivo indicador puede  incluir elementos adicionales 
para los ensayos y la calibración mediante otros métodos, 
por ejemplo, para los ensayos y la calibración automáticos.     
Unidad de medida, símbolo y ubicación  
6.7.1.2  El volumen de agua indicado debe expresarse en metros 
cúbicos.     
6.7.1.2  El símbolo m3 debe aparecer en el dial o inmediatamente 
adyacente al dispositivo visualizador numerado.     
Alcance de indicación  
6.7.1.3  Para Q3 ≤ 6,3, el alcance de indicación mínimo es 0 m3 a 9 
999 m3.    
6.7.1.3  Para 6,3 < Q3 ≤ 63, el alcance de indicación mínimo es 0 m3 
a 99 999 m3.    
6.7.1.3  Para 63 < Q3 ≤ 630, el alcance de indicación mínimo es 0 m3 
a 999 999 m3.    
6.7.1.3  Para 630 < Q3 ≤ 6 300, el alcance de indicación mínimo es 0 
m3 to 9 999 999 m3.    
Codificación de colores para el dispositivo indicador  
6.7.1.4  Se debería utilizar el color negro para indicar el metro 
cúbico  y sus múltiplos     
6.7.1.4  Se debería utilizar el color rojo para indicar los submúltiplos 
del metro cúbico.     
6.7.1.4  Estos colores deben  aplicarse a los punteros, agujas, 
números, ruedas, discos, diales o ventanas.     
6.7.1.4  Se pueden utilizar otros medios para indicar el metro cúbico 
siempre que no haya ambigüedad para distinguir entre la 
indicación primaria y las visualizaciones altern ativas, por 
ejemplo, submúltiplos para la verificación y los ensayos.     
Tipos de dispositivo indicador: Tipo 1 — dispositivo analógico  
6.7.2.1  El volumen indicado debe ser proporcionado por el 
movimiento continuo de:  
a) uno o más punteros que se mueven en relación con 
escalas graduadas; o  
b) una o más escalas circulares o tambores, cada uno de los 
cuales pasa por una aguja.     
6.7.2.1  El valor expresado en metros cúbicos para cada división de 
escala debe ser de la forma 10n, donde n es un número 
entero positi vo o negativo o cero, por lo que se establece un 
sistema de décadas consecutivas.     
6.7.2.1  La escala debe estar graduada en valores expresados en 
metros cúbicos o acompañada de un factor de multiplicación  
(×0,001; ×0,01; ×0,1; ×1; ×10; ×100; ×1 000; etc.)    
6.7.2.1  El movimiento rotativo de los punteros o escalas circulares     
NORMA  METROLÓGICA   NMP 005-3 
PERUANA   15 de 90 
 
Examen externo para todos los medidores de agua  
NMP 005 -1:201 8, 
apartado  Requisito  + – Observaciones  
debe ser en el sentido de las agujas del reloj.  
6.7.2.1  El movimiento lineal de los punteros o escalas debe ser de 
izquierda a derecha.     
6.7.2.1  El movimiento de los indicadores de rodillos numerados 
debe ser hacia arriba.     
Tipos de dispositivo indicador: Tipo 2 — dispositivo digital  
6.7.2.2  El volumen indicado es proporcionado por una línea de 
dígitos que aparecen en una o más aberturas.     
6.7.2.2  El avance de un dígito debe completarse cuando el dígito de 
la década siguiente inmediatamente inferior pasa de 9 a 0.     
6.7.2.2  La altura aparente de los dígitos debe ser por lo menos  4 
mm.    
6.7.2.2  En el caso de dispositivos no electrónicos, el movimiento de 
los indicadores de rodillos numerados (tambores) debe ser 
hacia arriba.     
6.7.2.2  En el caso de dispositivos no electrónicos, la década de 
menor valor puede tener un movimiento continuo, siendo la 
abertura lo suficientemente grande para permitir la lectura  de 
un dígito sin ambigüedad.     
6.7.2.2  En el caso de dispositivos electrónicos con visualizaciones 
no permanentes, el volumen debe ser susceptible de ser 
visualizado en cualquier momento durante por lo menos 10 
s.    
6.7.2.2  En el caso de dispositivos electrónicos, el medidor debe 
permitir una verificación visual de todo el dispositivo 
visualizador que debe tener la siguiente secuencia:  
 para el tipo de siete segmentos, visualización de todos 
los elementos (por ejemplo, una prueba de "ochos"); y  
 para el tipo de siete segmentos, borrado de todos los 
elementos (por ejemplo, una prueba de "blancos").  
Para visualizaciones gráficas, se requiere una prueba 
equivalente para demostrar que las fallas de visualización no 
pueden ocasionar la mala interpretación de c ualquier dígito.  
Cada etapa de la secuencia debe durar por lo menos 1 s.     
Tipos de dispositivo indicador: Tipo 3 — combinación de dispositivos analógicos y digitales  
6.7.2.3  El volumen indicado es proporcionado por una combinación 
de dispositivos de los tipos 1 y 2 y deben aplicarse los 
respectivos requisitos de cada uno.     
Dispositivos de verificación — Requisitos generales  
6.7.3.1  Todo dispositivo indicador debe proporcionar medios que 
permitan una verificación visual no ambigua de los ensayos 
y la calibración.     
6.7.3.1  La verificación visual puede realizarse con un movimiento 
continuo o discontinuo.     
6.7.3.1  Además de los medios de verificación con dispositivo 
visual, un dispositivo indicador puede incluir sistemas para 
un ensayo rápido mediante la inclusión de elementos 
complementarios (por ejemplo, ruedas o discos en estrella), 
que proporcionan señales a través de sensores conectados 
externamente).     
Dispositivos de verificación — Dispositivos visuales de verificación  
6.7.3.2.1  El valor del intervalo de escala de verificación, expresado en 
metros cúbicos, debe ser de la forma: 1  × 10n, 2 × 10n o 5 × 
10n, donde n es un número entero positivo o negativo, o 
cero.     
6.7.3.2.1  El volumen indicado es proporcionado por una línea de     
NORMA  METROLÓGICA   NMP 005-3 
PERUANA   16 de 90 
 
Examen externo para todos los medidores de agua  
NMP 005 -1:201 8, 
apartado  Requisito  + – Observaciones  
dígitos que aparecen en una o más aberturas.  
6.7.3.2.1  Para los dispositivos indicadores analógicos o digitales con 
movimiento continuo del primer elemento, el intervalo de 
escala de verificación puede formarse de la división en 2, 5 o 
10 partes iguale s del intervalo entre dos dígitos consecutivos 
del primer elemento. La numeración no debe aplicarse a 
estas divisiones.     
6.7.3.2.1  Para los dispositivos indicadores digitales con movimiento 
discontinuo del primer elemento, el intervalo de escala de 
verificación es el intervalo entre dos dígitos consecutivos o 
movimientos incrementales del primer elemento.     
6.7.3.2. 2 En los dispositivos indicadores con movimiento continuo del 
primer elemento, la división de escala aparente no debe ser 
menos de 1 mm ni más de 5 mm.     
6.7.3.2. 2 La escala debe consistir de:  
a) líneas de igual grosor que no sobrepasen un cuarto de la 
división de escala y que solo difieran en longitud; o  
b) bandas de contraste de un ancho constante igual a la 
división de escala     
6.7.3.2. 2 El ancho aparente de la punta del puntero no debe ser 
superior a un cuarto de la división de escala y nunca debe 
ser más de 0,5 mm.     
Resolución del dispositivo indicador  
6.7.3.2.3  Las subdivisiones de la escala de verificación deben ser lo 
suficientemente pequeñas para asegurar que la resolución 
del dispositivo indicador no exceda del 0,25 % del volumen 
real para los medidores de la clase de exactitud 1 y de 0,5 % 
del volumen real p ara los medidores de la clase de exactitud 
2, durante un ensayo de 90 min con el caudal mínimo,  Q1. 
NOTA 1  Cuando el dispositivo visualizador del primer 
elemento es continuo, se debería tomar en cuenta un error 
máximo de cada lectura que no sea más de la mitad del 
intervalo de escala de verificación.  
NOTA 2  Cuando el dispositivo visualizador del primer 
elemento es discontinuo, se debe tomar en cuenta un error 
máximo de cada lectura que no sea superior a un dígito de la 
escala de verificación.     
NOTA  En el caso de medidores de combinación con dos dispositivos indicadores, los requisitos antes 
mencionados se aplican a ambos dispositivos indicadores.  
Marcas e inscripciones  
6.6.1  Se debe proporcionar un lugar en el medidor de agua para 
colocar la marca de verificación, la cual debe ser visible sin 
desmontarlo.     
6.6.2  El medidor de agua debe estar clara e indeleblemente 
marcado con la información indicada a continuación, ya sea 
de manera agrupada o distribuida en la carcasa, en el dial del 
dispositivo indicador, en una placa de identificación o en la 
cubierta del medidor si no es desmontable:     
6.6.2 a)  unidad de medida: metro cúbico;     
6.6.2 b)  la clase de exactitud, cuando es diferente a la clase de 
exactitud 2;     
6.6.2 c)  el valor numérico de Q3 y la relación Q3/Q1 (puede ir 
precedido de R); Si el medidor mide el flujo inverso y los 
valores de Q3 y la relación Q3/Q1 son diferentes en las dos 
direcciones, se deben grabar ambos valores de Q3 y Q3/Q1; 
la dirección del flujo a la cual cada par de valores se refiere,     
NORMA  METROLÓGICA   NMP 005-3 
PERUANA   17 de 90 
 
Examen externo para todos los medidores de agua  
NMP 005 -1:201 8, 
apartado  Requisito  + – Observaciones  
debe ser clara. Si el medidor tiene diferentes valores de 
Q3/Q1 en la posición horizontal y vertical, se deben grabar 
ambos valores de Q3/Q1, y la orientación a la cual cada valor 
se refier e, debe ser clara;  
6.6.2 d)  el signo de aprobación de tipo de acuerdo con las 
regulaciones nacionales;     
6.6.2 e)  el nombre o marca registrada del fabricante;     
6.6.2 f)  el año de fabricación (o los dos últimos dígitos del año de 
fabricación o el mes y el año de fabricación);     
6.6.2 g)  el número de serie (lo más cerca posible al dispositivo 
indicador);     
6.6.2 h)  la dirección del flujo (indicada en ambos lados del cuerpo o 
únicamente en un lado siempre que la dirección de la flecha 
de flujo pueda verse fácilmente en cualquier circunstancia);     
6.6.2 i)  la presión máxima admisible (MAP) si es superior a 1 MPa 
(10 bares) o 0,6 MPa (6 bares) para un diámetro nominal 
≥500 mm.  
(Se puede utilizar el bar como unidad de presión cuando las 
regulacio nes nacionales lo permiten);     
6.6.2 j)  la letra V o H si el medidor solo puede operarse en la 
posición vertical u horizontal;     
6.6.2 k)  la clase de temperatura cuando difiere de T30;     
6.6.2 l)  la clase de pérdida de presión cuando es diferente a Δp 63;    
6.6.2 m)  la clase de sensibilidad de la instalación cuando es diferente 
a U0/D0;     
Marcas adicionales para medidores de agua con dispositivos electrónicos  
6.6.2 n)  en el caso de una fuente de alimentación externa: la tensión 
y la frecuencia;     
6.6.2 o)  en el caso de una batería cambiable: la última fecha en que 
se debe cambiar la batería;     
6.6.2 p)  en el caso de una batería no cambiable: la última fecha en 
que se debe cambiar el medidor;     
6.6.2 q)  la clasificación ambiental;     
6.6.2 r) la clase ambiental electromagnética.     
Dispositivos de protección  
6.8.1  Un medidor de agua debe incluir dispositivos de protección 
que puedan sellarse para impedir, antes y después de la 
instalación correcta, el desmontaje o la modificación del 
medidor, su dispositivo de ajuste o su dispositivo de 
corrección, a menos que se dañen estos dispositivos. En el 
caso de los medidores de combinación, este requisito se 
aplica a ambos medidores.     
Dispositivos de protección — Dispositivos de sellado elec trónico  
6.8.2.1  Cuando el acceso a los parámetros que influyen en la 
determinación de los resultados de mediciones, no está 
protegido con dispositivos de sellado mecánicos, la 
protección debe cumplir con las siguientes disposiciones:  
a) El acceso debe permitirse solo a personas autorizadas, 
por ejemplo, mediante un código (contraseña) o un 
dispositivo especial (por ejemplo, una tecla dura). Debe 
ser posible cambiar el código.  
b) Debe ser posible memorizar por lo menos la última 
intervención.  El registro debe incluir la fecha y un 
elemento característico que identifique a la persona 
autorizada que realizó la intervención [ver a)]. Si es 
posible memorizar más de una intervención y si se     
NORMA  METROLÓGICA   NMP 005-3 
PERUANA   18 de 90 
 
Examen externo para todos los medidores de agua  
NMP 005 -1:201 8, 
apartado  Requisito  + – Observaciones  
requiere el borrado de una intervención anterior para 
perm itir un nuevo registro, se debe borrar el registro 
más antiguo.  
6.8.2.2  En el caso de medidores con partes que el usuario puede 
desconectar la una de la otra y que son intercambiables, se 
deben cumplir las siguientes disposiciones:  
a) No debe ser posible acceder a los parámetros que 
participan en la determinación de resultados de 
mediciones a través de puntos desconectados a menos 
que se cumplan las disposiciones de NMP 005 -1:201 8, 
6.8.2.1.  
b) Se debe evitar interponer cualquier dispositiv o que 
puede influir en la exactitud, a través de protecciones 
electrónicas y de procesamiento de datos o, si esto no es 
posible, a través de medios mecánicos.     
6.8.2.3  En el caso de medidores con partes que el usuario puede 
desconectar la una de la otra  y que no son intercambiables, 
se deben cumplir las disposiciones de NMP 005 -1:201 8, 
6.8.2.2.  
Además, estos medidores deben contar con dispositivos que 
no les permitan funcionar si las diferentes partes no están 
conectadas de acuerdo con el tipo aprobado.  
NOTA  Se pueden evitar las desconexiones que no están 
permitidas al usuario, por ejemplo, mediante un dispositivo 
que impida cualquier medición después de la desconexión y 
reconexión.     
Examen y ensayos de sistemas de verificación  
Requisitos generales para el examen de sistemas de verificación  
5.1.3  Un medidor de agua con dispositivos electrónicos debe estar 
equipado con los sistemas de verificación especificados en 
NMP 005 -1:201 8, Anexo B, salvo en el caso de mediciones 
no reiniciables entre dos socio s constantes.     
5.1.3.  Todos los medidores de agua equipados con sistemas de 
verificación deben impedir o detectar el flujo inverso, según 
se establece en NMP 005 -1:201 8, 4.2.7.     
 
 
   
NORMA  METROLÓGICA   NMP 005-3 
PERUANA   19 de 90 
 
4.4.2.  Lista de verificación para los ensayos de funcionamiento de medidores de 
agua  
 
4.4.2.1.  Ensayos de funcionamiento para todos los medidores de agua  
 
NMP 005 -1:201 8, 
apartado  Requisito  + – Observaciones  
Ensayo de presión estática  
4.2.10  El medidor de agua debe ser  capaz de soportar las siguientes 
presiones de ensayo sin que haya fugas o daños:  
 1,6 veces la presión máxima admisible durante 15 min;  
 2 veces la presión máxima admisible durante 1 min.     
Errores intrínsecos (de indicación)  
7.2.3  Se deben determinar los errores (de indicación) del medidor de 
agua (en la medición del volumen real) en por lo menos los 
siguientes alcances de caudal:  
a) Q1 a 1,1 Q1; 
b) Q2 a 1,1 Q2; 
c) 0,33( Q2 + Q3) a 0,37( Q2 + Q3); 
d) 0,67( Q2 + Q3) a 0,74( Q2 + Q3); 
e) 0,9Q3 a Q3; 
f) 0,95Q4 a Q4; 
 
y para los medidores de combinación:  
g) 0,85Qx1 a 0,95 Qx1; 
h) 1,05Qx2 a 1,15 Qx2. 
 
Se debería ensayar el medidor de agua sin que sus dispositivos 
complementarios temporales (si hubiera alguno) estén 
conectados.  
 
Durante un ensayo, todos los demás factores de influencia 
debe n mantenerse en las condiciones de referencia.  
 
Se pueden ensayar otros caudales, dependiendo de la forma de 
la curva de error.  
 
1) Los errores relativos (de indicación) observados para cada 
uno de los caudales no deben sobrepasar los errores 
máximos permi tidos (EMP) indicados en NMP 005 -
1:201 8, 4.2.2 o 4.2.3. Si el error observado en uno o más 
medidores es superior al EMP para un único caudal, y solo 
si se han tomado dos resultados con ese caudal, se debe 
repetir el ensayo con ese caudal. El ensayo debe decla rarse 
satisfactorio si dos de los tres resultados con ese caudal se 
encuentran dentro del EMP y la media aritmética de los 
resultados para los tres ensayos con ese caudal se 
encuentra dentro del EMP.  
2) Si todos los errores relativos (de indicación) del medid or 
de agua tienen el mismo signo, por lo menos uno de los 
errores no debe exceder de la mitad del EMP. En todos los 
casos, este requisito debe aplicarse equitativamente con 
respecto al proveedor de agua y el consumidor (ver 
también NMP 005 -1:201 8, 4.3.3, 3 ) y 8).     
7.2.4  El medidor debe ser repetible: la desviación estándar de tres 
mediciones con el mismo caudal no debe ser superior a un tercio 
de los EMP indicados en NMP 005 -1:201 8, 4.2.2 o 4.2.3. Los 
ensayos deben realizarse con los caudales nominales de Q1, Q2 
y Q3.     
NORMA  METROLÓGICA   NMP 005-3 
PERUANA   20 de 90 
 
NMP 005 -1:201 8, 
apartado  Requisito  + – Observaciones  
Ensayo de temperatura del agua  
4.2.8  Los requisitos referentes a los EMP deben cumplirse para todas 
las variaciones de temperatura del agua dentro de las 
condiciones nominales de funcionamiento del medidor.     
Ensayo de presión del agua  
4.2.8  Los requisitos referentes a los EMP deben cumplirse para todas 
las variaciones de presión del agua dentro de las condiciones 
nominales de funcionamiento del medidor.     
Ensayo de flujo inverso  
4.2.7  Un medidor de agua diseñado para medir el flujo inverso debe:  
 
a) restar el volumen en flujo inverso al volumen indicado; o  
b) registrar el volumen en flujo inverso por separado.  
 
Los EMP de NMP 005 -1:201 8, 4.2.2 o 4.2.3, deben cumplirse 
tanto para el flujo directo como para el flujo inverso.     
4.2.7  Un medidor de agua no diseñado para medir el flujo inverso 
debe:  
 
a) impedirlo; o  
b) ser capaz de soportar un flujo inverso accidental para un 
caudal de hasta Q3 sin que sus propiedades metrológicas 
en flujo directo se deterioren o cambien.     
Características del medidor con caudal cero  
4.2.9  La totalización del medidor de agua no debe cambiar cuando el 
caudal es igual a cero.     
Ensayo de pérdida de presión  
6.5 La pérdida de presión del medidor de agua, incluyendo su filtro 
cuando éste forma parte integrante del medidor, no debe ser 
superior a 0,063 MPa (0,63 bares) entre Q1 y Q3.    
Ensayo de perturbación del flujo  
6.3.4  Si la exactitud de un medidor de agua es afectada por 
perturbaciones en la tubería aguas arriba o aguas abajo, éste 
debe estar provisto de suficientes tramos de tubería recta, con o 
sin un enderezador de flujo (según lo especifique el fabricante), 
de manera que las indicaciones del medido r de agua instalado 
no sobrepasen los EMP de acuerdo con la clase de exactitud 
del medidor.  
Ensayos de flujo directo.  
Ensayos de flujo inverso (cuando sea aplicable).     
Ensayo de temperatura de sobrecarga  
7.2.5  Un medidor de agua con TMA ≥50 °C debe ser  capaz de 
soportar una temperatura del agua de TMA +10 °C durante 1 h.     
Ensayos de durabilidad  
7.2.6  El medidor de agua debe ser sometido a un ensayo de 
durabilidad con el caudal  permanente Q3 y el caudal de 
sobrecarga Q4 del medidor, simulando las condiciones de 
funcionamiento.     
7.2.6  Medidores con Q3 ≤ 16 m3/h: 
a) 100 000 ciclos de flujo entre 0 y Q3; 
b) 100 h con Q4.    
7.2.6  Medidores con Q3 > 16 m3/h: 
 
a) 800 h con Q3; 
b) 200 h con Q4; 
y para los medidores de combinación:  
c) 50 000 ciclos de flujo entre Q ≥ 2Qx2 y 0.     
NORMA  METROLÓGICA   NMP 005-3 
PERUANA   21 de 90 
 
NMP 005 -1:201 8, 
apartado  Requisito  + – Observaciones  
7.2.6.2  Medidores de la clase de exactitud 1  
La variación de la curva de error no debe sobrepasar el 2 % para 
los caudales de la zona inferior ( Q1 ≤ Q < Q2), y el 1 % para los 
caudales de la zona superior ( Q2 ≤ Q ≤ Q4). 
Para el propósito de estos requisitos, debe aplicarse el valor de 
la media aritmética de los errores (de indicación) 𝐸̅ para cada 
caudal.  
Para los caudales de la zona inferior ( Q1 ≤ Q < Q2), la curva de 
error (de indicación) no debe ser superio r a un límite de error 
máximo de ±4 % para todas las clases de temperatura. Para los 
caudales de la zona superior ( Q2 ≤ Q ≤ Q4), la curva de error (de 
indicación) no debe ser superior a un límite de error máximo de 
±1,5 % para los medidores de la clase de temperatura T30 y ±2,5 
% para todas las demás clases de temperatura.     
7.2.6.3  Medidores de la clase de exactitud 2  
La variación de la curva de error no debe sobrepasar el 3 % 
para los caudales de la zona inferior ( Q1 ≤ Q < Q2), y el 1,5 % 
para los cauda les de la zona superior ( Q2 ≤ Q < Q4). 
Para el propósito de estos requisitos, debe aplicarse el valor de 
la media aritmética de los errores (de indicación) 𝐸̅ para cada 
caudal.  
Para los caudales de la zona inferior ( Q1 ≤ Q < Q2), la curva de 
error (de indicación) no debe ser superior a un límite de error 
máximo de ±6 % para todas las clases de temperatura. Para los 
caudales de la zona superior ( Q2 ≤ Q < Q4), la curva de error 
(de indicación) no debe ser superior a un límite de error 
máximo de ±2,5 % par a los medidores de la clase de 
temperatura T30 y ±3,5 % para todas las demás clases de 
temperatura.     
7.2.7  Se debe demostrar que los medidores de cartuchos y módulos 
metrológicos intercambiables para medidores de agua con 
módulos metrológicos intercambi ables son independientes de 
las interfaces de conexión para los cuales se hacen, en lo que 
respecta a su desempeño metrológico. Se deben ensayar los 
medidores de cartuchos y módulos metrológicos 
intercambiables de acuerdo con el ensayo establecido en NMP 
005-2:201 8, 7.4.6.     
7.2.8  Se deben ensayar todos los medidores de agua cuando los 
componentes mecánicos pueden verse influenciados por un 
campo magnético estático, y todos los medidores con 
componentes electrónicos aplicando un campo especificado.  
El ensayo debe realizarse con Q3 y demostrar que las 
indicaciones del medidor de agua instalado no sobrepasen los 
EMP de la zona superior de acuerdo con la clase de exactitud 
del medidor.  
Ensayos de flujo directo.  
Ensayos de flujo inverso (cuando sea aplicable).  
Aplicación del campo en diferentes planos.     
 
 
 
 
 
 
 
  
NORMA  METROLÓGICA   NMP 005-3 
PERUANA   22 de 90 
 
4.4.2.2.  Ensayos de funcionamiento de medidores de agua electrónicos y dispositivos 
electrónicos instalados en medidores mecánicos (primera versión)  
 
NMP 005 -1:201 8, 
apartado  Requisito  + – Observaciones  
Calor seco  
A.5 Verificar el cumplimiento de las disposiciones de 4.2 en 
condiciones de temperatura elevada.  
(ver NMP 005 -2:201 8, 8.2).     
Frío 
A.5 Verificar el cumplimiento de las disposiciones de 4.2 en 
condiciones de temperatura baja.  
(ver NMP 005 -2:201 8, 8.3).     
Ensayo cíclico de calor húmedo, con condensación  
A.5 Verificar el cumplimiento de las disposiciones de 5.1.1 en 
condiciones de humedad alta combinada con variaciones 
cíclicas de temperatura.  
Los ensayos cíclicos deben aplicarse en todos los casos 
cuando la condensación es importante o cuando la 
penetración de vapor es acelerada por el efecto de 
respiración.  
(ver NMP 005 -2:201 8, 8.4).     
Variación de tensión para los medidores de agua alimentados por baterías de CC y red de CC  
A.5 Verificar el cumplimiento de las disposiciones de 4.2 en 
condiciones de tensión continua variable (si es pertinente).  
(ver NMP 005 -2:201 8, 8.5).     
Batería cambiable  
5.2.4  Verificar el cumplimiento de las disposiciones de 5.2.4.3. 
Las propiedades y parámetros del medidor no deben verse 
afectados por la interrupción del suministro eléctrico cuando 
se cambia la batería.     
Variación de tensión para los medidores de agua alimentados directamente por CA o por convertidores de 
CA/CC  
A.5 Verificar el cumplimiento de las disposiciones de 4.2 en 
condiciones de variación de la tensión de alimentación de la 
red de CA (si es pertinente).  
(ver NMP 005 -2:201 8, 8.5).     
Vibraciones (aleatorias)  
A.5 Verificar el cumplimiento de las disposiciones de 5.1.1 en 
condiciones de vibraciones aleatorias.  
(ver NMP 005 -2:201 8, 8.6).     
Sacudidas mecánicas  
A.5 Verificar el cumplimiento de las disposiciones de 5.1.1 en 
condiciones de sacudidas mecánicas.  
(ver NMP 005 -2:201 8, 8.7).     
Reducciones de corta duración de alimentación  
A.5 Verificar el cumplimiento de las disposiciones de 5.1.1 en 
condiciones de reducciones de corta de duración de la 
tensión de la red.  
(ver NMP 005 -2:201 8, 8.8).     
Transitorios eléctricos  
A.5 Verificar el cumplimiento de las disposiciones de 5.1.1 en 
condiciones en las que los transitorios eléctricos se 
superponen en las señales de entrada o salida y en los 
puertos de comunicación.  
(ver NMP 005 -2:201 8, 8.9).     
A.5 Verificar el cumplimiento de las disposiciones de 5.1.1 en 
condiciones en las que los transitorios eléctricos se 
superponen en la tensión de la red.      
NORMA  METROLÓGICA   NMP 005-3 
PERUANA   23 de 90 
 
NMP 005 -1:201 8, 
apartado  Requisito  + – Observaciones  
(ver NMP 005 -2:201 8, 8.10).  
Descargas electrostáticas  
A.5 Verificar el cumplimiento de las disposiciones de 5.1.1 en 
condiciones de descargas electrostáticas directas e 
indirectas.  
(ver NMP 005 -2:201 8, 8.11).     
Susceptibilidad electromagnética — campos electromagnéticos  
A.5 Verificar el cumplimiento de las disposiciones de 5.1.1 en 
condiciones de aplicación de campos electromagnéticos 
radiados.  
(ver NMP 005 -2:201 8, 8.12).     
A.5 Verificar el cumplimiento de las disposiciones de 5.1.1 en 
condiciones de aplicación de campos electromagnéticos 
conducidos.  
(ver NMP 005 -2:201 8, 8.13).     
Sobretensiones en las líneas de señales, datos y control  
A.5 Verificar el  cumplimiento de las disposiciones de 5.1.1 en 
condiciones en las que las sobretensiones eléctricas se 
superponen en las señales de entrada o salida y en los 
puertos de comunicación.  
(ver NMP 005 -2:201 8, 8.14).     
Sobretensiones en las líneas de la red de  CA y CC  
A.5 Verificar el cumplimiento de las disposiciones de 5.1.1 en 
condiciones en las que las sobretensiones eléctricas se 
superponen en la tensión de la red.  
(ver NMP 005 -2:201 8, 8.15).     
 
  
NORMA  METROLÓGICA   NMP 005-3 
PERUANA   24 de 90 
 
 4.5. Ensayos de evaluación de tipo (para todos los medidores de agua)  
 
4.5.1.  Ensayo de presión estática ( NMP 005 -2:201 8, 7.3)  
 
Nº de solicitud:  _____________  
 
Modelo:  _____________  
 
Fecha:  _____________  
 
Observador:  _____________  
 
 Inicio  Término   
Temperatura ambiente:    ºC 
Humedad relativa ambiente:    % 
Presión atmosférica ambiente:    MPa  
Hora:     
 
Nº de serie del medidor  PMA x 1,6  Hora de 
inicio  Presión 
inicial  Hora de 
término  Presión 
final Observaciones  
MPa (bar)  MPa  (bar)  MPa (bar)  
       
 
Nº de serie del medidor  PMA x 2  Hora de 
inicio  Presión 
inicial  Hora de 
término  Presión 
final Observaciones  
MPa (bar)  MPa  (bar)  MPa (bar)  
       
 
Comentarios:  
 
 
   
NORMA  METROLÓGICA   NMP 005-3 
PERUANA   25 de 90 
 
 4.5.2.  Determinación de los caudales de conmutación para medidores de 
combinación ( NMP 005 -2:201 8, 7.4.3)  
 
Nº de solicitud:  _____________  
 
Modelo:  _____________  
 
Fecha:  _____________  
 
Observador:  _____________  
 
 Inicio  Término   
Temperatura ambiente:    ºC 
Humedad relativa ambiente:    % 
Presión atmosférica ambiente:    MPa  
Hora:     
 
Método de ensayo:  Gravimétrico/volumétrico  
Medidas de volumen/puente -báscula utilizadas — m3 o kg:   
Conductividad del agua (solo medidores de inducción electromagnética) — 
S/cm:   
Tramo de tubería recta antes del medidor (o múltiple) — mm:  
Tramo de tubería recta después del medidor (o múltiple) — mm:  
Diámetro nominal DN de tubería antes y después del medidor (o múltiple) 
— mm:  
Describir la instalación del enderezador de flujo si se utiliza:   
 
Caudal creciente  
 
Caudal inmediatamente antes de la conmutación, Qa  
Caudal inmediatamente después de la conmutación, Qb  
Caudal de conmutación,  𝑄𝑋2=(𝑄𝑎+𝑄𝑏)
2    
 
Caudal decreciente  
 
Caudal inmediatamente antes de la conmutación, Qc  
Caudal inmediatamente después de la conmutación, Qd  
Caudal de conmutación, 𝑄𝑋1=(𝑄𝑐+𝑄𝑑)
2  
 
Comentarios:  
 
   
NORMA  METROLÓGICA   NMP 005-3 
PERUANA   26 de 90 
 
 4.5.3.  Determinación de los errores intrínsecos (de indicación) y los efectos de 
la orientación del medidor ( NMP 005 -2:201 8, 7.4.4)  
 
Nº de solicitud:  _____________  
 
Modelo:  _____________  
 
Fecha:  _____________  
 
Observador:  _____________  
 
 Inicio  Término   
Temperatura ambiente:    ºC 
Humedad relativa ambiente:    % 
Presión atmosférica ambiente:    MPa  
Hora:     
 
Método de ensayo:  Gravimétrico/volumétrico  
Medidas de volumen/puente -báscula utilizadas — m3 o kg:   
Conductividad del agua (solo medidores de inducción electromagnética) — 
S/cm:   
Tramo de tubería recta antes del medidor (o múltiple) — mm:  
Tramo de tubería recta después  del medidor (o múltiple) — mm:  
Diámetro nominal DN de tubería antes y después del medidor (o múltiple) 
— mm:  
Describir la instalación del enderezador de flujo si se utiliza:   
 
Nº de serie del medidor: __________  Orientación (V, H, otra): ____________  
 
Dirección del flujo (ver el requisito 3): __  Ubicación del dispositivo indic ador (ver el requisito 4): __  
 
Caudal 
real 
 
Q (m3/h ) Presión de 
alimentación 
inicial  
MPa (bar)  Temperatura 
del agua  
 
Tw (°C) Lectura 
inicial  
 
Vi(i) m3 Lectura 
final 
 
Vi(f) m3 Volumen 
indicado  
 
Vi (m3) Volumen 
real 
 
Va (m3) Error del 
medidor  
 
Em (%) EMPa 
 
 
(%) 
         
         
b         
 𝐸̅m2   
𝐸̅m3   
 Desviación 
estándar  
(%) EMPa/3 
 
(%) 
sc   
a En el caso de un medidor de agua completo, éste es el error máximo permi tido definido en NMP 005 -1:201 8, 
4.2.2 o 4.2.3, según la clase de exactitud del medidor. Si el ESE es un subconjunto separable, el EMP debe ser definido 
por el fabricante ( NMP 005 -2:201 8, 9.4). Para los criterios de aceptación, consultar NMP 005 -2:201 8, 7.4.5.  
b Realizar un tercer ensayo si Q = Q1, Q2 o Q3 o si para el primer o segundo ensayo el error del medidor se encuentra 
fuera del EMP ( NMP 005 -2:201 8, 7.4.5)  
c Calcular la desviación estándar si Q = Q1, Q2 o Q3 (NMP 005 -2:201 8, 7.4.5).  
  
NORMA  METROLÓGICA   NMP 005-3 
PERUANA   27 de 90 
 
 Nº de serie d el medidor: __________  Orientación (V, H, otra): ____________  
 
Dirección del flujo (ver el requisito 3): __  Ubicación del dispositivo indicador (ver el requisito 4): __  
 
Caudal 
real 
 
Q (m3/h) Presión de 
alimentación 
inicial  
MPa (bar)  Temperatura 
del agua  
 
Tw (°C) Lectura 
inicial  
 
Vi(i) m3 Lectura 
final 
 
Vi(f) m3 Volumen 
indicado  
 
Vi (m3) Volumen 
real 
 
Va (m3) Error del 
medidor  
 
Em (%) EMPa 
 
 
(%) 
         
         
b         
 𝐸̅m2   
𝐸̅m3   
 Desviación 
estándar  (%) EMPa/3 
(%) 
sc   
a En el caso de un  medidor de agua completo, éste es el error máximo permi tido definido en NMP 005 -1:201 8, 
4.2.2 o 4.2.3, según la clase de exactitud del medidor. Si el ESE es un subconjunto separable, el EMP debe ser definido 
por el fabricante ( NMP 005 -2:201 8, 9.4). Para los criterios de aceptación, consultar NMP 005 -2:201 8, 7.4.5.  
b Realizar un tercer ensayo si Q = Q1, Q2 o Q3 o si para el primer o segundo ensayo el error del medidor se encuentra 
fuera del EMP ( NMP 005 -2:201 8, 7.4.5)  
c Calcular la desviación estándar si Q = Q1, Q2 o Q3 (NMP 005 -2:201 8, 7.4.5).  
 
Nº de serie del medidor: __________  Orientación (V, H, otra): ____________  
 
Dirección del flujo (ver el requisito 3): __  Ubicación del dispositivo indicador (ver el requisito 4):  __ 
 
Caudal 
real 
 
Q (m3/h) Presión de 
alimentación 
inicial  
MPa (bar)  Temperatura 
del agua  
 
Tw (°C) Lectura 
inicial  
 
Vi(i) m3 Lectura 
final 
 
Vi(f) m3 Volumen 
indicado  
 
Vi (m3) Volumen 
real 
 
Va (m3) Error del 
medidor  
 
Em (%) EMPa 
 
 
(%) 
         
         
b         
 𝐸̅m2   
𝐸̅m3   
 Desviación 
estándar  (%) EMPa/3 
(%) 
sc   
a En el caso de un medidor de agua completo, éste es el error máximo permi tido definido en NMP 005 -1:201 8, 
4.2.2 o 4.2.3, según la clase de exactitud del medidor. Si el ESE es un subconjunto separable, el EMP debe ser definido 
por el fabricante ( NMP 005 -2:201 8, 9.4). Para los criterios de aceptación, consultar NMP 005 -2:201 8, 7.4.5.  
b Realizar un tercer ensayo si Q = Q1, Q2 o Q3 o si para el primer o segundo ensayo el error del medidor se encuentra 
fuera del EMP ( NMP 005 -2:201 8, 7.4.5)  
c Calcular la desviación estándar si Q = Q1, Q2 o Q3 (NMP 005 -2:201 8, 7.4.5).  
 
Requisitos  
 
Requisito 1:  Se deben añadir las tablas para cada caudal de acuerdo con                                         
NMP 005 -2:201 8, 7.4.4.  
 
Requisito 2:  En el caso de medidores no marcados con “H” o “V”, se debe proporcionar 
las tablas para cada orientación, según se espec ifica en NMP 005 -2:201 8, 7.4.2.2.7.5.  
 
Requisito 3:  Si el eje del flujo es vertical, se debe indicar la dirección del flujo (de abajo 
hacia arriba o de arriba hacia abajo).  
 
Requisito 4:  Si el eje del flujo es horizontal y el medidor tiene un dispositivo i ndicador 
que forma parte del cuerpo de éste, se debe proporcionar la ubicación del dispositivo 
indicador (al costado o en la parte superior del medidor).  
 
Comentarios:   
NORMA  METROLÓGICA   NMP 005-3 
PERUANA   28 de 90 
 
 4.5.4.  Ensayo de intercambio en todos los tipos de medidores de cartuchos y 
medidores con módulos metrológicos intercambiables ( NMP 005 -1:201 8, 
7.2.7, NMP 005 -2:201 8, 7.4.4, 7.4.6)  
 
Nº de solicitud:  _____________  
 
Modelo:  _____________  
 
Fecha:  _____________  
 
Observador:  _____________  
 
 
 Inicio  Término   
Temperatura ambiente:    ºC 
Humedad relativa ambiente:    % 
Presión atmosférica ambiente:    MPa  
Hora:     
 
Método de ensayo:  Gravimétrico/volumétrico  
Medidas de volumen/puente -báscula utilizadas — m3 o kg:   
Conductividad del agua (solo medidores de inducción electromagnética) — 
S/cm:   
Tramo de tubería recta antes del medidor (o múltiple) — mm:  
Tramo de tubería recta después del medidor (o múltiple) — mm:  
Diámetro nominal DN de tubería antes y después del medidor (o múltiple) 
— mm:  
Describir la instalación del enderezador de flujo si se utiliza:   
 
Nº de serie del medidor: __________  Orientación (V, H, otra): ____________  
 
Dirección del flujo (ver el requisito 3): __  Ubicación del dispositivo indicador (ver el requisito 4): __  
 
Caudal 
real 
 
Q (m3/h) Presión de 
alimentación 
inicial  
MPa (bar)  Temperatura 
del agua  
 
Tw (°C) Lectura 
inicial  
 
Vi(i) m3 Lectura 
final 
 
Vi(f) m3 Volumen 
indicado  
 
Vi (m3) Volumen 
real 
 
Va (m3) Error del 
medidor  
 
Em (%) EMPa 
 
 
(%) 
         
         
b         
 𝐸̅m2   
𝐸̅m3   
a En el caso de un medidor de agua completo, éste es el error máximo permi tido definido en NMP 005 -1:201 8, 
4.2.2 o 4.2.3, según la clase de exactitud del medidor. Si el ESE es un subconjunto separable, el EMP debe ser definido 
por el fabricante ( NMP 005 -2:201 8, 9.4). Para los criterios  de aceptación, consultar NMP 005 -2:201 8, 7.4.5.  
b Realizar un tercer ensayo si Q = Q1, Q2 o Q3 o si para el primer o segundo ensayo el error del medidor se encuentra 
fuera del EMP ( NMP 005 -2:201 8, 7.4.5)  
Se debe verificar la variación del error (ver NMP 005-2:201 8, 7.4.6.4).   
NORMA  METROLÓGICA   NMP 005-3 
PERUANA   29 de 90 
 
 Nº de serie del medidor: __________  Orientación (V, H, otra): ____________  
 
Dirección del flujo (ver el requisito 3): __  Ubicación del dispositivo indicador (ver el requisito 4): __  
 
Caudal 
real 
 
Q (m3/h) Presión de 
alimentación 
inicial  
MPa (bar)  Temperatura 
del agua  
 
Tw (°C) Lectura 
inicial  
 
Vi(i) m3 Lectura 
final 
 
Vi(f) m3 Volumen 
indicado  
 
Vi (m3) Volumen 
real 
 
Va (m3) Error del 
medidor  
 
Em (%) EMPa 
 
 
(%) 
         
         
b         
 𝐸̅m2   
𝐸̅m3   
a En el caso de un medidor de agua completo, éste es el error máximo permi tido definido en NMP 005 -1:201 8, 
4.2.2 o 4.2.3, según la clase de exactitud del medidor. Si el ESE es un subconjunto separable, el EMP debe ser definido 
por el fabricante ( NMP 005 -2:201 8, 9.4). Para los criterios de aceptación, consultar NMP 005 -2:201 8, 7.4.5.  
b Realizar un tercer ensayo si Q = Q1, Q2 o Q3 o si para el primer o segundo ensayo el error del medidor se encuentra 
fuera del EMP ( NMP 005 -2:201 8, 7.4.5)  
Se debe verificar la vari ación del error (ver NMP 005 -2:201 8SD, 7.4.6.4).  
 
Nº de serie del medidor: __________  Orientación (V, H, otra): ____________  
 
Dirección del flujo (ver el requisito 3): __  Ubicación del dispositivo indicador (ver el requisito 4): __  
 
Caudal 
real 
 
Q (m3/h) Presión de 
alimentación 
inicial  
MPa (bar)  Temperatura 
del agua  
 
Tw (°C) Lectura 
inicial  
 
Vi(i) m3 Lectura 
final 
 
Vi(f) m3 Volumen 
indicado  
 
Vi (m3) Volumen 
real 
 
Va (m3) Error del 
medidor  
 
Em (%) EMPa 
 
 
(%) 
         
         
b         
 𝐸̅m2   
𝐸̅m3   
a En el caso de un medidor de agua completo, éste es el error máximo permi tido definido en NMP 005 -1:201 8, 
4.2.2 o 4.2.3, según la clase de exactitud del medidor. Si el ESE es un subconjunto separable, el EMP debe ser definido 
por el fabricante ( NMP 005 -2:201 8, 9.4). Para los criterios de aceptación, consultar NMP 005 -2:201 8, 7.4.5.  
b Realizar un tercer ensayo si Q = Q1, Q2 o Q3 o si para el primer o segundo ensayo el error del medidor se encuentra 
fuera del EMP ( NMP 005 -2:201 8, 7.4.5)  
Se debe verificar la variación del error (ver NMP 005 -2:201 8, 7.4.6.4).  
 
Requisitos  
 
Requisito 1:  Se deben añadir las tablas para cada caudal de acuerdo con                                   
NMP 005 -2:201 8, 7.4.4.  
 
Requisito 2:  En el caso de medidores no marcados con “H” o “V”, se debe proporcionar 
las tablas para cada orientación, según se especifica en NMP 005 -2:201 8, 7.4.2.2.7.5.  
 
Requisito 3:  Si el eje del flujo es vertical, se debe indicar la dirección del flujo (de abajo 
hacia arriba o de arriba hacia abajo).  
 
Requisito 4:  Si el eje del flujo es horizontal y el medidor tiene un dispositivo indicador 
que forma parte del cuerpo de éste, se debe proporcionar la ubicación del dispositivo 
indicador (al costado o en la parte super ior del medidor).  
 
  
NORMA  METROLÓGICA   NMP 005-3 
PERUANA   30 de 90 
 
 4.5.5.  Ensayo de temperatura del agua ( NMP 005 -2:201 8, 7.5) y ensayo de 
temperatura del agua de sobrecarga ( NMP 005 -2:201 8, 7.6)  
 
Nº de solicitud:  _____________  
 
Modelo:  _____________  
 
Fecha:  _____________  
 
Observador:  _____________  
 
 Inicio  Término   
Temperatura ambiente:    ºC 
Humedad relativa ambiente:    % 
Presión atmosférica ambiente:    MPa  
Hora:     
 
Método de ensayo:  Gravimétrico/volumétrico  
Medidas de volumen/puente -báscula utilizadas — m3 o kg:   
Conductividad del agua (solo medidores de inducción electromagnética) — 
S/cm:   
Tramo de tubería recta antes del medidor (o múltiple) — mm:  
Tramo de tubería recta después del medidor (o múltiple) — mm:  
Diámetro nominal DN de tubería antes y después del medidor (o múltiple) 
— mm:  
Describir la instalación del enderezador de flujo si se utiliza:   
 
Nº de serie del medidor: __________  Orientación (V, H, otra): ____________  
 
Dirección del flujo (ver el requisito 1): __  Ubicación del dispositivo indicador (ver el requisito 2): __  
 
Condiciones de 
aplicación  Caudal 
nominal  
 
 
(m3/h) Caudal 
real 
 
 
Q (m3/h) Presión de 
alimentación 
inicial  
 
MPa (bar)  Temperatura 
inicial del 
agua de 
entrada  
(ºC) Lectura 
inicial  
 
 
Vi(i) m3 Lectura 
final 
 
 
Vi(f) m3 Volumen 
indicado  
 
 
Vi (m3) Volumen 
real 
 
 
Va (m3) Error del 
medidor  
 
 
Em (%) EMPa 
 
 
 
(%) 
10 ºCb Q2          
30 ºCc Q2          
TMA  Q2          
Referenciad Q2          
Comentarios:  
a En el caso de un medidor de agua completo, éste es el error máximo permi tido definido en NMP 005 -1:201 8, 4.2.2 o 4.2.3, 
según la clase de exactitud del medidor. Si el ESE es un subconjunto separable, el EMP debe ser definido por el fabricante ( NMP 005 -
2:201 8, 9.4).  
b Aplicable a las clases de temperaturaT30 a T180.  
c Aplicable a las clases de temperatura T30/70 a T30/180.  
d Aplicable a los medidores con una TMA ≥50 °C. Después de exponer el medidor a un flujo de agua a una temperatura de TMA 
+10 °C ± 2,5 °C durante un período de 1 h después de que el medidor ha alcanzado la estabilidad respecto a la temperatura; y después 
de la recuperación, la funcionalidad del medidor con respecto a la totalización del volumen no debe verse afectada; la funcio nalidad 
adicional, indicada por el fabricante, no debe verse afectada; el error (de indicación) del medidor no debe sobrepa sar el EMP aplicable.  
   
NORMA  METROLÓGICA   NMP 005-3 
PERUANA   31 de 90 
 
 Requisitos  
 
Requisito 1:  Si el eje del flujo es vertical, se debe indicar la dirección del flujo (de abajo 
hacia arriba o de arriba hacia abajo).  
 
Requisito 2:  Si el eje del flujo es horizontal y el medidor tiene un dispositivo ind icador 
que forma parte del cuerpo de éste, se debe proporcionar la ubicación del dispositivo 
indicador (al costado o en la parte superior del medidor).  
 
 
   
NORMA  METROLÓGICA   NMP 005-3 
PERUANA   32 de 90 
 
 4.5.6.  Ensayo de presión del agua ( NMP 005 -2:201 8, 7.7)  
 
Nº de solicitud:  _____________  
 
Modelo:  _____________  
 
Fecha:  _____________  
 
Observador:  _____________  
 
 Inicio  Término   
Temperatura ambiente:    ºC 
Humedad relativa ambiente:    % 
Presión atmosférica ambiente:    MPa  
Hora:     
 
Método de ensayo:  Gravimétrico/volumétrico  
Medidas de volumen/puente -báscula utilizadas — m3 o kg:   
Conductividad del agua (solo medidores de inducción electromagnética) — 
S/cm:   
Tramo de tubería recta antes del medidor (o múltiple) — mm:  
Tramo de tubería recta después del medidor (o múltiple) — mm:  
Diámetro nominal DN de tubería antes y después del medidor (o múltiple) 
— mm:  
Describir la instalación del enderezador de flujo si se utiliza:   
 
Nº de serie del medidor: __________  Orientación (V, H, otra): ____________  
 
Dirección del flujo (ver el requisito 1): __  Ubicación del dispositivo indicador (ver el requisito 2): __  
 
Condiciones de 
aplicación  Caudal 
nominal  
 
 
(m3/h) Caudal 
real 
 
 
Q(m3/h) Presión de 
alimenta -
ción inicial  
 
MPa (bar)  Tempera -
tura inicial 
del agua de 
entrada  
(ºC) Lectura 
inicial  
 
 
Vi(i) m3 Lectura 
final 
 
 
Vi(f) m3 Volumen 
indicado  
 
 
Vi (m3) Volumen 
real 
 
 
Va (m3) Error del 
medidor  
 
 
Em (%) EMPa 
 
 
 
(%) 
0,03 MPa  
(0,3 bar)  Q2          
PMA  Q2          
Comentarios:  
a En el caso de un medidor de agua completo, éste es el error máximo permi tido definido en NMP 005 -1:201 8, 4.2.2 o 4.2.3, según 
la clase de exactitud del medidor. Si el ESE es un subconjunto separable, el EMP debe ser definido por el fabricante ( NMP 005 -
2:201 8, 9.4).  
 
Requisitos  
 
Requisito 1:  Si el eje del flujo es vertical, se debe indicar la dirección del flujo (de abajo 
hacia arriba o de arriba hacia abajo).  
 
Requisito 2:  Si el eje del flujo es horizontal y el medidor tiene un dispositivo indicador 
que forma parte del cuerpo de éste, se debe proporcionar la ubicac ión del dispositivo 
indicador (al costado o en la parte superior del medidor).   
NORMA  METROLÓGICA   NMP 005-3 
PERUANA   33 de 90 
 
 4.5.7.  Ensayo de flujo inverso ( NMP 005 -2:201 8, 7.8)  
 
4.5.7.1.  Generalidades  
 
Nº de solicitud:  _____________  
 
Modelo:  _____________  
 
Fecha:  _____________  
 
Observador:  _____________  
 
 Inicio  Término   
Temperatura ambiente:    ºC 
Humedad relativa ambiente:    % 
Presión atmosférica ambiente:    MPa  
Hora:     
 
Método de ensayo:  Gravimétrico/volumétrico  
Medidas de volumen/puente -báscula utilizadas — m3 o kg:   
Conductividad del agua (solo medidores de inducción electromagnética) — 
S/cm:   
Tramo de tubería recta antes del medidor (o múltiple) — mm:  
Tramo de tubería recta después del medidor (o múltiple) — mm:  
Diámetro nominal DN de tubería antes y después del medidor (o múltiple) 
— mm:  
Describir la instalación del enderezador de flujo si se utiliza:   
 
4.5.7.2.  Medidores diseñados para medir un flujo inverso accidental ( NMP 005 -
2:201 8, 7.8.3.1)  
 
Nº de serie del medidor: __________  Orientación (V, H, otra): ____________  
 
Dirección del flujo (ver el requisito 1): __  Ubicación del dispositivo indicador (ver el requisito 2): __  
 
 
  Condiciones de 
aplicación  Caudal 
nominal  
 
 
(m3/h) Caudal 
real 
 
 
(m3/h) Presión de 
alimentación 
inicial  
 
MPa (bar)  Temperatura 
inicial del 
agua de 
entrada  
(ºC) Lectura 
inicial  
 
 
Vi(i) m3 Lectura 
final 
 
 
Vi(f) m3 Volumen 
indicado  
 
 
Vi (m3) Volumen 
real 
 
 
Va (m3) Error del 
medidor  
 
 
Em (%) EMPa 
 
 
 
(%) 
Flujo inverso  Q1          
Flujo inverso  Q2          
Flujo inverso  Q3          
Comentarios:  
a En el caso de un medidor de agua  completo, éste es el error máximo permi tido definido en  NMP 005 -1:201 8, 4.2.2 o 4.2.3, 
según la clase de exactitud del medidor. Si el ESE es un subconjunto separable, el EMP debe ser definido por el fabricante ( NMP 005 -
2:201 8, 9.4).   
NORMA  METROLÓGICA   NMP 005-3 
PERUANA   34 de 90 
 
 4.5.7.3.  Medidores no diseñados para medir un flujo inverso accidental                   
(NMP 005 -2:201 8, 7.8.3.2)  
 
Nº de serie del medidor: __________  Orientación (V, H, otra): ____________  
 
Dirección del flujo (ver el requisito 1): __  Ubicación del dispositivo in dicador (ver el requisito 2): __  
 
 
4.5.7.4.   Medidores que impiden el fluj o inverso ( NMP 005 -2:201 8, 7.8.3.3)  
 
Nº de serie del medidor: __________  Orientación (V, H, otra): ____________  
 
Dirección del flujo (ver el requisito 1): __  Ubicación del dispositivo indicador (ver el requisito 2): __  
 
 
Requisitos  
 
Requisito 1:  Si el eje del flujo es vertical, se debe indicar la dirección del  flujo (de abajo 
hacia arriba o de arriba hacia abajo).  
 
Requisito 2:  Si el eje del flujo es horizontal y el medidor tiene un dispositivo indicador 
que forma parte del cuerpo de éste, se debe proporcionar la ubicación del dispositivo 
indicador (al costado o en la parte superior del medidor).  
  Condiciones de 
aplicación  Caudal 
nominal  
 
 
(m3/h) Caudal 
real 
 
 
Q (m3/h) Presión de 
alimentación 
inicial  
 
MPa (bar)  Temperatura 
inicial del 
agua de 
entrada  
(ºC) Lectura 
inicial  
 
 
Vi(i) m3 Lectura 
final 
 
 
Vi(f) m3 Volumen 
indicado  
 
 
Vi (m3) Volumen 
real 
 
 
Va (m3) Error del 
medidor  
 
 
Em (%) EMPa 
 
 
 
(%) 
Flujo inverso  0,9 Q3          
Flujo directo  Q1          
Flujo directo  Q2          
Flujo directo  Q3          
Comentarios:  
a En el caso de un medidor de agua completo, éste es el error máximo permi tido definido en  NMP 005 -1:201 8, 4.2.2 o 4.2.3, 
según la clase de exactitud del medidor. Si el ESE es un subconjunto separable, el EMP debe ser definido por el fabricante ( NMP 005 -
2:201 8, 9.4).  
Condiciones de 
aplicación  Caudal 
nominal  
 
 
(m3/h) Caudal 
real 
 
 
(m3/h) Presión de 
alimentación 
inicial  
 
MPa (bar)  Temperatura 
inicial del 
agua de 
entrada  
(ºC) Lectura 
inicial  
 
 
Vi(i) m3 Lectura 
final 
 
 
Vi(f) m3 Volumen 
indicado  
 
 
Vi (m3) Volumen 
real 
 
 
Va (m3) Error del 
medidor  
 
 
Em (%) EMPa 
 
 
 
(%) 
PMA con flujo 
inverso  0 —   — — — — — — 
Flujo directo  Q1          
Flujo directo  Q2          
Flujo directo  Q3          
Comentarios:  
a En el caso de un medidor de agua completo, éste es el error máximo permi tido definido en  NMP 005 -1:201 8, 4.2.2 o 4.2.3, 
según la clase de exactitud del medidor. Si el ESE es un subconjunto separable, el EMP debe ser definido por el fabricante ( NMP 005 -
2:201 8, 9.4).   
NORMA  METROLÓGICA   NMP 005-3 
PERUANA   35 de 90 
 
 4.5.8.  Ensayo de pérdida de presión ( NMP 005 -2:201 8, 7.9)  
 
Nº de solicitud:  _____________  
 
Modelo:  _____________  
 
Fecha:  _____________  
 
Observador:  _____________  
 
 Inicio  Término   
Temperatura ambiente:    ºC 
Humedad relativa ambiente:    % 
Presión atmosférica ambiente:    MPa  
Hora:     
 
Nº de serie del medidor: __________  Orientación (V, H, otra): ____________  
 
Dirección del flujo (ver el requisito 1): __  Ubicación del dispositivo indicador (ver el requisito 2): __  
 
Medición 1  
 
Caudal  
 
 
Q (m3/h) L1 
 
 
(mm)  L2 
 
 
(mm)  L3 
 
 
(mm)  L4 
 
 
(mm)  Presión de 
alimentación 
inicial  
MPa (bar)  Temperatura 
del agua  
 
(ºC) Sección de 
Medición  
 
(mm)  Pérdida 
de presión  
∆p1 
MPa (bar)  
         
 
Medición 2  
 
Caudal  
 
 
 
Q (m3/h) L1 
 
 
 
(mm)  L2 
 
 
 
(mm)  L3 
 
 
 
(mm)  L4 
 
 
 
(mm)  Presión de 
alimentación 
inicial  
 
MPa (bar)  Temperatura 
del agua  
 
 
(ºC) Sección de 
Medición  
 
 
(mm)  Pérdida de 
presión  
 
∆p2 
MPa (bar)  Pérdida de 
presión del 
medidor  
∆pmedidor  
MPa (bar)  
          
Comentarios:  
 
Requisitos  
 
Requisito 1:  Si el eje del flujo es vertical, se debe indicar la dirección del flujo (de abajo 
hacia arriba o de arriba hacia abajo).  
 
Requisito 2:  Si el eje del flujo es horizontal y el medidor tiene un dispositivo indicador 
que forma parte del cuerpo de éste, se debe proporcionar la ubicación del dispositivo 
indicador (al costado o en la parte superior del medidor).  
 
 
  
NORMA  METROLÓGICA   NMP 005-3 
PERUANA   36 de 90 
 
 4.5.9.  Ensayos de perturbación del flujo ( NMP 005 -2:201 8, 7.10, Anexo C)  
 
Nº de solicitud:  _____________  
 
Modelo:  _____________  
 
Fecha:  _________ ____  
 
Observador:  _____________  
 
 Inicio  Término   
Temperatura ambiente:    ºC 
Humedad relativa ambiente:    % 
Presión atmosférica ambiente:    MPa  
Hora:     
 
Método de ensayo:  Gravimétrico/volumétrico  
Medidas de volumen/puente -báscula utilizadas — m3 o kg:   
Conductividad del agua (solo medidores de inducción electromagnética) — 
S/cm:   
Diámetro nominal DN de tubería antes y después del medidor (o múltiple) 
— mm:  
Describir la instalación del enderezador de flujo si se utiliza:   
 
Disposición de la i nstalación (ver NMP 005 -2:201 8, Anexo C) — para cada ensayo 
aplicado, indicar las dimensiones reales utilizadas para la tubería (según lo especifique el 
fabricante del medidor):  
 
Nº de 
ensayo  Tipo de perturbador de flujo 
(posición)  Enderezador de 
flujo instalado  Dimensiones de la instalación (ver leyenda de 
la figura 1)  
mm 
L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 
1 1 (aguas arriba)  no —   — — — — 
1A 1 (aguas arriba)  sí —   —  —  
2 1 (aguas abajo)  no  — —  — — — 
2A 1 (aguas abajo)  sí  — —  —   
3 2 (aguas arriba)  no —   — — — — 
3A 2 (aguas arriba)  sí —   —  —  
4 2 (aguas abajo)  no  — —  — — — 
4A 2 (aguas abajo)  sí  — —  —   
5 3 (aguas arriba)  no —   — — — — 
5A 3 (aguas arriba)  sí —   —  —  
6 3 (aguas abajo)  no  — —  — — — 
6A 3 (aguas abajo)  sí  — —  —   
Comentarios:  
 
   
NORMA  METROLÓGICA   NMP 005-3 
PERUANA   37 de 90 
 
 Dirección del flujo: directo/inverso  
 
Nº de serie del medidor: ________  Orientación (V, H, otra): ____________  
 
Dirección del flujo (ver el requisito 1): __  Ubicación del dispositivo indicador (ver el requisito 2): __  
 
Nº de 
ensayo  Caudal  
real 
 
Q (m3/h) Presión  
pw 
 
MPa  (bar)  Temperatura 
del agua  
 
Tw (ºC) Lectura 
inicial  
 
Vi (i) m3 Lectura 
final 
 
Vi(f) m3 Volumen 
indicado  
 
Vi (m3) Volumen 
real 
 
Va (m3) Error del 
medidor  
 
Em (%) EMPa 
 
 
(%) 
1          
1A          
2          
2A          
3          
3A          
4          
4A          
5          
5A           
6          
6A          
Comentarios:  
a En el caso de un medidor de agua completo, éste es el error máximo permi tido definido en NMP 005 -1:201 8, 
4.2.2 o 4.2.3, según la clase de exactitud del medidor. Si el ESE es un subconjunto separable, el EMP debe ser 
definido por el fabricante ( NMP 005 -2:201 8, 9.4).  
 
En el caso de medidores para los que el fabricante ha especificado tramos de instalación 
de por lo menos 15 × DN aguas arriba y 5 × DN aguas abajo del medidor, no se permiten 
enderezadores externos.  
 
Cuando el fabricante ha especificado una longitud mínima de tubería recta ( L2) de 5 × DN 
aguas abajo del medidor, solo se requieren los ensayos 1, 3 y 5.  
 
Requisitos  
 
Requisito 1:  Si el eje del flujo es vertical, se debe indicar la dirección del flujo (de abajo 
hacia arriba o de arriba hacia abajo).  
 
Requisito 2:  Si el eje del flujo es horizontal y el medidor tiene un dispositivo indicador 
que forma parte del cuerpo de éste, se debe p roporcionar la ubicación del dispositivo 
indicador (al costado o en la parte superior del medidor).  
 
 
 
  
NORMA  METROLÓGICA   NMP 005-3 
PERUANA   38 de 90 
 
  
Leyenda  
 
L1 tramo recto de tubo de entrada, sin perturbador de flujo o enderezador de 
flujo  1 medidor de agua  
L2 tramo recto de tubo de salida, sin perturbador de flujo o enderezador de 
flujo  2 tubería recta  
L3 tramo entre la salida del perturbador de flujo aguas arriba y la entrada del 
medidor (o múltiple)  3 enderezador de flujo  
L4 tramo entre la salida del medidor (o múltiple) y la entrada del perturbador 
de flujo aguas abajo)  4 perturbador de flujo  
L5 tramo entre la salida del enderezador de flujo aguas arriba y la entrada del 
medidor (o múltiple)    
L6 tramo entre la salida del medidor (o múltiple) y la entrada del enderezador 
de flujo aguas abajo)    
L7 tramo del enderezador de flujo    
a flujo    
 
Figura 1 — Leyenda de las posiciones relativas  
 
 
  
 
NORMA  METROLÓGICA   NMP 005-3 
PERUANA   39 de 90 
 
 4.5.10.   Ensayos de durabilidad ( NMP 005 -2:201 8, 7.11)  
 
4.5.10.1.   Ensayo de flujo discontinuo ( NMP 005 -2:201 8, 7.11.2)  
 
Este ensayo es aplicable únicamente a medidores con valores de Q3 ≤ 16 m3/h. 
 
Nº de solicitud:   
Método de ensayo:  Gravimétrico/volumétrico  
Medidas de volumen/puente -báscula utilizadas — m3 o kg:   
Conductividad del agua (solo medidores de inducción electromagnética) — S/cm:   
Tramo de tubería recta antes del medidor (o múltiple) — mm:  
Tramo de tubería recta después del medidor (o múltiple) — mm:  
Diámetro nominal DN de tubería antes y después del medidor (o múltiple) — mm:  
Describir la instalación del enderezador de flujo si se utiliza:   
 
Lecturas realizadas durante el ensayo  
 
Nº de serie del medidor: ________  
 
NOTA:  Las lecturas se registran cada 24 h o cada período más corto si el ensayo está 
subdividido así.  
 
Condiciones ambientales al inicio  
 
Temperatura 
ambiente  Humedad relativa 
ambiente  Presión atmosférica 
ambiente  Hora  
°C % MPa (bar)   
    
 
Fecha  Hora  Observador  Presión 
aguas 
arriba  
MPa 
(bar)  Presión 
aguas 
abajo 
MPa 
(bar)  Temp. 
aguas 
arriba  
 
(°C) Caudal 
real 
 
 
(m3/h) Lectura 
del 
medidor  
 
(m3) Períodos del ciclo de flujo - s Volumen 
total 
descargado  
 
(m3) Nº total de 
ciclos de flujo  
 
 
subida   
activado   
bajada   
desactivado  
              
              
              
              
              
              
              
        Totales al término del ensayo =    
        Total teóricoa =   
a El volumen teórico mínimo que ha pasado duran te el ensayo es igual a 0, 5 × Q3 × 100 000 × 32 / 3600 expresado en m3. Número mínimo de ciclos de ensayo 
durante el ensayo = 100 000. 
 
 
   
NORMA  METROLÓGICA   NMP 005-3 
PERUANA   40 de 90 
 
 Condiciones ambientales al término  
 
Temperatura ambiente  
 
(°C) Humedad relativa 
ambiente  
(%) Presión atmosférica 
ambiente  
MPa (bar)  Hora  
    
 
Comentarios:  
 
Observador: ________________  Fecha: _____________________  
 
Errores (de indicación) medidos después del ensayo de flujo discontinuo  
 
Nº de serie del medidor: ________   
 
Caudal 
real 
 
 
Q (m3/h) Presión de 
trabajo  
pw 
 
MPa (bar)  Temp eratura  
de trabajo  
 
 
Tw (ºC) Lectura 
inicial  
 
 
Vi(i) m3 Lectura 
final 
 
 
Vi(f) m3 Volumen 
indicado  
 
 
Vi (m3) Volumen 
real 
 
 
Va (m3) Error 
del 
medidor  
 
Em (%) EMPa 
 
 
 
(%) Error de 
variación de 
curvab 
𝐸̅m(B) - 𝐸̅m(A) 
(%) EMP (de 
error de 
variación de 
curva)c 
(%) 
           
         – – 
d         – – 
 𝐸̅m2    
𝐸̅m3   
𝐸̅m(B)   
a Para los valores de EMP, consultar NMP 005 -1:201 8, 4.2. Para los criterios de aceptación, consultar NMP 005 -2:201 8, 7.4.5.  
b 𝐸̅m(A) es el error intrínseco medio (de indicación) – ver informe de ensayo 5.3; 𝐸̅m(B) es el error medio (de indicación) medido 
después de este ensayo de flujo discontinuo.  
c Para los valores de EMP y los criterios de aceptación, consultar  NMP 005 -2:201 8, 7.11.2.4.  
d Realizar un tercer ensayo si Q = Q1, Q2 o Q3 o si para el primer o segundo ensayo el error del medidor se encuentra  fuera del 
EMP ( NMP 005 -2:201 8, 7.4.5)  
 
 
   
NORMA  METROLÓGICA   NMP 005-3 
PERUANA   41 de 90 
 
 4.5.10.2.  Ensayo de flujo continuo ( NMP 005 -2:201 8, 7.11.3)  
 
Nº de solicitud:   
Método de ensayo:  Gravimétrico/volumétrico  
Medidas de volumen/puente -báscula utilizadas — m3 o kg:   
Conductividad del agua (solo medidores de inducción electromagnética) — S/cm:   
Tramo de tubería recta antes del medidor (o múltiple) — mm:  
Tramo de tubería recta después del medidor (o múltiple) — mm:  
Diámetro nominal DN de tubería antes y después del medidor (o múltiple) — mm:  
Describir  la instalación del enderezador de flujo si se utiliza:   
 
Lecturas realizadas durante el ensayo  
 
Nº de serie del medidor: ________   
 
NOTA  Las lecturas se registran cada 24 h o cada período más corto si el ensayo está 
subdividido así.  
 
Condiciones ambientales al inicio  
 
Temperatura ambiente  
(°C) Humedad relativa 
ambiente  
(%) Presión atmosférica 
ambiente  
MPa (bar)  Hora  
    
 
 
Fecha  Hora  Observador  Presión 
aguas 
arriba  
 
MPa (bar)  Presión 
aguas abajo  
 
 
MPa (bar)  Temp. 
aguas 
arriba  
 
(ºC) Caudal 
real 
 
 
(m3/h) Lectura del 
medidor  
 
 
(m3) Volumen 
total 
descargado  
 
(m3) Período 
total 
 
 
(h) 
          
          
          
          
          
          
          
          
 Totales al término del ensayo =    
Volumen mínimo descargadoa =   
Comentarios:  
 
 
 
 
a Para medidores con Q3 ≤ 16 m3/h, el período total = 100 h con Q4 (el volumen mínimo descargado al término 
del ensayo es [ Q4] × 100, expresado en m3, donde [ Q4] es el número igual al valor de Q4, expresado en m3/h). 
 Para medidores con Q3 > 16 m3/h, el período total = 800 h con Q3 (el volumen mínimo descargado al término 
del ensayo es [ Q3] × 800, expresado en m3, donde [ Q3] es el número equivalente al valor de Q3, expresado en m3/h) y 
200 h con Q4 (el volumen mínimo descargado al término del ensayo es [ Q4] × 200, expresado en m3) donde [ Q4] es el 
número equivalente al valor de Q4, expresado en m3/h). 
 
   
NORMA  METROLÓGICA   NMP 005-3 
PERUANA   42 de 90 
 
 Condiciones ambientales al término  
 
Temperatura ambiente  
 
(°C) Humedad relativa 
ambiente  
(%) Presión atmosférica 
ambiente  
MPa (bar)  Hora  
    
 
Observador: ________________  Fecha: _____________________  
 
Errores (de indicación) medidos después del ensayo de flujo continuo  
 
Nº de serie del medidor: ________  
 
Caudal 
real 
 
 
Q (m3/h) Presión de 
trabajo  
pw 
 
MPa (bar)  Temp. de 
trabajo  
 
 
Tw (ºC) Lectura 
inicial  
 
 
Vi(i) m3 Lectura 
final 
 
 
Vi(f) m3 Volumen 
indicado  
 
 
Vi (m3) Volumen 
real 
 
 
Va (m3) Error del 
medidor  
 
 
Em (%) EMPa 
 
 
 
(%) Error de 
variación de 
curvab 
𝐸̅m(B) - 𝐸̅m(A) 
(%) EMP (de 
error de 
variación 
de curva)c 
(%) 
           
         – – 
d         – – 
 𝐸̅m2    
𝐸̅m3   
𝐸̅m(B)   
Comentarios:  
 
 
 
 
 
a Para los valores del EMP, consultar NMP 005 -1:201 8, 4.2. Para los criterios de aceptación, consultar NMP 005 -2:201 8, 7.4.5.  
b 𝐸̅m(A) es el error intrínseco medio (de indicación). Ver informe de ensayo 5.3; 𝐸̅m(B) es el error medio (de indicación) medido 
después de este ensayo de flujo continuo (= 𝐸̅m2 o 𝐸̅m3). 
c Para los valores del EMP y los criterios de aceptación, consultar NMP 00 5-2:201 8, 7.11.3.4.  
d Realizar un tercer ensayo si Q = Q1, Q2 o Q3 o si para el primer o segundo ensayo el error del medidor se encuentra fuera del 
EMP ( NMP 005 -2:201 8, 7.4.5)  
 
 
   
NORMA  METROLÓGICA   NMP 005-3 
PERUANA   43 de 90 
 
 4.5.10.3.  Ensayo de flujo discontinuo ( NMP 005 -2:201 8, 7.11.2)  
 
(Aplicable únicamente  a los medidores de combinación)  
 
Nº de solicitud:   
Método de ensayo:  Gravimétrico/volumétrico  
Medidas de volumen/puente -báscula utilizadas — m3 o kg:   
Conductividad del agua (solo medidores de inducción electromagnética) — S/cm:   
Tramo de tubería recta antes del medidor (o múltiple) — mm:  
Tramo de tubería recta después del medidor (o múltiple) — mm:  
Diámetro nominal DN de tubería antes y después del medidor (o múltiple) — mm:  
Describir la instalación del enderezador de flujo si se utiliza:   
Caudal de conmutación especificado Qx2  
Caudal de ensayo seleccionado (el mínimo es dos veces el caudal de conmutación 
Qx2)  
 
Lecturas realizadas durante el ensayo  
 
Nº de serie del medidor: ________  
 
NOTA  Las lecturas se registran cada 24 h o cada período más corto si el ensayo está 
subdividido así.  
 
Condiciones ambientales al inicio  
 
Temperatura ambiente  
 
(°C) Humedad relativa 
ambiente  
(%) Presión atmosférica 
ambiente  
MPa (bar)  Hora  
    
 
Fecha  Hora  Observador  Presión 
aguas 
arriba  
MPa 
(bar) Presión 
aguas 
abajo  
MPa 
(bar)  Temp. 
aguas 
arriba  
 
(°C) Caudal 
real 
 
 
(m3/h) Lectura 
del 
medidor  
 
(m3) Períodos del ciclo de flujo - s Volumen 
total 
descargado  
 
(m3) Nº total 
de 
ciclos 
de flujo  
  
subida   
activado   
bajada   
desactivado  
              
              
              
              
              
              
              
              
 Totales al término del ensayo =    
Total teóricoa =   
a El volumen teórico mínimo que ha pasado por los medidores durante el ensayo es igual a 0.5 × Q1 × 50 000 × 32 / 3600 expresado en 
m3. Número mínimo de ciclos de ensayo durante el ensayo = 50  000. 
 
   
NORMA  METROLÓGICA   NMP 005-3 
PERUANA   44 de 90 
 
 Condiciones ambientales al término  
 
Temperatura ambiente  
 
(°C) Humedad relativa 
ambiente  
(%) Presión atmosférica 
ambiente  
MPa (bar)  Hora  
    
 
Comentarios:  
 
Observador: ________________  Fecha: _____________________  
 
Errores (de indicación) medidos después del ensayo de flujo discontinuo  
 
Nº de serie del medidor: ________  
 
Caudal 
real 
 
 
Q (m3/h) Presión de 
trabajo  
pw 
 
MPa (bar)  Temp. de 
trabajo  
 
 
Tw (ºC) Lectura 
inicial  
 
 
Vi(i) m3 Lectura 
final 
 
 
Vi(f) m3 Volumen 
indicado  
 
 
Vi (m3) Volumen 
real 
 
 
Va (m3) Error 
del 
medidor  
 
Em (%) EMPa 
 
 
 
(%) Error de 
variación de 
curvab 
𝐸̅m(B) - 𝐸̅m(A) 
(%) EMP (de error 
de variación 
de curva)c 
 
(%) 
           
         – – 
d         – – 
 𝐸̅m2    
𝐸̅m3   
𝐸̅m(B)   
Comentarios:  
 
 
 
 
 
a Para los valores del EMP, consultar NMP 005 -1:201 8, 4.2. Para los criterios de aceptación, consultar NMP 005 -2:201 8, 
7.4.5.  
b 𝐸̅m(A) es el error intrínseco medio (de indicación). Ver informe de ensayo 5.3; 𝐸̅m(B) es el error medio (de indicación) 
medido después de este ensayo de flujo discontinuo (= 𝐸̅m2 o 𝐸̅m3). 
c Para los valores del EMP y los criterios de aceptación, consultar NMP 005 -2:201 8, 7.11.3.4.  
d Realizar un tercer ensayo si Q = Q1, Q2 o Q3 o si para el primer o segundo ensayo el error del medidor se encuentra 
fuera del EMP ( NMP 005 -2:201 8, 7.4.5 ) 
 
 
 
   
NORMA  METROLÓGICA   NMP 005-3 
PERUANA   45 de 90 
 
 4.5.11  Ensayo de campo magnético estático ( NMP 005 -2:201 8, 7.12, 8.16)  
 
Nº de solicitud:  _____________  
 
Modelo:  _____________  
 
Fecha:  _____________  
 
Observador:  _____________  
 
 Inicio  Término   
Temperatura ambiente:    ºC 
Humedad relativa ambiente:    % 
Presión atmosférica ambiente:    MPa  
Hora:     
 
Método de ensayo:  Gravimétrico/volumétrico  
Medidas de volumen/puente -báscula utilizadas — m3 o kg:   
Conductividad del agua (solo medidores de inducción electromagnética) — S/cm:   
Tramo de tubería recta antes del medidor (o múltiple) — mm:  
Tramo de tubería recta después del medidor (o múltiple) — mm:  
Diámetro nominal DN de tubería antes y después del medidor (o múltiple) — mm:  
Describir la instalación del enderezador de flujo si se utiliza:   
 
Nº de serie del medidor: ________  Orientación (V, H, otra): ____________  
 
Dirección del flujo (ver el requisito 1): __  Ubicación del dispositivo indicador (ver el requisito 2): __  
 
 
 
  Condiciones 
de aplicación  Caudal 
nominal  
 
 
(m3/h) Caudal 
real 
 
 
(m3/h) Presión de 
alimentación 
inicial  
 
MPa (bar)  Temperatura 
inicial del 
agua de 
entrada  
(ºC) Lectura 
inicial  
 
 
Vi(i) m3 Lectura 
final 
 
 
Vi(f) m3 Volumen 
indicado  
 
 
Vi (m3) Volumen 
real 
 
 
Va (m3) Error 
del 
medidor  
 
Em (%) EMPa 
 
 
 
(%) 
Ubicación 1  Q3           
Ubicación 2 
(opcional)  Q3          
Ubicación 3 
(opcional)  Q3          
Comentarios: Registrar la ubicación del imán.  
a En el caso de un medidor de agua completo, éste es el error máximo permi tido definido en  NMP 005 -1:201 8, 4.2.2 o 4.2.3, según 
la clase  de exactitud del medidor. Si el ESE es un subconjunto separable, el EMP debe ser definido por el fabricante ( NMP 005 -2:201 8, 
9.4).  
NORMA  METROLÓGICA   NMP 005-3 
PERUANA   46 de 90 
 
 Requisitos  
 
Requisito 1:  Si el eje del flujo es vertical, se debe indicar la dirección del flujo (de abajo 
hacia arriba  o de arriba hacia abajo).  
 
Requisito 2:  Si el eje del flujo es horizontal y el medidor tiene un dispositivo indicador 
que forma parte del cuerpo de éste, se debe proporcionar la ubicación del dispositivo 
indicador (al costado o en la parte superior del me didor).  
 
 
   
NORMA  METROLÓGICA   NMP 005-3 
PERUANA   47 de 90 
 
 4.5.11.  Ensayos a los dispositivos auxiliares de un medidor de agua ( NMP 005 -
2:201 8, 7.13)  
 
Nº de solicitud:  _____________  
 
Modelo:  _____________  
 
Fecha:  _____________  
 
Observador:  _____________  
 
 Inicio  Término   
Temperatura ambiente:    ºC 
Humedad relativa ambiente:    % 
Presión atmosférica ambiente:    MPa  
Hora:     
 
Método de ensayo:  Gravimétrico/volumétrico  
Medidas de volumen/puente -báscula utilizadas — m3 o kg:   
Conductividad del agua (solo medidores de inducción electromagnética) — S/cm:   
Tramo de tubería recta antes del medidor (o múltiple) — mm:  
Tramo de tubería recta después del medidor (o múltiple) — mm:  
Diámetro nominal DN de tubería antes y después del medidor (o múltiple) — mm:  
Describir la instalación del enderezador de flujo si se utiliza:   
 
 
   
NORMA  METROLÓGICA   NMP 005-3 
PERUANA   48 de 90 
 
 Nº de serie del medidor: ________  Orientación (V, H, otra): ____________  
 
Dirección del flujo (ver el requisito 3): __  Ubicación del dispositivo indicador (ver el requisito 4): __  
 
Caudal 
real 
 
Q (m3/h) Presión de 
alimentación 
inicial  
MPa (bar)  Temperatura 
del agua  
 
Tw (°C) Lectura 
inicial  
 
Vi(i) m3 Lectura 
final 
 
Vi(f) m3 Volumen 
indicado  
 
Vi (m3) Volumen 
real 
 
Va (m3) Error del 
medidor  
 
Em (%) EMPa 
 
 
(%) 
         
         
b         
 𝐸̅m2   
𝐸̅m3   
 Desviación 
estándar  
(%) EMP/3a 
 
(%) 
s cd   
a En el caso de un medidor de agua completo, éste es el error máximo permi tido definido en NMP 005 -1:201 8, 
4.2.2 o 4.2.3, según la clase de exactitud del medidor. Si el ESE es un subconjunto separable, el EMP debe ser definido 
por el fabricante ( NMP 005 -2:201 8, 9.4). Para los criterios de aceptación, consultar NMP 005 -2:201 8, 7.4.5.  
b Realizar un tercer ensayo si Q = Q1, Q2 o Q3 o si para el primer o segundo ensayo el error del medidor se encuentra 
fuera del EMP ( NMP 005 -2:201 8, 7.4.5)  
c Calcular la desviación estándar si Q = Q1, Q2 o Q3 (NMP 005 -2:201 8, 7.4.5).  
d Desviación estándar de tres mediciones del error (de indicación) realizadas con el mismo caudal nominal.  
 
 
   
NORMA  METROLÓGICA   NMP 005-3 
PERUANA   49 de 90 
 
 Nº de serie del medidor: ________  Orientación (V, H, otra): ____________  
 
Dirección del flujo (ver el requisito 3): __  Ubicación del dispositivo indicador (ver el requisito 4): __  
 
Caudal 
real 
 
Q (m3/h) Presión de 
alimentación 
inicial  
MPa (bar)  Temperatura 
del agua  
 
Tw (°C) Lectura 
inicial  
 
Vi(i) m3 Lectura 
final 
 
Vi(f) m3 Volumen 
indicado  
 
Vi (m3) Volumen 
real 
 
Va (m3) Error del 
medidor  
 
Em (%) EMPa 
 
 
(%) 
         
         
b         
 𝐸̅m2   
𝐸̅m3   
 Desviación 
estándar  
(%) EMP/3a 
 
(%) 
s cd   
a En el caso de un medidor de agua completo, éste es el error máximo permi tido definido en NMP 005 -1:201 8, 
4.2.2 o 4.2.3, según la clase de exactitud del medidor. Si el ESE es un subconjunto separable, el EMP debe ser definido 
por el fabricante ( NMP 005 -2:201 8, 9.4). Para los criterios de aceptación, consultar NMP 00 5-2:201 8, 7.4.5.  
b Realizar un tercer ensayo si Q = Q1, Q2 o Q3 o si para el primer o segundo ensayo el error del medidor se encuentra 
fuera del EMP ( NMP 005 -2:201 8, 7.4.5)  
c Calcular la desviación estándar si Q = Q1, Q2 o Q3 (NMP 005 -2:201 8, 7.4.5).  
d Desviación estándar de tres mediciones del error (de indicación) realizadas con el mismo caudal nominal.  
 
   
NORMA  METROLÓGICA   NMP 005-3 
PERUANA   50 de 90 
 
 Nº de serie del medidor: ________  Orientación (V, H, otra): ____________  
 
Dirección del flujo (ver el requisito 3): __  Ubicación del dispositivo indicador (ver el requisito 4): __  
 
Caudal 
real 
 
Q (m3/h) Presión de 
alimentación 
inicial  
MPa (bar)  Temperatura 
del agua  
 
Tw (°C) Lectura 
inicial  
 
Vi(i) m3 Lectura 
final 
 
Vi(f) m3 Volumen 
indicado  
 
Vi (m3) Volumen 
real 
 
Va (m3) Error del 
medidor  
 
Em (%) EMPa 
 
 
(%) 
         
         
b         
 𝐸̅m2   
𝐸̅m3   
 Desviación 
estándar  
% EMP/3a 
 
% 
s cd   
a En el caso de un medidor de agua completo, éste es el error máximo permi tido definido en NMP 005 -1:201 8, 
4.2.2 o 4.2.3, según la clase de exactitud del medidor. Si el ESE es un subconjunto separable, el EMP debe ser definido 
por el fabricante ( NMP 005 -2:201 8, 9.4). Para los criterios de aceptación, consultar NMP 005 -2:201 8, 7.4.5.  
b Realizar un tercer ensayo si Q = Q1, Q2 o Q3 o si para el primer o segundo ensayo el error del medidor se encuentra 
fuera del EMP ( NMP 005 -2:201 8, 7.4.5)  
c Calcular la desviación estándar si Q = Q1, Q2 o Q3 (NMP 005 -2:201 8, 7.4.5).  
d Desviación estándar de tres mediciones del error (de indicación) r ealizadas con el mismo caudal nominal.  
 
 
Requisitos  
 
Requisito 1:  Se deben añadir las tablas para cada caudal de acuerdo con NMP 005 -2:201 8, 
7.4.4.  
 
Requisito 2: En el caso de medidores no marcados con “H” o “V”, se debe proporcionar 
las tablas para cada orientación, según se especifica en NMP 005 -2:201 8, 7.4.2.2.7.5.  
 
Requisito 3: Si el eje del flujo es vertical, se debe indicar la dirección del flujo (de abajo 
hacia arriba o de arriba hacia abajo).  
 
Requisito 4: Si el eje del flujo es horizontal y el medidor tiene un dispositivo indicador 
que forma parte del cuerpo de éste, se debe proporcionar la ubicación del dispositivo 
indicador (al costado o en la parte super ior del medidor).  
 
Comentarios:  
 
 
   
NORMA  METROLÓGICA   NMP 005-3 
PERUANA   51 de 90 
 
 4.6. Ensayos de evaluación de tipo (para medidores de agua electrónicos y 
medidores de agua mecánicos equipados con componentes electrónicos)  
 
4.6.1.  Calor seco (sin condensación) ( NMP 005 -2:201 8, 8.2)  
 
Nº de solicitud:  _____________  
 
Modelo:  _____________  
 
Fecha:  _____________  
 
Observador:  _____________  
 
 Inicio  Término   
Temperatura ambiente:    ºC 
Humedad relativa ambiente:    % 
Presión atmosférica ambiente:    MPa  
Hora:     
 
Método de ensayo:  Gravimétrico/volumétrico  
Medidas de volumen/puente -báscula utilizadas — m3 o kg:   
Conductividad del agua (solo medidores de inducción electromagnética) — S/cm:   
Tramo de tubería recta antes del medidor (o múltiple) — mm:  
Tramo de tubería recta después del medidor (o múltiple)  — mm:  
Diámetro nominal DN de tubería antes y después del medidor (o múltiple) — mm:  
Describir la instalación del enderezador de flujo si se utiliza:   
 
Nº de serie del medidor: ________  Orientación (V, H, otra): ____________  
 
Dirección del flujo (ver el requisito 1): _____  Ubicación del dispositivo indicador (ver el requisito 
2): _____  
 
Condiciones 
de aplicación  Caudal real 
o simulado  
 
(m3/h) Presión de 
trabajoa 
pw 
MPa (bar)  Temperatura de 
trabajoa 
 
Tw (ºC) Lectura 
inicial  
 
Vi(i) m3 Lectura 
final 
 
Vi(j) m3 Volumen 
indicado  
 
Vi (m3) Volumen 
real 
 
Va (m3) Error del 
medidor  
 
Em (%) EMPb 
 
 
(%) 
20 ºC           
55 ºC           
20 ºC           
Comentarios:  
a Se deben registrar la temperatura y la presión utilizando un dispositivo de registro de datos para asegurar la conformidad con la 
norma IEC pertinente.  
b En el caso de un medidor de agua completo, éste es el error máximo permi tido definido en NMP 005 -1:201 8, 4.2.2 o 4.2.3, 
según la clase de exactitud del medidor. Si el ESE es una parte separable del med idor de agua, el EMP debe ser definido por el 
fabricante ( NMP 005 -2:201 8, 9.4).  
 
 
 
 
 
  
NORMA  METROLÓGICA   NMP 005-3 
PERUANA   52 de 90 
 
 Requisitos  
 
Requisito 1:  Si el eje del flujo es vertical, se debe indicar la dirección del flujo (de abajo 
hacia arriba o de arriba hacia abajo).  
 
Requisito 2:  Si el eje  del flujo es horizontal y el medidor tiene un dispositivo indicador 
que forma parte del cuerpo de éste, se debe proporcionar la ubicación del dispositivo 
indicador (al costado o en la parte superior del medidor).  
 
 
   
NORMA  METROLÓGICA   NMP 005-3 
PERUANA   53 de 90 
 
 4.6.2.  Frío ( NMP 005 -2:201 8, 8.3)  
 
Nº de solicitud:  _____________  
 
Modelo:  _____________  
 
Fecha:  _____________  
 
Observador:  _____________  
 
 
 Inicio  Término   
Temperatura ambiente:    ºC 
Humedad relativa ambiente:    % 
Presión atmosférica ambiente:    MPa  
Hora:     
 
Método de ensayo:  Gravimétrico/volumétrico  
Medidas de volumen/puente -báscula utilizadas — m3 o kg:   
Conductividad del agua (solo medidores de inducción electromagnética) — S/cm:   
Tramo de tubería recta antes del medidor (o múltiple) — mm:  
Tramo de tubería recta después  del medidor (o múltiple) — mm:  
Diámetro nominal DN de tubería antes y después del medidor (o múltiple) — mm:  
Describir la instalación del enderezador de flujo si se utiliza:   
 
Clase ambiental: __________  
 
Nº de serie del medidor: ________  Orientación  (V, H, otra): ____________  
 
Dirección del flujo (ver el requisito 1): __  Ubicación del dispositivo indicador (ver el requisito 2): __  
 
Condiciones 
de aplicación  Caudal real 
o simulado  
 
(m3/h) Presión de 
trabajoa 
pw 
MPa (bar)  Temperatura de 
trabajoa 
 
Tw (ºC) Lectura 
inicial  
 
Vi(i) m3 Lectura 
final 
 
Vi(j) m3 Volumen 
indicado  
 
Vi (m3) Volumen 
real 
 
Va (m3) Error del 
medidor  
 
Em (%) EMPb 
 
 
(%) 
20 ºC           
+5 ºC o  
-25 ºC           
20 ºC           
Comentarios:  
a Se deben registrar la temperatura y la presión utilizando un dispositivo de registro de datos para asegurar la conformidad con la 
norma IEC pertinente.  
b En el caso de un medidor de agua completo, éste es el error máximo permi tido definido en NMP 005 -1:201 8, 4.2.2 o 4.2.3, 
según la clase de exa ctitud del medidor. Si el ESE es una parte separable del medidor de agua, el EMP debe ser definido por el 
fabricante ( NMP 005 -2:201 8, 9.4).  
 
   
NORMA  METROLÓGICA   NMP 005-3 
PERUANA   54 de 90 
 
 Requisitos  
 
Requisito 1:  Si el eje del flujo es vertical, se debe indicar la dirección del flujo (de abajo 
hacia  arriba o de arriba hacia abajo).  
 
Requisito 2: Si el eje del flujo es horizontal y el medidor tiene un dispositivo indicador 
que forma parte del cuerpo de éste, se debe proporcionar la ubicación del dispositivo 
indicador (al costado o en la parte superior  del medidor).  
 
   
NORMA  METROLÓGICA   NMP 005-3 
PERUANA   55 de 90 
 
 4.6.3.  Ensayo cíclico de calor húmedo (con condensación) ( NMP 005 -2:201 8, 
8.4) 
 
Nº de solicitud:  _____________  
 
Modelo:  _____________  
 
Fecha:  _____________  
 
Observador:  _____________  
 
 Inicio  Término   
Temperatura ambiente:    ºC 
Humedad relativa ambiente:    % 
Presión atmosférica ambiente:    MPa  
Hora:     
 
Método de ensayo:  Gravimétrico/volumétrico  
Medidas de volumen/puente -báscula utilizadas — m3 o kg:   
Conductividad del agua (solo medidores de inducción electromagnética) — S/cm:   
Tramo de tubería recta antes del medidor (o múltiple) — mm:  
Tramo de tubería recta después del medidor (o múltiple) — mm:  
Diámetro nominal DN de tubería antes y después del medidor (o múltiple) — mm:  
Describir la instalación del enderezador de flujo si se utiliza:   
 
Clase ambiental: __________  
 
Nº de serie del medidor: ________  Orientación (V, H, otra): ____________  
 
Dirección del flujo (ver el requisito 1): _____   
Ubicación del dispositivo indicador (ver el requisito 2): _____  
 
Condiciones 
de aplicación  Caudal real 
o simulado  
 
Q (m3/h) Presión de  
trabajo  
pw 
MPa (bar)  Temperatura  
de trabajoa 
 
Tw (ºC) Lectura  
inicial  
 
Vi(i) m3 Lectura  
final 
 
Vi(j) m3 Volumen  
indicado  
 
Vi (m3) Volumen  
real 
 
Va (m3) Error del  
medidor  
 
Em (%) EMPb 
 
 
(%) Falla  
 
 
Em2) − Em1) 
(%) Falla  
significativa  
 
 
(%) ESE funciona  
correctamente  
 
Condiciones 
de referencia  
1) Antes de 
los ciclos   
         
– – – – 
Preacondicionar el medidor.  
Aplicar los ciclos de calor húmedo (duración de 24 h), dos ciclos entre 25 °C y 40 °C (clase ambiental B) o 55 °C (clases ambientales O y M).  
2) Después de 
los ciclos             sí no 
Comentarios:  
a Se deben registrar la temperatura y la presión utilizando un dispositivo de registro de datos para asegurar la conformidad co n la norma IEC  pertinente.  
b En el caso de un medidor de agua completo, éste es el error máximo permi tido definido en NMP 005 -1:201 8, 4.2.2 o 4.2.3, según la clase de exactitud del 
medidor. Si el ESE es una parte separable del medidor de agua, el EMP debe ser definido p or el fabricante ( NMP 005 -2:201 8, 9.4).  
 
   
NORMA  METROLÓGICA   NMP 005-3 
PERUANA   56 de 90 
 
 Requisitos  
 
Requisito 1:  Si el eje del flujo es vertical, se debe indicar la dirección del flujo (de abajo 
hacia arriba o de arriba hacia abajo).  
 
Requisito 2:  Si el eje del flujo es horizontal y el medidor tiene  un dispositivo indicador 
que forma parte del cuerpo de éste, se debe proporcionar la ubicación del dispositivo 
indicador (al costado o en la parte superior del medidor).  
 
 
   
NORMA  METROLÓGICA   NMP 005-3 
PERUANA   57 de 90 
 
 4.6.4.  Variación de la alimentación eléctrica ( NMP 005 -2:201 8, 8.5)  
 
4.6.4.1.   Generalidades  
 
Nº de solicitud:  _____________  
 
Modelo:  _____________  
 
Fecha:  _____________  
 
Observador:  _____________  
 
 Inicio  Término   
Temperatura ambiente:    ºC 
Humedad relativa ambiente:    % 
Presión atmosférica ambiente:    MPa  
Hora:     
 
Método de ensayo:  Gravimétrico/volumétrico  
Medidas de volumen/puente -báscula utilizadas — m3 o kg:   
Conductividad del agua (solo medidores de inducción electromagnética) — S/cm:   
Tramo de tubería recta antes del medidor (o múltiple) — mm:  
Tramo de tubería recta después  del medidor (o múltiple) — mm:  
Diámetro nominal DN de tubería antes y después del medidor (o múltiple) — mm:  
Describir la instalación del enderezador de flujo si se utiliza:   
 
 
  
 
   
NORMA  METROLÓGICA   NMP 005-3 
PERUANA   58 de 90 
 
 4.6.4.2.  Medidores alimentados con corriente alterna directa de red (monofásica) 
o por convertidores de CA/CC ( NMP 005 -2:201 8, 8.5.2)  
 
Nº de serie del medidor: ________  Orientación (V, H, otra): ____________  
 
Dirección del flujo (ver el requisito 1): _____   
Ubicación del dispositivo indicador (ver el requisito 2): _____  
 
Condiciones de 
aplicación  
(tensión simple)  Ui 
 
 
V Caudal real o 
simulado  
 
(m3/h) Presión de 
trabajo  
pw 
MPa (bar)  Temperatura de 
trabajo  
 
Tw (°C) Lectura 
inicial  
 
Vi(i) m3 Lectura final  
 
 
Vi(j) m3 Volumen 
indicado  
 
Vi (m3) Volumen 
real 
 
Va (m3) Error del 
medidor  
 
Em (%) EMPa 
 
 
(%) 
Unom + 10 %            
fnom + 2 %            
Unom − 15 %            
fnom − 2 %            
Comentarios:  
a En el caso de un medidor de agua completo, éste es el error máximo permi tido definido en NMP 005 -1:201 8, 4.2.2 o 4.2.3, según la clase de exactitud del 
medidor. Si el ESE es una parte separable del medidor de agua, el EMP debe ser definido por el fabricante ( NMP 005 -2:201 8, 9.4).  
 
Requisitos  
 
Requisito 1:  Si el eje del flujo es vertical, se debe indicar la dirección del fl ujo (de abajo 
hacia arriba o de arriba hacia abajo).  
 
Requisito 2:  Si el eje del flujo es horizontal y el medidor tiene un dispositivo indicador 
que forma parte del cuerpo de éste, se debe proporcionar la ubicación del dispositivo 
indicador (al costado o e n la parte superior del medidor).  
 
 
   
NORMA  METROLÓGICA   NMP 005-3 
PERUANA   59 de 90 
 
 4.6.4.3.  Medidores alimentados por baterías primarias o por tensión continua 
externa ( NMP 005 -2:201 8, 8.5.3)  
 
Nº de serie del medidor: ________  Orientación (V, H, otra): ____________  
 
Dirección del flujo (ver el requisito 1): _____   
Ubicación del dispositivo indicador (ver el requisito 2): _____  
 
Condiciones de 
aplicación  
(tensión simple)  Ui 
 
 
V Caudal  
real o 
simulado  
(m3/h) Presión de 
trabajo  
pw 
MPa (bar)  Temperatura de 
trabajo  
 
Tw (°C) Lectura 
inicial  
 
Vi(i) m3 Lectura 
final 
 
Vi(j) m3 Volumen 
indicado  
 
Vi (m3) Volumen 
real 
 
Va (m3) Error del 
medidor  
 
Em (%) EMPa 
 
 
(%) 
Umax           
Umin           
Comentarios:  
a En el caso de un medidor de agua completo, éste es el error máximo permi tido definido en NMP 005 -1:201 8, 4.2.2 o  4.2.3, según la clase de 
exactitud del medidor. Si el ESE es una parte separable del medidor de agua, el EMP debe ser definido por el fabricante ( NMP 005 -2:201 8, 9.4).  
 
Requisitos  
 
Requisito 1:  Si el eje del flujo es vertical, se debe indicar la direcció n del flujo (de abajo 
hacia arriba o de arriba hacia abajo).  
 
Requisito 2:  Si el eje del flujo es horizontal y el medidor tiene un dispositivo indicador 
que forma parte del cuerpo de éste, se debe proporcionar la ubicación del dispositivo 
indicador (al cos tado o en la parte superior del medidor).  
 
 
   
NORMA  METROLÓGICA   NMP 005-3 
PERUANA   60 de 90 
 
 4.6.5.  Vibraciones (aleatorias) ( NMP 005 -2:201 8, 8.6)  
 
Nº de solicitud:  _____________  
 
Modelo:  _____________  
 
Fecha:  _____________  
 
Observador:  _____________  
 
 Inicio  Término   
Temperatura ambiente:    ºC 
Humedad relativa ambiente:    % 
Presión atmosférica ambiente:    MPa  
Hora:     
 
 
Método de ensayo:  Gravimétrico/volumétrico  
Medidas de volumen/puente -báscula utilizadas — m3 o kg:   
Conductividad del agua (solo medidores de inducción electromagnética) — S/cm:   
Tramo de tubería recta antes del medidor (o múltiple) — mm:  
Tramo de tubería recta después del medidor (o múltiple) — mm:  
Diámetro nominal DN de tubería antes y después del medidor (o múltiple) — mm:  
Describir la instalación del enderezador de flujo si se utiliza:   
 
Clase ambiental: __________  
 
Nº de serie del medidor: ________  Orientación (V, H, otra): ____________  
 
Dirección del flujo (ver el requisito 1): _____  Ubicación del dispositivo indicador (ver el requisito 
2): _____  
 
 
Condiciones 
de 
aplicación  Caudal 
real o 
simulado  
 
Q (m3/h) Presión de 
trabajo  
pw 
MPa (bar)  Temperatura  
de trabajo  
 
Tw (ºC) Lectura  
inicial  
 
Vi(i) m3 Lectura  
final 
 
Vi(j) m3 Volumen  
 indicado  
 
Vi (m3) Volumen  
real 
 
Va (m3) Error del  
medidor  
 
Em (%) EMPa 
 
 
(%) Falla  
 
Em2) − 
Em1) 
(%) Falla  
significa
tiva 
 
(%) ESE  
funciona 
correctam
ente 
 
Condiciones 
de referencia  
1) Antes de 
las 
vibraciones   
         
– – – – 
Aplicar las vibraciones aleatorias al ESE, dentro del alcance de frecuencia de 10 a 150 Hz, en tres ejes perpendiculares entre sí, para un período de 
por lo menos 2 min por eje. Nivel de RMS total: 7 m.s−2. Nivel de densidad espectral de aceleración (ASD) de 10 a 20 Hz = 1 m2.s−3 y de 20 a 150 
Hz = −3 dB/octava.  
2) Después 
de las 
vibraciones             sí no 
Comentarios:   
a En el caso de un medidor de agua completo, éste es el error  máximo permi tido definido en NMP 005 -1:2018, 4.2.2 o 4.2.3, según la clase de 
exactitud del medidor. Si el ESE es una parte separable del medidor de  agua, el EMP debe ser definido po r el fabricante ( NMP 005 -2:2018, 9.4).  
  
NORMA  METROLÓGICA   NMP 005-3 
PERUANA   61 de 90 
 
 Requisitos  
 
Requisito 1:  Si el eje del flujo es vertical, se debe indicar la dirección del flujo (de abajo 
hacia arriba o de arriba hacia abajo).  
 
Requisito 2:  Si el eje del flujo es horizontal y el medidor tiene un dispositivo indicador 
que forma parte del cuerpo de éste, se debe proporcionar la ubicación del dispositivo 
indicador (al costado o en la parte superior del medidor).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
NORMA  METROLÓGICA   NMP 005-3 
PERUANA   62 de 90 
 
 4.6.6  Sacudidas mecánicas ( NMP 005 -2:201 8, 8.7)  
 
Nº de solicitud:  _____________  
 
Modelo:  _____________  
 
Fecha:  _____________  
 
Observador:  _____________  
 
 Inicio  Término   
Temperatura ambiente:    ºC 
Humedad relativa ambiente:    % 
Presión atmosférica ambiente:    MPa  
Hora:     
 
Método de ensayo:  Gravimétrico/volumétrico  
Medidas de volumen/puente -báscula utilizadas — m3 o kg:   
Conductividad del agua (solo medidores de inducción electromagnética) — S/cm:   
Tramo de tubería recta antes del medidor (o múltiple) — mm:  
Tramo de tubería recta después del medidor (o múltiple) — mm:  
Diámetro nominal DN de tubería antes y después del medidor (o múltiple) — mm:  
Describir la instalación del enderezador de flujo si se utiliza:   
  
NORMA  METROLÓGICA   NMP 005-3 
PERUANA   63 de 90 
 
 Clase ambiental: __________  
 
Nº de serie del medidor: ________  Orientación (V, H, otra): ____________  
 
Dirección del flujo (ver el requisito 1): _____  Ubicación del dispositivo indicador (ver el requisito 
2): _____  
 
Condiciones 
de aplicación  Caudal real 
o simulado  
 
Q 
m3/h Presión 
de trabajo  
pw 
 
MPa 
(bar) Temperatura  
de trabajo  
 
 
Tw (ºC) Lectura 
inicial  
 
 
Vi(i) m3 Lectura 
final 
 
 
Vi(j) m3 Volumen 
indicado  
 
 
Vi (m3) Volumen 
real 
 
 
Va (m3) Error del 
medidor  
 
 
Em (%) EMPa 
 
 
 
(%) Falla  
 
 
Em2) − 
Em1) 
(%) Falla 
significativa  
 
 
(%) ESE  
funciona 
correctamente  
 
Condiciones 
de referencia  
1) Antes de la 
sacudida   
         
– – – – 
Colocar el ESE sobre una superficie plana rígida en su posición normal de uso e inclinarlo en un borde inferior hasta que el borde opuesto de éste se 
encuentre 50 mm por encima de la superficie rígida. El ángulo formado por la parte inferior del ESE y la s uperficie de ensayo no debe exceder de 30°. 
Dejar que el ESE caiga libremente sobre la superficie rígida. Repetir el ensayo para cada borde inferior del ESE.  
2) Después de 
la sacudida             sí no 
Comentarios:  
a En el caso de un medidor de agua completo, éste es el error máximo permi tido definido en NMP 005 -1:201 8, 4.2.2 o 4.2.3, según la clase de 
exactitud del medidor. Si el ESE es una parte separable del medidor de agua, el EMP debe ser definido por el fabricante ( NMP 005 -2:201 8, 9.4).  
 
Requisitos  
 
Requisito 1:  Si el eje del flujo es vertical, se debe indicar la dirección del flujo (de 
abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo).  
 
Requisito 2:  Si el eje del flujo es horizontal y el medidor tiene un dispositivo 
indicador que forma parte de l cuerpo de éste, se debe proporcionar la ubicación del 
dispositivo indicador (al costado o en la parte superior del medidor).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
NORMA  METROLÓGICA   NMP 005-3 
PERUANA   64 de 90 
 
 4.6.7  Caídas de tensión de la red de CA, interrupciones breves y variaciones de 
tensión ( NMP 005 -2:201 8, 8.8)  
 
 
Nº de solicitud:  _____________  
 
Modelo:  _____________  
 
Fecha:  _____________  
 
Observador:  _____________  
 
 Inicio  Término   
Temperatura ambiente:    ºC 
Humedad relativa ambiente:    % 
Presión atmosférica ambiente:    MPa  
Hora:     
 
 
Método de ensayo:  Gravimétrico/volumétrico  
Medidas de volumen/puente -báscula utilizadas — m3 o kg:   
Conductividad del agua (solo medidores de inducción electromagnética) — S/cm:   
Tramo de tubería recta antes del medidor (o múltiple) — mm:  
Tramo  de tubería recta después del medidor (o múltiple) — mm:  
Diámetro nominal DN de tubería antes y después del medidor (o múltiple) — mm:  
Describir la instalación del enderezador de flujo si se utiliza:   
 
Medidores alimentados con corriente alterna directa (monofásica) de red  
 
Nº de serie del medidor: ________  Orientación (V, H, otra): ____________  
 
Dirección del flujo (ver el requisito 1): _____  Ubicación del dispositivo indicador (ver el requisito 
2): _____  
 
Condiciones 
de aplicación  Caudal 
real o 
simulado  
 
Q (m3/h) Presión 
de trabajo  
pw 
 
MPa 
(bar)  Temperatura  
de trabajo  
 
 
Tw (ºC) Lectura 
inicial  
 
 
Vi(i) m3 Lectura 
final 
 
 
Vi(j) m3 Volumen 
indicado  
 
 
Vi (m3) Volumen 
real 
 
 
Va (m3) Error del 
medidor  
 
 
Em (%) EMPa 
 
 
 
(%) Falla  
 
 
Em2) − Em1) 
(%) Falla 
significativa
b 
 
 
(%) ESE  
funciona 
correctamente  
 
Condiciones 
de referencia  
1) Antes de 
reducciones 
de tensión  Sin reducciones de tensión.  
         
– – – – 
2) Después de 
reducciones 
de tensión  Interrupciones y reducciones de tensión según se indica en NMP 005 -2:201 8, 8.8.  
           sí no 
Comentarios:  
a En el caso de un medidor de agua completo, éste es el error máximo permi tido definido en NMP 005 -1:201 8, 4.2.2 o 4.2.3, según la clase de exactitud 
del medidor. Si el ESE es una parte separable del medidor de agua, el EMP debe ser definido por el fabricante ( NMP 005 -2:201 8, 9.4).  
b La falla significativa es igual a la mitad del EMP en la zona superior de caudal.  
  
NORMA  METROLÓGICA   NMP 005-3 
PERUANA   65 de 90 
 
 Requisitos  
 
Requisito 1: Si el eje del flujo es vertical, se debe indicar la dirección del flujo (de abajo 
hacia arriba o de arriba hacia abajo).  
 
Requisito 2: Si el eje del flujo es horizontal y el medidor tiene un dispositivo indicador 
que forma parte del cuerpo de éste, se debe p roporcionar la ubicación del dispositivo 
indicador (al costado o en la parte superior del medidor).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
NORMA  METROLÓGICA   NMP 005-3 
PERUANA   66 de 90 
 
  
4.6.8  Transitorios eléctricos en las líneas de señales ( NMP 005 -2:201 8, 8.9)  
 
 
Nº de  solicitud:  _____________  
 
Modelo:  _____________  
 
Fecha:  _____________  
 
Observador:  _____________  
 
 
 Inicio  Término   
Temperatura ambiente:    ºC 
Humedad relativa ambiente:    % 
Presión atmosférica ambiente:    MPa  
Hora:     
 
 
Método de ensayo:  Gravimétrico/volumétrico  
Medidas de volumen/puente -báscula utilizadas — m3 o kg:   
Conductividad del agua (solo medidores de inducción electromagnética) — S/cm:   
Tramo de tubería recta antes del medidor (o múltiple) — mm:  
Tramo de tubería recta después  del medidor (o múltiple) — mm:  
Diámetro nominal DN de tubería antes y después del medidor (o múltiple) — mm:  
 
Describir la instalación del enderezador de flujo si se utiliza:   
  
NORMA  METROLÓGICA   NMP 005-3 
PERUANA   67 de 90 
 
 Medidores que tienen elementos electrónicos y están equipados con puertos de 
entrada/salida y de comunicación (incluyendo sus cables externos)  
 
Nº de serie del medidor: ________  Orientación (V, H, otra): ____________  
 
Dirección del flujo (ver el requisito 1): _____  Ubicación del dispositivo indicador (ver el requisito 
2): _____  
 
Condiciones 
de aplicación  Caudal real 
o simulado  
 
 
Q (m3/h) Presión de 
trabajo  
 
pw 
MPa (bar)  Temperatur
a 
de trabajo  
 
 
Tw (ºC) Lectura 
inicial  
 
 
Vi(i) m3 Lectura 
final 
 
 
Vi(j) m3 Volumen 
indicado  
 
 
Vi (m3) Volumen 
real 
 
 
Va (m3) Error del 
medidor  
 
 
Em (%) EMPa 
 
 
 
(%) Falla  
 
 
Em2) − Em1) 
(%) Falla 
significativa
b 
 
 
(%) ESE  
funciona 
correctamente  
 
Condiciones 
de referencia  
1) Antes de 
transitorios 
eléctricos   
         
– – – – 
Cada pico de tensión debe tener una amplitud (positiva o negativa) de 0,5 kV para los instrumentos de la clase ambiental E1 o 1 kV para los instrumento s de la clase ambiental 
E2 (ver  NMP 005 -2:2018, 8.1.3), en fase aleatoria, con un tiempo de subida de 5 ns y una duración de semia mplitud de 50 ns.  
2) Después de 
transitorios 
eléctricos             sí no 
Comentarios:  
a En el caso de un medidor de agua completo, éste es el error  máximo permi tido definido en NMP 005 -1:2018, 4.2.2 o 4.2.3, según la clase de exactitud del medidor. Si el 
ESE es una parte separable del medidor de agua, el EMP debe s er definido por el fabricante ( NMP 005 -2:2018, 9.4).  
b La falla significativa es igual a la mitad del EMP en la zona superior de caudal.  
 
Requisitos  
 
Requisito 1: Si el eje del flujo es verti cal, se debe indicar la dirección del flujo (de abajo 
hacia arriba o de arriba hacia abajo).  
 
Requisito 2: Si el eje del flujo es horizontal y el medidor tiene un dispositivo indicador 
que forma parte del cuerpo de éste, se debe proporcionar la ubicación del dispositivo 
indicador (al costado o en la parte superior del medidor).   
NORMA  METROLÓGICA   NMP 005-3 
PERUANA   68 de 90 
 
 4.6.9  Transitorios eléctricos en la red de CA y CC ( NMP 005 -2:201 8, 8.10)  
 
Nº de solicitud:  _____________  
 
Modelo:  _____________  
 
Fecha:  _____________  
 
Observador:  _____________  
 
 Inicio  Término   
Temperatura ambiente:    ºC 
Humedad relativa ambiente:    % 
Presión atmosférica ambiente:    MPa  
Hora:     
 
 
Método de ensayo:  Gravimétrico/volumétrico  
Medidas de volumen/puente -báscula utilizadas — m3 o kg:   
Conductividad del agua (solo medidores de inducción electromagnética) — S/cm:   
Tramo de tubería recta antes del medidor (o múltiple) — mm:  
Tramo de tubería recta después del medidor (o múltiple) — mm:  
Diámetro nominal DN de tubería antes y después del  medidor (o múltiple) — mm:  
Describir la instalación del enderezador de flujo si se utiliza:   
  
NORMA  METROLÓGICA   NMP 005-3 
PERUANA   69 de 90 
 
 Medidores alimentados por corriente alterna directa (monofásica) de red  
 
Nº de serie del medidor: ________  Orientación (V, H, otra): ____________  
 
Dirección del flujo (ver el requisito 1): _____  Ubicación del dispositivo indicador (ver el requisito 
2): _____  
 
Condiciones 
de aplicación  Caudal real 
o simulado  
 
 
Q (m3/h) Presión 
de trabajo  
pw 
 
MPa 
(bar)  Temperatura  
de trabajo  
 
 
Tw (ºC) Lectura 
inicial  
 
 
Vi(i) m3 Lectura 
final 
 
 
Vi(j) m3 Volumen 
indicado  
 
 
Vi (m3) Volum
en real  
 
 
Va (m3) Error del 
medidor  
 
 
Em (%) EMP
a 
 
 
 
(%) Falla  
 
 
Em2) − Em1) 
(%) Falla 
significati va
b 
 
 
(%) ESE  
funciona 
correctamente  
 
Condiciones 
de referencia   
1) Antes de 
transitorios 
eléctricos  Sin ruido significativo en la alimentación eléctrica de red.  
         – – – – 
2) Después de 
transitorios 
eléctricos  Transitorios eléctricos en fase aleatoria (amplitud de pico E1 — 1 000 V de ambiente electromagnético, amplitud de pico E2 — 2 000 V de 
ambiente electromagnético) aplicados en modo asimétrico asíncrono (modo común).  
           sí no 
Comentarios:  
a En el caso de un medidor de agua completo, éste es el error máximo permi tido definido en NMP 005 -1:201 8, 4.2.2 o 4.2.3, según la clase de exactitud 
del medidor. Si el ESE es una parte separable del medidor de agua, el EMP debe ser definido por el fabricante ( NMP 005 -2:201 8, 9.4).  
b La falla significativa es igual a la mitad del EMP en la zona superior de caudal.  
 
Requisitos  
 
Requisito 1:  Si el eje del flujo es vertical, se debe indicar la dirección del flujo (de abajo 
hacia arriba o de arriba hacia abajo).  
 
Requisito 2:  Si el eje del flujo es horizontal y el medidor tiene un dispositivo indicador 
que forma parte del cuerpo de éste, se debe proporcionar la ubicación del dispositivo 
indicador (al costado o en la parte superior del medidor).  
  
NORMA  METROLÓGICA   NMP 005-3 
PERUANA   70 de 90 
 
 4.6.10  Descargas electrostáticas ( NMP 005 -2:201 8, 8.11)  
 
 
Nº de solicitud:  __________ ___ 
 
Modelo:  _____________  
 
Fecha:  _____________  
Observador:  _____________  
 
 Inicio  Término   
Temperatura ambiente:    ºC 
Humedad relativa ambiente:    % 
Presión atmosférica ambiente:    MPa  
Hora:     
 
 
Método de ensayo:  Gravimétrico/volumétrico  
Medidas de volumen/puente -báscula utilizadas — m3 o kg:   
Conductividad del agua (solo medidores de inducción electromagnética) — S/cm:   
Tramo de tubería recta antes del medidor (o múltiple) — mm:  
Tramo de tubería recta después del medidor (o múltiple) — mm:  
Diámetro nominal DN de tubería antes y después del medidor (o múltiple) — mm:  
Describir la instalación del enderezador de flujo si se utiliza:   
  
NORMA  METROLÓGICA   NMP 005-3 
PERUANA   71 de 90 
 
 Nº de serie del medidor: ________  Orientación (V, H, otra): ____________  
 
Dirección del flujo (ver el requisito 1): _____  Ubicación del dispositivo indicador (ver el requisito 
2): _____  
 
Condiciones de 
aplicación  Caudal real 
o simulado  
 
Q (m3/h) Presión 
de trabajo  
pw 
 
MPa 
(bar)  Temperatura  
de trabajo  
 
 
Tw (ºC) Lectura 
inicial  
 
 
Vi(i) m3 Lectura 
final 
 
 
Vi(j) m3 Volumen 
indicado  
 
 
Vi (m3) Volum
en real  
 
 
Va (m3) Error del 
medidor  
 
 
Em (%) EMP
a 
 
 
 
(%) Falla  
 
 
Em2) − Em1) 
(%) Falla 
significativa
b 
 
 
(%) ESE  
funciona  
correctamente  
 
Condiciones de 
referencia (no hay 
descargas)   
         – – – – 
2) Punto 
de 
descargac Modod            sí no 
 C A            sí no 
 C A            sí no 
 C A            sí no 
 C A            sí no 
Comentarios:  
a En el caso de un medidor de agua completo, éste es el error máximo permi tido definido en NMP 005 -1:201 8, 4.2.2 o 4.2.3, según la clase de exactitud 
del medidor. Si el ESE es una parte separable del medidor de agua, el EMP debe ser definido por el fabricante ( NMP 005 -2:201 8, 9.4).  
b La falla significativa es igual a la mitad del EMP en la zona superior de caudal.  
c Indicar mediante planos si es necesario.  
d C — descarga por contacto (6 kV); A — descarga en el aire (8 kV).  
 
Requisitos  
 
Requisito 1:  Si el eje del flujo es vertical, se debe indicar la dirección del flujo (de abajo 
hacia arriba o de arriba hacia abajo).  
 
Requisito 2:  Si el eje del flujo es horizontal y el medidor tiene un dispositivo indicador 
que forma parte del cuerpo de éste, se debe proporcionar la ubicación del dispositivo 
indicador (al costado o en la parte sup erior del medidor).   
NORMA  METROLÓGICA   NMP 005-3 
PERUANA   72 de 90 
 
 4.6.11  Campos electromagnéticos radiados ( NMP 005 -2:201 8, 8.12)  
 
Nº de solicitud:  _____________  
 
Modelo:  _____________  
 
Fecha:  _____________  
 
Observador:  _____________  
 
 Inicio  Término   
Temperatura ambiente:    ºC 
Humedad relativa ambiente:    % 
Presión atmosférica ambiente:    MPa  
Hora:     
 
 
Método de ensayo:  Gravimétrico/volumétrico  
Medidas de volumen/puente -báscula utilizadas — m3 o kg:   
Conductividad del agua (solo medidores de inducción electromagnética) — S/cm:   
Tramo de tubería recta antes del medidor (o múltiple) — mm:  
Tramo de tubería recta después del medidor (o múltiple) — mm:  
Diámetro nominal DN de tubería antes y después del medidor (o múltiple) — mm:  
Describir la instalaci ón del enderezador de flujo si se utiliza:   
 
  
NORMA  METROLÓGICA   NMP 005-3 
PERUANA   73 de 90 
 
 Nº de serie del medidor: ________  Orientación (V, H, otra): ____________  
 
Dirección del flujo (ver el requisito 1): _____  Ubicación del dispositivo indicador (ver el requisito 
2): _____  
 
 
Condiciones 
de ensayo  Polariza ción 
de antena 
vertical/ 
horizontal  Caudal real 
o simulado  
 
(m3/h) Presión 
de trabajo  
pw 
 
MPa 
(bar)  Temperatura  
de trabajo  
 
 
Tw (ºC) Lectura 
inicial  
 
 
Vi(i) m3 Lectura 
final 
 
 
Vi(f) m3 Volumen 
indicado  
 
 
Vi (m3) Volumen 
real 
 
 
Va (m3) Error del 
medidor  
 
 
Em (%) EMP
a 
 
 
 
(%) Falla  
 
 
Em2) − Em1) 
(%) Falla 
significativa
b 
 
 
(%) ESE  
funciona 
correctamente  
1) 
Condiciones 
de referencia 
(no hay 
perturbación)  V H          – – – – 
2) 
Perturbación  V H            sí no 
26-40 MHz  V H            sí no 
40-60 MHz  V H            sí no 
60-80 MHz  V H            sí no 
80-100 MHz  V H            sí no 
100-120 MHz  V H            sí no 
120-144 MHz  V H            sí no 
144-150 MHz  V H            sí no 
150-160 MHz  V H            sí no 
160-180 MHz  V H            sí no 
180-200 MHz  V H            sí no 
200-250 MHz  V H            sí no 
250-350 MHz  V H            sí no 
350-400 MHz  V H            sí no 
400-435 MHz  V H            sí no 
435-500 MHz  V H            sí no 
500-600 MHz  V H            sí no 
600-700 MHz  V H            sí no 
700-800 MHz  V H            sí no 
800-934 MHz  V H            sí no 
934-1 000 
MHz  V H            sí no 
1 000 -1 400 
MHz  V H            sí no 
1 400 -2 000 
MHz  V H            sí no 
Comentarios:  
a En el caso de un medidor de agua completo, éste es el error máximo permi tido definido en NMP 005 -1:201 8, 4.2.2 o 4.2.3, según la clase de exactitud del medidor. 
Si el ESE es una parte separable de un medidor de agua, el EMP debe ser definido por el fabrica nte (NMP 005 -2:201 8, 9.4).  
b La falla significativa es igual a la mitad del EMP en la zona superior de caudal.  
 
Requisitos  
 
Requisito 1:  Si el eje del flujo es vertical, se debe indicar la dirección del flujo (de abajo 
hacia arriba o de arriba hacia abajo).  
 
Requisito 2:  Si el eje del flujo es horizontal y el medidor tiene un dispositivo indicador 
que forma parte del cuerpo de éste, se debe proporcionar la ubicación del dispositivo 
indicador (al costado o en la parte superior del medidor).  
 
  
NORMA  METROLÓGICA   NMP 005-3 
PERUANA   74 de 90 
 
 4.6.12  Campos electromagnéticos conducidos ( NMP 005 -2:201 8, 8.13)  
 
 
Nº de solicitud:  _____________  
 
Modelo:  _____________  
 
Fecha:  _____________  
 
Observador:  _____________  
 
 
 Inicio  Término   
Temperatura ambiente:    ºC 
Humedad  relativa ambiente:    % 
Presión atmosférica ambiente:    MPa  
Hora:     
 
 
Método de ensayo:  Gravimétrico/volumétrico  
Medidas de volumen/puente -báscula utilizadas — m3 o kg:   
Conductividad del agua (solo medidores de inducción electromagnética) — S/cm:   
Tramo de tubería recta antes del medidor (o múltiple) — mm:  
Tramo de tubería recta después del medidor (o múltiple) — mm:  
Diámetro nominal DN de tubería antes y después del medidor (o múltiple) — mm:  
Describir la instalación del enderezador de flujo si se utiliza:   
  
NORMA  METROLÓGICA   NMP 005-3 
PERUANA   75 de 90 
 
 Nº de serie del medidor: ________  Orientación (V, H, otra): ____________  
 
Dirección del flujo (ver el requisito 1): _____  Ubicación del dispositivo indicador (ver el requisito 
2): _____  
 
 
 
Requisitos  
 
Requisito 1:  Si el eje del flujo es vertical, se debe indicar la dirección del flujo (de abajo 
hacia arriba o de arriba hacia abajo).  
 
Requisito 2:  Si el eje del flujo es horizontal y el medidor tiene un dispositivo indicador 
que forma parte del cuerpo de éste, se debe proporcionar la ubicación del dispositivo 
indicador (al costado o en la parte superior del medidor).  
 
  Condiciones 
de ensayo  Caudal real 
o simulado  
 
Q (m3/h) Presión 
de trabajo  
pw 
 
MPa 
(bar)  Temperatura  
de trabajo  
 
 
Tw (ºC) Lectura 
inicial  
 
 
Vi(i) m3 Lectura 
final 
 
 
Vi(f) m3 Volumen 
indicado  
 
 
Vi (m3) Volumen 
real 
 
 
Va (m3) Error del 
medidor  
 
 
Em (%) EMP
a 
 
 
 
(%) Falla  
 
 
Em2) − Em1) 
(%) Falla 
significativa
b 
 
 
(%) ESE  
funciona 
correctamente  
 
1) 
Condiciones 
de referencia 
(no hay 
perturbación)           
– – – – 
2) 
Perturbación               
0,15-0,30 
MHz             sí no 
0,30-0,57 
MHz             sí no 
0,57-1,1 MHz             sí no 
1,1-2,2 MHz             sí no 
2,2-3,9 MHz             sí no 
3,9-7,5 MHz             sí no 
7,5-14 MHz             sí no 
14-30 MHz             sí no 
30-50 MHz             sí no 
50-80 MHz             sí no 
Comentarios:  
a En el caso de un medidor de agua completo, éste es el error máximo permi tido definido en  NMP 005 -1:201 8, 2013.4.2.2 o 4.2.3, según la clase de 
exactitud del medidor. Si el ESE es una parte separable del medidor de agua, el EMP debe ser definido por el fabricante ( NMP 005 -2:201 8, 9.4).  
b La falla significativa es igual a la mitad del EMP en la zona superior de caudal.   
NORMA  METROLÓGICA   NMP 005-3 
PERUANA   76 de 90 
 
 4.6.13  Sobretensiones en las líneas de señales, datos y control ( NMP 005 -1:201 8, 
8.14) (aplicable únicamente a la clase ambiental E2)  
 
Nº de solicitud:  _____________  
 
Modelo:  _____________  
 
Fecha:  _____________  
 
Observador:  _____________  
 
 
 Inicio  Término   
Temperatura ambiente:    ºC 
Humedad relativa ambiente:    % 
Presión atmosférica ambiente:    MPa  
Hora:     
 
 
Método de ensayo:  Gravimétrico/volumétrico  
Medidas de volumen/puente -báscula utilizadas — m3 o kg:   
Conductividad del agua (solo medidores de inducción electromagnética) — S/cm:   
Tramo de tubería recta antes del medidor (o múltiple) — mm:  
Tramo de tubería recta después del medidor (o múltiple) — mm:  
Diámetro nominal DN de tubería antes y después del medidor (o múltiple) — mm:  
Describir la instalación del enderezador de flujo si se utiliza:   
 
  
NORMA  METROLÓGICA   NMP 005-3 
PERUANA   77 de 90 
 
 Nº de serie del medidor: ________  Orientación (V, H, otra): ____________  
 
Dirección del flujo (ver el requisito 1): _____  Ubicación del dispositivo indicador (ver el requisito 
2): _____  
 
 Condiciones  
de ensayo  Caudal real 
o simulado  
 
Q (m3/h) Presión 
de trabajo  
 
pw 
MPa 
(bar)  Temp eratura  
de trabajo  
 
 
Tw (ºC) Lectura 
inicial  
 
 
Vi(i) m3 Lectura 
final 
 
 
Vi(j) m3 Volumen 
indicado  
 
 
Vi (m3) Volumen 
real 
 
 
Va (m3) Error del 
medidor  
 
 
Em (%) EMPa 
 
 
 
(%) Falla  
 
 
Em2) − Em1) 
(%) Falla 
significativa
b 
 
 
(%) ESE  
funciona  
correctamente  
 
1) Condiciones de 
referencia (no hay 
sobretensiones)   
             
2) Sobre -
tensión  Modoc  
Positivo  L L            sí no 
L L            sí no 
L L            sí no 
Negativo  L L            sí no 
L L            sí no 
L L            sí no 
Positivo  L E            sí no 
L E            sí no 
L E            sí no 
Negativo  L E            sí no 
L E            sí no 
L E            sí no 
Comentarios:  
 
a En el caso de un medidor de agua completo, éste es el error máximo permi tido definido en  NMP 005 -1:201 8, 4.2.2 o 4.2.3, según la clase de exactitud del 
medidor. Si el ESE es una parte separable del medidor de agua, el EMP debe ser definido por el fabricante ( NMP 005 -2:201 8, 9.4).  
b La falla significativa es igual a la mitad del EMP en la zona superior de caudal.  
c L–L — sobretensión línea a línea; L –E — sobretensión línea a tierra.   
NORMA  METROLÓGICA   NMP 005-3 
PERUANA   78 de 90 
 
 Requisitos  
 
Requisito 1:  Si el eje del flujo es vertical, se debe indicar la dirección del flujo (de abajo 
hacia arriba o de arriba hacia abajo).  
 
Requisito 2:  Si el eje del flujo es horizontal y el medidor tiene un dispositivo indicador 
que forma parte del cuerpo de éste, se debe proporcionar la ubicación del dispo sitivo 
indicador (al costado o en la parte superior del medidor).  
 
 
   
NORMA  METROLÓGICA   NMP 005-3 
PERUANA   79 de 90 
 
 4.6.14  Sobretensiones en las líneas de la red de CA y CC ( NMP 005 -2:201 8, 8.15) 
(aplicable únicamente a la clase ambiental E2)  
 
Nº de solicitud:  _____________  
 
Modelo:  _____________  
 
Fecha:  _____________  
 
Observador:  _____________  
 
 Inicio  Término   
Temperatura ambiente:    ºC 
Humedad relativa ambiente:    % 
Presión atmosférica ambiente:    MPa  
Hora:     
 
Método de ensayo:  Gravimétrico/volumétrico  
Medidas de volumen/puente -báscula utilizadas — m3 o kg:   
Conductividad del agua (solo medidores de inducción electromagnética) — S/cm:   
Tramo de tubería recta antes del medidor (o múltiple) — mm:  
Tramo de tubería recta después del medidor (o múltiple) — mm:  
Diámetro nominal DN de tub ería antes y después del medidor (o múltiple) — mm:  
Describir la instalación del enderezador de flujo si se utiliza:   
 
Nº de serie del medidor: ________  Orientación (V, H, otra): ____________  
 
Dirección del flujo (ver el requisito 1): _____  Ubicación del dispositivo indicador (ver el requisito 
2): _____  
 
Condiciones de 
ensayo  Caudal 
real o 
simulado  
 
Q (m3/h) Presión 
de trabajo  
pw 
 
MPa 
(bar)  Temperatura 
de trabajo  
 
 
Tw (ºC) Lectura 
inicial  
 
 
Vi(i) m3 Lectura 
final 
 
 
Vi(j) m3 Volumen 
indicado  
 
 
Vi (m3) Volumen 
real 
 
 
Va (m3) Error del 
medidor  
 
 
Em (%) EMP
a 
 
 
 
(%) Falla  
 
 
Em2) − Em1) 
(%) Falla 
significativab 
 
 
(%) ESE  
funciona 
correctamente  
 
1) Condiciones de 
referencia (no hay 
sobretensiones)   
         – – – – 
2) 
Alimen taci
ón de CC  Modoc  
Positivo  L L            sí no 
L L            sí no 
L L            sí no 
Negativo  L L            sí no 
L L            sí no 
L L            sí no 
Positivo  L E            sí no 
L E            sí no 
L E            sí no 
Negativo  L E            sí no 
L E            sí no 
L E            sí no 
Comentarios:  
a En el caso de un medidor de agua completo, éste es el error máximo permi tido definido en NMP 005 -1:201 8, 4.2.2 o 4.2.3, según la clase de exactitud del medidor. 
Si el ESE es una parte separable del medidor de agua, el EMP debe ser definido por el fabricante ( NMP 005 -2:201 8, 9.4).  
b La falla significativa es igual a la mitad del EMP en la zona superior de caudal.  
c L–L — sobretensión línea a línea; L –E — sobretensión línea a tierra.   
NORMA  METROLÓGICA   NMP 005-3 
PERUANA   80 de 90 
 
 Nº de serie d el medidor: ________  Orientación (V, H, otra): ____________  
 
Dirección del flujo (ver el requisito 1): _____  Ubicación del dispositivo indicador (ver el requisito 
2): _____  
 
 
 
 
 
 Condiciones de 
ensayo  Caudal real 
o simulado  
 
Q (m3/h) Presión de 
trabajo  
pw 
 
MPa  (bar)  Temperat
ura de 
trabajo  
 
Tw (ºC) Lectura 
inicial  
 
 
Vi(i) m3 Lectura 
final 
 
 
Vi(j) m3 Volumen 
indicado  
 
 
Vi (m3) Volumen 
real 
 
 
Va (m3) Error del 
medidor  
 
 
Em (%) EMPa 
 
 
 
(%) Falla  
 
 
Em2) − Em1) 
(%) Falla 
significat
ivab 
 
(%) ESE  
funciona 
correctamen
te 
 
1) Condiciones de 
referencia (no hay 
sobretensiones)   
         – – – – 
a En el caso de un medidor de agua completo, éste es el error máximo permi tido definido en ISO 4064 -1:2014|OIML R 49 -1:2013, 4.2.2 o 4.2.3, según la clase 
de exactitud del medidor. Si el ESE es una parte separable del medidor de agua, el EMP debe ser definido por el fabricante (I SO 4064 -2:2014|OIML R 49 -2:2013, 
9.4). 
b La falla sign ificativa es igual a la mitad del EMP en la zona superior de caudal.  
c L–L — sobretensión línea a línea; L –E — sobretensión línea a tierra.  
Condiciones de ensayo  Caudal 
real o 
simulado  
 
Q(  ) 
m3/h Presión de 
trabajo  
 
 
pw 
MPa (bar)  Temperat
ura de 
trabajo  
 
Tw 
(ºC) Lectura 
inicial  
 
 
Vi(i) 
(m3) Lectura 
final 
 
 
Vi(j) 
(m3) Volumen 
indicado  
 
 
Vi 
(m3) Volumen 
real 
 
 
Va 
(m3) Error del 
medidor  
 
 
Em 
(%) EMPa 
 
 
 
 
(%) Falla  
 
 
Em2) − Em1) 
(%) Falla 
significa
tivab 
 
 
(%) ESE funciona  
correctamente  
 
Tensión de 
alimentación 
de CA 0º  Modoc  
Positivo  L L            sí no 
L L            sí no 
L L            sí no 
Negativo  L L            sí no 
L L            sí no 
L L            sí no 
Positivo  L E            sí no 
L E            sí no 
L E            sí no 
Negativo  L E            sí no 
L E            sí no 
L E            sí no 
Tensión de 
alimentación 
de CA 90º  Modoc  
Positivo  L L            sí no 
L L            sí no 
L L            sí no 
Negativo  L L            sí no 
L L            sí no 
L L            sí no 
Positivo  L E            sí no 
L E            sí no 
L E            sí no 
Negativo  L E            sí no 
L E            sí no 
L E            sí no 
Comentarios:  
a En el caso de un medidor de agua completo, éste es el error máximo permi tido definido en ISO 4064 -1:2014|OIML R 49 -1:2013, 4.2.2 o 4.2.3, según la clase de 
exactitud del medidor. Si el ESE es una parte separable del medidor de agua, el EMP debe ser definido por el fabricante (ISO 4064 -2:2014|OIML R 49 -2:2013,  9.4). 
b La falla significativa es igual a la mitad del EMP en la zona superior de caudal.  
c L–L — sobretensión línea a línea; L –E — sobretensión línea a tierra.   
NORMA  METROLÓGICA   NMP 005-3 
PERUANA   81 de 90 
 
 Nº de serie del medidor: ________  Orientación (V, H, otra): ____________  
 
Dirección del flujo (ver el requisito 1): _____  Ubicación del dispositivo indicador (ver el requisito 
2): _____  
 
 
Requisitos  
 
Requisito 1:  Si el eje del flujo es vertical, se debe indicar la dirección  del flujo (de abajo 
hacia arriba o de arriba hacia abajo).  
 
Requisito 2:  Si el eje del flujo es horizontal y el medidor tiene un dispositivo indicador 
que forma parte del cuerpo de éste, se debe proporcionar la ubicación del dispositivo 
indicador (al cost ado o en la parte superior del medidor).  
 Condiciones de ensayo  Caudal real 
o simulado  
 
Q(  ) 
m3/h Presión de 
trabajo  
 
 
pw 
MPa (bar)  Temperat
ura de 
trabajo  
 
Tw 
ºC Lectura 
inicial  
 
 
Vi(i) 
m3 Lectura 
final 
 
 
Vi(j) 
m3 Volumen 
indicado  
 
 
Vi 
m3 Volumen 
real 
 
 
Va 
m3 Error del 
medidor  
 
 
Em 
% EMPa 
 
 
 
 
% Falla  
 
 
Em2) − 
Em1) 
% Falla 
significati
vab 
 
 
% ESE 
funciona  
correctame
nte 
 
1) Condiciones de 
referencia (no hay 
sobretensiones)   
         – – – – 
Tensión  de 
alimenta -
ción de CA 
180º Modoc  
Positivo  L L            sí no 
L L            sí no 
L L            sí no 
Negativo  L L            sí no 
L L            sí no 
L L            sí no 
Positivo  L E            sí no 
L E            sí no 
L E            sí no 
Negativo  L E            sí no 
L E            sí no 
L E            sí no 
Tensión de 
alimenta -
ción de CA 
270º Modoc  
Positivo  L L            sí no 
L L            sí no 
L L            sí no 
Negativo  L L            sí no 
L L            sí no 
L L            sí no 
Positivo  L E            sí no 
L E            sí no 
L E            sí no 
Negativo  L E            sí no 
L E            sí no 
L E            sí no 
Comentarios:  
a En el caso de un medidor de agua completo, éste es el error máximo permi tido definido en ISO 4064 -1:2014|OIML R 49 -1:2013, 4.2.2 o 4.2.3, según la clase 
de exactitud del medidor. Si el ESE es una parte separable del medidor de agua, el EMP debe ser definido por el fabricante (I SO 4064 -2:2014|OIML R 49 -2:2013, 
9.4). 
b La falla significativa es igual a la mitad del EMP en la zona superior de caudal.  
c L–L — sobretensión línea a línea; L –E — sobretensión línea a tierra.   
NORMA  METROLÓGICA   NMP 005-3 
PERUANA   82 de 90 
 
 4.6.15  Ensayo de ausencia de flujo ( NMP 005 -2:201 8, 8.17)  
 
Nº de solicitud:  _____________  
 
Modelo:  _____________  
 
Fecha:  _____________  
 
Observador:  _____________  
 
 Inicio  Término   
Temperatura ambiente:    ºC 
Humedad relativa ambiente:    % 
Presión atmosférica ambiente:    MPa  
Hora:     
 
Método de ensayo:  Gravimétrico/volumétrico  
Medidas de volumen/puente -báscula utilizadas — m3 o kg:   
Conductividad del agua (solo medidores de inducción electromagnética) — S/cm:   
Tramo de tubería recta antes del medidor (o múltiple) — mm:  
Tramo de tubería recta después del medidor (o múltiple) — mm:  
Diámetro nominal DN de tubería antes y después del medidor (o múltiple) — mm:  
Describir la  instalación del enderezador de flujo si se utiliza:   
 
Nº de serie del medidor: ________  Orientación (V, H, otra): ____________  
 
Dirección del flujo (ver el requisito 1): _____  Ubicación del dispositivo indicador (ver el requisito 
2): _____  
 
Condiciones de aplicación  Presión de 
trabajo  
pw 
 
MPa (bar)  Temperatura 
de trabajo  
 
 
Tw (ºC) Lectura 
inicial  
 
 
Vi(i) m3 Lectura final 
después de 15 
min 
 
Vi(j) m3 Volumen 
indicado  
 
 
Vi (m3) ESE funciona 
correctamente  
Medidor lleno de agua, 
purgando todo el aire.       sí no 
Agua completamente 
descargada del medidor       sí no 
Comentarios:  
 
La totalización del medidor de agua no debe variar en más del valor del intervalo de escala 
de verificación durante cada intervalo de ensayo.  
 
Requisitos  
 
Requisito 1:  Si el eje del flujo es vertical, se debe indicar la dirección del flujo (de abajo 
hacia arriba o de arriba hacia abajo).  
 
Requisito 2:  Si el eje del flujo es horizontal y el medidor tiene un dispositivo indicador 
que forma parte del cuerpo de éste, se debe proporcio nar la ubicación del dispositivo 
indicador (al costado o en la parte superior del medidor).  
 
  
NORMA  METROLÓGICA   NMP 005-3 
PERUANA   83 de 90 
 
 5 INFORME DE VERIFICACIÓN INICIAL  
5.1 Generalidades  
La presentación específica del formato de informe de las verificaciones iniciales y 
posteriores de los medido res de agua se deja en gran parte a las autoridades metrológicas 
y a las organizaciones particulares que realizan ensayos de verificación. Sin embargo, el 
informe (expediente) debe contener la información mínima detallada en la                         
NMP 005-1:201 8, 7.3 y NMP 005 -2:201 8, 11.2.2.  
Además, se debe aplicar cualquier requisito y/o restricción especial para la verificación 
inicial detallado en el certificado de aprobación de tipo para el ESE. Se debe mantener un 
registro del equipo y los instrum entos utilizados, con los detalles referentes a la 
calibración (ver el Anexo B).  
La siguiente información básica también debería incluirse en el informe de verificación 
(expediente) y complementarse con los resultados de los ensayos (a continuación, se dan 
tres ejemplos de presentación del informe).  
5.2 Información referente al ESE verificado  
Número de aprobación de tipo del ESE:  
 
Detalles del ESE:  
 
 Número de modelo:  
 Clase de exactitud:  
 Designación(es) del medidor Q3: 
 Relación Q3/Q1: 
 Pérdida de presión máxima Δpmax : 
 Caudal a Δpmax: 
 Año de fabricación:  
 Fabricante:  
 Representante autorizado:  
 Dirección:  
  
Laboratorio de ensayo:  
 
Representante autorizado:  
 
Dirección:   
NORMA  METROLÓGICA   NMP 005-3 
PERUANA   84 de 90 
 
 5.3 Informe de ensayo de verificación inicial ( NMP 005 -2:201 8, capítulo 10)  
 
5.3.1  Ejemplo 1: Medidor de agua aprobado (completo o combinado) ( NMP 005 -
2:201 8, 10.1)  
 
Nº de solicitud:  _____________  
 
Modelo:  _____________  
 
Fecha:  _____________  
 
Observador:  _____________  
 
 Inicio  Término   
Temperatura ambiente:    ºC 
Humedad relativa ambiente:    % 
Presión atmosférica ambiente:    MPa  
Hora:     
 
 
 
Ensayos de error (de indicación)  
 
Categoría de ensayo del ESE ( NMP 005 -2:201 8, 8.1.8)   
Categoría de ensayo según la configuración ( NMP 005 -2:201 8, <número de apartado>)  a 
Método de ensayo:  Gravimétrico/volumétrico  
Medidas de volumen/puente -báscula utilizadas — m3 o kg:   
Conductividad del agua (solo medidores de inducción electromagnética) — S/cm:   
Tramo de tubería recta antes del medidor (o múltiple) — mm:  
Tramo de tubería recta después del medidor (o múltiple) — mm:  
Diámetro nominal DN de tubería antes y después del medidor (o múltiple) — mm:  
Describir la instalación del enderezador de flujo si se utiliza:   
a Indicar el número de apartado correspondiente a una de las categorías de configuración para los ensayos del ESE 
mencionadas en NMP 005 -2:201 8, 8.1.8.2 a 8.1.8.5  
 
 
   
NORMA  METROLÓGICA   NMP 005-3 
PERUANA   85 de 90 
 
 Nº de serie del medidor: ________  Orientación (V, H, otra): ____________  
 
Dirección del flujo (ver el requisito 1): __  Ubicación del dispositivo indicador (ver el requisito 2): __  
 
 
Caudal 
nominala 
 
(m3/h) Caudal 
real 
 
Q (m3/h) Presión de 
trabajo  
 
MPa (bar)  Temperatura 
de trabajo  
 
(ºC) Lectura 
inicial  
 
Vi(i) m3 Lectura 
final 
 
Vi(f) m3 Volumen  
indicado  
 
Vi (m3) Volumen 
real 
 
Va (m3) Error del 
medidorb 
 
Ec (%) EMPc 
 
 
(%) 
Q1          
Q2          
Q3          
Comentarios:  
a Estos caudales deben aplicarse a menos que se especifiquen alternativas en el certificado de aprobación de tipo.  
b Los cálculos del error (de indicación) se describen en NMP 005 -2:201 8, Anexo B.  
c El error máximo permi tido tal como se define en NMP 005 -1:201 8, 4.2.2 o 4.2.3, según la clase de exactitud del 
medidor.  
 
Requisitos  
 
Requisito 1:  Si el eje del flujo es vertical, se debe indicar la dirección del flujo (de abajo 
hacia arriba o de arriba hacia abajo).  
 
Requisito 2:  Si el eje del flujo es horizontal y el medidor tiene un dispositivo indicador 
que forma parte del cuerpo de éste, se debe proporcionar la ubicac ión del dispositivo 
indicador (al costado o en la parte superior del medidor).   
 
 
   
NORMA  METROLÓGICA   NMP 005-3 
PERUANA   86 de 90 
 
 5.3.2  Ejemplo 2: Calculadora aprobada (incluyendo el dispositivo indicador 
(NMP 005 -2:201 8, 10.2)  
 
Nº de solicitud:  _____________  
 
Modelo:  _____________  
 
Fecha:  ___________ __ 
 
Observador:  _____________  
 
 Inicio  Término   
Temperatura ambiente:    ºC 
Humedad relativa ambiente:    % 
Presión atmosférica ambiente:    MPa  
Hora:     
 
Ensayos de error (de indicación)  
 
Categoría de ensayo del ESE ( NMP 005 -2:201 8, 8.1.8)   
Categoría de ensayo según la configuración ( NMP 005 -2:201 8, <número de apartado>)  a 
a Indicar el número de apartado correspondiente a una de las categorías de configuración para los ensayos del 
ESE mencionadas en NMP 005 -2:201 8, 8.1.8.2 a 8.1.8.5  
 
Nº de serie del medidor: ________  Orientación (V, H, otra): ____________  
 
Dirección del flujo (ver el requisito 1): __  Ubicación del dispositivo indicador (ver el requisito 2): __  
 
Caudal 
nominala 
 
(m3/h) Caudal 
real 
 
Q (m3/h) Frecuencia de 
impulsos 
aplicadab 
Hz Lectura 
inicial  
 
Vi(i) m3 Lectura 
final 
 
Vi(f) m3 Total de 
impulsos 
inyectadosb 
Tp Volumen 
indicado  
 
Vi (m3) Volumen 
real 
 
Va (m3) Error del 
medidorc 
 
Ec (%) EMPd 
 
 
(%) 
Q1          
Q2          
Q3          
Comentarios:  
a Estos caudales deben aplicarse a menos que se especifiquen alternativas en el certificado de aprobación de tipo.  
b Otros tipos de señal de salida pueden ser apropiados según el diseño del medidor de agua.  
c Los cálculos del error (de indicación) se describen en NMP 005 -2:201 8, Anexo B.  
d El error máximo (de indicación) permitido para la calculadora (incluyendo el dispositivo indicador) se proporciona 
en el certificado de aprobación de tipo.  
 
Requisitos  
 
Requisito 1:  Si el eje del flujo es vertical, se debe indicar la dirección del flujo (de abajo 
hacia arriba o de arriba hacia abajo).  
 
Requisito 2: Si el eje del flujo es horizontal y el medidor tiene un dispositivo indicador 
que forma parte del cuerpo de éste, se debe proporcionar la ubicación del dispositivo 
indicador (al costado o en la par te superior del medidor).  
 
 
   
NORMA  METROLÓGICA   NMP 005-3 
PERUANA   87 de 90 
 
 5.3.3  Ejemplo 3: Transductor de medición aprobado (incluyendo el sensor de 
flujo o volumen) ( NMP 005 -2:201 8, 10.2)  
 
Nº de solicitud:  _____________  
 
Modelo:  _____________  
 
Fecha:  _____________  
 
Observador:  _____________  
 
 Inicio  Término   
Temperatura ambiente:    ºC 
Humedad relativa ambiente:    % 
Presión atmosférica ambiente:    MPa  
Hora:     
 
Ensayos de error (de indicación)  
 
Categoría de ensayo del ESE ( NMP 005 -2:201 8, 8.1.8)   
Categoría de ensayo según la configuración (NMP 005 -2:201 8, <número de 
apartado>)  a 
Método de ensayo:  Gravimétrico/volumétrico  
Medidas de volumen/puente -báscula utilizadas — m3 o kg:   
Conductividad del agua (solo medidores de inducción electromagnética) — S/cm:   
Tramo de tubería recta antes del  medidor (o múltiple) — mm:  
Tramo de tubería recta después del medidor (o múltiple) — mm:  
Diámetro nominal DN de tubería antes y después del medidor (o múltiple) — mm:  
Describir la instalación del enderezador de flujo si se utiliza:   
a Indicar el número de apartado correspondiente a una de las categorías de configuración para los ensayos del ESE 
mencionadas en NMP 005 -2:201 8, 8.1.8.2 a 8.1.8.5  
 
Nº de serie del medidor: ________  Orientación (V, H, otra): ____________  
 
Dirección del flujo  (ver el requisito 1): __  Ubicación del dispositivo indicador (ver el requisito 2): __  
 
Caudal 
nominala 
 
(m3/h) Caudal 
real 
 
Q (m3/h) Presión de 
trabajo  
 
MPa (bar)  Temperatura 
de trabajo  
 
(ºC) Lectura 
inicial  
 
Vi(i) m3 Lectura 
final 
 
Vi(f) m3 Total de 
impulsos de 
salidab 
Tp Volumen 
indicado  
 
Vi (m3) Volumen 
real 
 
Va (m3) Error del 
medidorc 
 
Ec (%) EMPd 
 
 
(%) 
Q1           
Q2           
Q3           
Comentarios:  
a Estos caudales deben aplicarse a menos que se especifiquen alternativas en el certificado de aprobación de tipo.  
b Otros tipos de señal de salida pueden ser apropiados según el diseño del medidor de agua.  
c Los cálculos del error (de indicación) se describen en NMP 005 -2:201 8, Anexo B.  
d El error máximo (de indicación) permitido par a el transductor de medición (incluyendo el sensor de flujo o volumen) 
se proporciona en el certificado de aprobación de tipo.  
  
NORMA  METROLÓGICA   NMP 005-3 
PERUANA   88 de 90 
 
 Requisitos  
 
Requisito 1:  Si el eje del flujo es vertical, se debe indicar la dirección del flujo (de abajo 
hacia arriba o de ar riba hacia abajo).  
 
Requisito 2:  Si el eje del flujo es horizontal y el medidor tiene un dispositivo indicador 
que forma parte del cuerpo de éste, se debe proporcionar la ubicación del dispositivo 
indicador (al costado o en la parte superior del medidor).   
NORMA  METROLÓGICA   NMP 005-3 
PERUANA   89 de 90 
 
 Anexo A  
(normativo)  
 
Lista de documentos relacionados con el tipo de medidor  
(NMP 005 -1:201 8, 7.2.9)  
 
 
Referencia de documento  Fecha  Breve descripción  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  
NORMA  METROLÓGICA   NMP 005-3 
PERUANA   90 de 90 
 
 Anexo B  
(normativo)  
 
Lista del equipo de ensayo utilizado para los exámenes y ensayos  
 
 
Parámetro 
medido o 
aplicado  Instrumento o 
equipo  Fabricante  Número de 
modelo  Número de 
serie  Fecha de 
calibración  Utilizado en el ensayo 
nº (NMP 005 -2:201 8, 
apartado)  Última  Próxima  
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
Comentarios: