Český metrologický institut 
Okružní 31, 638 00  Brno  
 
 
Vyřizuje: Mgr. Tomáš Hendrych 
                                                                                              Telefon: 545 555 414 
 
 
V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A 
 
Český metrologický institut (dále jen „ČMI“), jako orgán věcně a místně příslušný ve věci stanovování 
metrologických a technických požadavků na stanovené měřidlo a stanovování zkoušek při schvalování 
typu a při ověřování stanoveného měřidla dle § 14 odst. 1 zákona č. 505/1990 Sb.,  
o metrologii, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o metrologii“), a dle ustanovení § 172  
a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „SprŘ“), 
zahájil z moci úřední dne 8. 3. 2017 správní řízení dle § 46 SprŘ, a na základě podkladů vydává toto: 
 
I. 
   O P A T Ř E N Í   O B E C N É   P O V A H Y 
číslo: 0111-OOP-C084-17 
kterým se stanovují metrologické a technické požadavky na stanovená měřidla, včetně 
metod zkoušení pro ověřování stanovených měřidel: 
 „měřidla a měřicí systémy protečeného množství kapalin jiných než voda nebo než zkapalněné 
plyny – výdejní stojany na kapalinu do ostřikovačů“ 
 
Toto opatření obecné povahy stanovuje metrologické a technické požadavky na měřidla a měřicí sestavy 
protečeného množství kapalin jiných než voda nebo než zkapalněné plyny, konkrétně výdejní stojany na 
kapalinu do ostřikovačů, které se uplatní po uvedení na trh nebo do provozu při jejich ověřování. Tyto 
požadavky jsou v souladu s požadavky zvláštního právního předpisu 1. 
Na výdejní stojany na kapalinu do ostřikovačů, jejichž typ byl schválen podle zákona o metrologii, ve 
znění účinném do 30. října 2006, tedy ve stavu před implementací směrnice Evropského parlamentu  
a Rady 2004/22/ES, v platném znění, do českého právního řádu, se při ověřování uplatňují metrologické 
požadavky, které byly rozhodné pro jejich uvedení do oběhu. 
Toto opatření obecné povahy se nevztahuje na měřidla protečeného množství kryogenních kapalin, 
stlačeného zemního plynu (CNG), zkapalněného zemního plynu (LPG), vodného roztoku močoviny pod 
komerčním názvem „AdBlue“ a pohonných hmot. 
                                                      
1  Nařízení vlády č. 120/2016 Sb., o posuzování shody měřidel při jejich dodávání na trh, ve znění pozdějších 
předpisů. Tímto nařízením vlády je do české legislativy implementována směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2014/32/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se 
dodávání měřidel na trh. Opatření obecné povahy č. 0111-OOP-C084-17 
2 1   Základní pojmy 
Pro účely tohoto opatření obecné povahy platí termíny a definice podle VIM a VIML2 a dále uvedené 
termíny a definice. 
1.1 
měřidla a měřicí sestavy protečeného množství kapalin jiných než voda nebo než 
zkapalněné plyny  
měřidla pro měření proteklého objemu nebo hmotnosti různých kapalin mimo vodu a zkapalněných 
plynů  
1.2 
výdejní stojan na kapalinu do ostřikovačů ( dále jen „výdejní stojan“ )  
měřicí systém určený pro doplňování kapaliny do ostřikovačů do speciálních nádrží dopravních 
prostředků  
1.3 
výdejní pistole  
ručně ovládaná součást výdejního stojanu, která řídí průtok kapaliny do ostřikovačů během procesu 
jejího vydávání; zahrnuje výtokový nástavec a automatický uzavírací mechanismus 
1.4 
přerušitelný měřicí systém  
měřicí systém lze považovat za přerušitelný, jestliže proudění kapaliny lze snadno a rychle zastavit  
1.5 
obchodní transakce  
závazkový vztah, při kterém výsledek měření slouží jako základ pro cenu k zaplacení, přičemž jednou 
ze stran zapojených do transakce vztažené k měření je zákazník a všechny strany akceptují výsledek 
měření získaný v daném čase a místě 
2   Metrologické požadavky 
Metrologické požadavky na měřidla při jejich dodávání na trh stanoví zvláštní právní předpis1. 
Metrologické požadavky dle této kapitoly se uplatní při ověřování měřidel po jejich dodání na trh nebo 
do provozu. 
Na měřidla se při ověřování uplatňují metrologické požadavky, které byly rozhodné pro jejich uvedení 
na trh. 
2.1   Stanovené pracovní podmínky 
2.1.1   Rozsah teploty okolí 
Výdejní stojany musí řádně pracovat v rozsahu teploty okolí specifikovaném výrobcem jako rozsah 
pracovních teplot, který musí být alespoň −25 °C až +55 °C.  
                                                      
2  TNI 01 0115 Mezinárodní metrologický slovník – Základní a všeobecné pojmy a přidružené termíny (VIM)  
a Mezinárodní slovník termínů v legální metrologii (VIML) jsou součástí sborníku technické harmonizace 
„Terminologie v oblasti metrologie“ veřejně dostupného na www.unmz.cz. Opatření obecné povahy č. 0111-OOP-C084-17 
3 2.1.2   Rozsah průtoku 
Rozsah průtoku měřicího systému specifikovaný výrobcem musí být v mezích rozsahu průtoku každé 
jeho součásti, zejména průtokoměru. 
Minimální požadovaný poměr průtoků Qmax : Qmin výdejního stojanu je 4 : 1. 
2.1.3   Měřená kapalina 
Měřená kapalina musí být specifikována názvem nebo druhem, jejichž fyzikální vlastnosti jsou určeny 
a obecně známy, nebo musí být specifikována přímo uvedením rozsahů relevantních fyzikálních 
vlastností, se kterými výrobci tyto kapaliny dodávají, jako je např. rozsah hustoty nebo viskozity, rozsah 
teplot či rozsah tlaků. 
2.2   Měřicí rozsah  
2.2.1   Měřicí rozsah průtoku 
Výdejní stojany musí splňovat požadavky na největší dovolené chyby v celém měřicím rozsahu průtoku 
specifikovaném výrobcem. 
2.2.2   Nejmenší odměr ( mmq)  
Nejmenší odměr výdejního stojanu nesmí být menší, než je největší z nejmenších odměrů jakékoliv jeho 
součásti.  
2.3   Klasifikace přesnosti výdejních stojanů 
2.3.1   Třída přesnosti výdejních stojanů 
Pro výdej kapaliny do ostřikovačů se používají výdejní stojany třídy přesnosti 0,5 dané největší 
dovolenou chybou měřicího systému.  
2.3.2   Největší dovolené chyby  
Pro objemy rovnající se dvěma litrům nebo větší jsou největší dovolené chyby uvedeny v tabulce 1.  
Tabulka 1 – Největší dovolené chyby pro V ≥ 2 litry 
--- Největší dovolená chyba  
Měřicí systémy (A)  
(výdejní stojany) 0,5 % 
Měřidla (B)  
(samostatná měřidla objemu jako součásti 
k použití do výdejního stojanu) 0,3 % 
 
 
Pro objemy menší než dva litry jsou největší dovolené chyby uvedeny v tabulce 2. Opatření obecné povahy č. 0111-OOP-C084-17 
4 Tabulka 2 – Největší dovolené chyby pro V < 2 litry 
Měřený objem V Největší dovolená chyba 
V < 0,1 L 4× hodnota v tabulce 1 použitá na 0,1 L 
0,1 L ≤ V < 0,2 L 4× hodnota v tabulce 1 
0,2 L ≤ V < 0,4 L 2× hodnota v tabulce 1 použitá na 0,4 L 
0,4 L ≤ V < 1 L 2× hodnota v tabulce 1 
1 L ≤ V < 2 L hodnota v tabulce 1 použitá na 2 L 
 
Bez ohledu na měřené množství je velikost největší dovolené chyby dána jako větší z následujících dvou 
hodnot: 
a) absolutní hodnota největší dovolené chyby uvedené v tabulce 1 nebo v tabulce 2, 
b) absolutní hodnota největší dovolené chyby pro nejmenší odměr Emin. 
Pro nejmenší odměry rovné dvěma litrům nebo větší platí následující podmínky: 
Podmínka 1:   Emin musí splňovat podmínku: Emin ≥ 2R, kde R je nejmenší hodnota dílku indikačního 
zařízení. 
Podmínka 2:   Emin je dáno vztahem: Emin = (2·mmq)  (A/100), kde mmq je nejmenší odměr a A je 
číselná hodnota pro měřicí systémy (A), uvedená v tabulce 1. 
Pro nejmenší odměry, menší než dva litry, platí výše uvedená podmínka 1 a Emin je rovno dvojnásobku 
hodnoty uvedené v tabulce 2 pro měřicí systémy (A) z tabulky 1. 
U měřicího systému a jednotlivých měřidel nesmí docházet ke zneužívání největší dovolené chyby ani 
k systematickému zvýhodňování jedné ze stran.  
3   Technické požadavky 
 Technické požadavky na měřidla stanoví zvláštní právní předpis1. 
4   Značení a zajištění 
4.1   Označení výdejního stojanu  
Každý výdejní stojan musí být opatřen zvláštním štítkem, obsahujícím alespoň následující informace: 
a) jméno nebo obchodní značku výrobce; 
b) označení typu výdejního stojanu; 
c) výrobní číslo a rok výroby; 
d) minimální průtok Qmin a maximální průtok Qmax; 
e) minimální (pokud je potřebný) a maximální provozní tlak; 
f) nejmenší odměr ( Vmin); 
g) název nebo druh měřené kapaliny, případně rozsah relevantních charakteristik; 
h) minimální a maximální teplota měřené kapaliny; 
i) minimální a maximální teplota okolního prostředí; Opatření obecné povahy č. 0111-OOP-C084-17 
5 j) mechanická a elektromagnetická třída okolního prostředí; 
k) jmenovitá hodnota napětí střídavého zdroje a mezní hodnota napětí stejnosměrného zdroje; 
l) třída přesnosti; 
m) číslo certifikátu schválení typu, pokud existuje, nebo označení shody; 
n) identifikace poloh jednotlivých výdejních míst. 
Tento štítek musí být pevně připojen ke konstrukci výdejního stojanu na viditelném místě  
a zaplombován. 
Všechny údaje na štítku na výdejním stojanu musí být čitelné. 
4.2   Označení součástí výdejního stojanu  
Každá samostatná metrologicky relevantní součást výdejního stojanu, jako je snímač průtoku, měřicí 
převodník, počítadlo nebo odlučovač plynů, obsahuje alespoň (např. v podobě dalšího štítku) následující 
informace: 
 výrobní číslo, 
 jméno nebo obchodní značku výrobce, 
 číslo certifikátu schválení typu, pokud existuje, 
 další relevantní charakteristiky pro konkrétní typ zařízení. 
Všechny údaje na štítku na součásti musí být nesmazatelné, neodstranitelné a čitelné. 
4.3   Označení na indikačním zařízení  
Indikační zařízení musí obsahovat následující údaje: 
 jednotku „Litr“ nebo značku „L“, „l“ nebo „dm3“ následující za indikací množství, 
 jednotku národní měny (Kč) v blízkosti indikace ceny k zaplacení, 
 jednotku např. „Kč/L“, „Kč/Litr“ nebo „Kč/dm3“ v blízkosti indikace jednotkové ceny, 
 informaci o nejmenším odměru. 
4.4   Obslužný provozní režim 
Pokud je naměřený údaj zobrazován pouze na indikačním zařízení výdejního stojanu, musí být toto 
zařízení vybaveno nápisem, zřetelně viditelným pro zákazníka, který uvádí, že příslušný výdejní stojan 
může zpřístupnit jen provozovatel po ukončení aktuální obchodní transakce, a že v případě sporu se 
považuje za správný údaj na indikačním zařízení. 
V obslužném provozním režimu se vypořádání transakce uskuteční před tím, než zákazník opustí místo 
výdeje. Operace měření končí v okamžiku vyrovnání transakce. 
4.5   Ochrana proti neoprávněné manipulaci 
Na výdejním stojanu AdBlue je nezbytný počet míst pro umístění úřední značky. 
Výdejní stojan je konstruován tak, aby bez viditelného poškození úřední značky nebyl umožněn zásah 
do měřicího nebo indikačního zařízení, který by mohl ovlivnit správnost měření. 
5   Schvalování typu měřidla 
Výdejní stojany jsou uváděny na trh a do provozu s posouzením shody podle zvláštního právního 
předpisu1, a proto nepodléhají schvalování typu. Opatření obecné povahy č. 0111-OOP-C084-17 
6 6   Prvotní ověření  
Výdejní stojany jsou uváděny na trh a do provozu s posouzením shody podle zvláštního právního 
předpisu1, a proto nepodléhají prvotnímu ověření. 
7   Následné ověření  
7.1   Všeobecně 
Při následném ověřování, tj. každém ověření měřidla provedeném po uvedení na trh, se provádí 
následovné činnosti a zkoušky: 
a) vizuální prohlídka, 
b) zkouška přesnosti, 
c) zkoušky pomocných a přídavných zařízení. 
U výdejních stojanů s více samostatnými výdejními místy se zkouškám podrobí všechna výdejní místa 
samostatně a tyto zkoušky se jednotlivě vyhodnotí. Výdejní stojany se dvěma rozsahy se nejprve ověří 
pro nižší rozsah a následně se zkouška rozšíří o zkoušku největšího dosažitelného průtoku. 
U paralelního zapojení dvou snímačů průtoku se zkouší nejprve oba snímače průtoku samostatně, 
a následně se provede zkouška celé sestavy (paralelního zapojení) ve všech třech stanovených průtocích.  
Výdejní stojany s jednou hydraulickou měřicí částí a více výdejními místy (Satelit) se podrobí 
zkouškám podle běžného zkušebního programu a na závěr se provede zkouška při maximálním 
dosažitelném průtoku z každého dalšího výdejního místa (z každé satelitní výdejní pistole). 
Výdejní stojany jsou zkoušeny kapalinou, pro jejíž měření jsou určeny, pokud není v certifikátu  
o schválení typu nebo v dokumentaci posouzení shody uvedeno jinak. 
7.2   Zkušební vybavení 
Zkušební zařízení, se kterým se provádí zkoušky přesnosti, musí mít rozšířenou nejistotu měření menší 
než 1/3 největší dovolené chyby podle článku 2.3.2, tabulky 1. 
7.3   Vizuální prohlídka 
Při vizuální prohlídce výdejního stojanu se posuzuje, zda: 
 měřidlo předložené k ověření a jeho součásti se shodují se schváleným typem nebo s provedením 
měřidla, u kterého byla prohlášena shoda v rámci uvedení na trh, a pozornost musí být věnována 
kontrole označení ve smyslu kapitoly 4; 
 měřidlo a jeho součásti včetně pryžových hadic nejsou mechanicky poškozeny nebo kovové části 
nenesou stopy koroze. 
Pokud měřidlo nevyhoví požadavkům vizuální prohlídky, dále se nezkouší. 
7.4   Zkouška přesnosti výdejního stojanu 
Zkouška přesnosti výdejního stojanu a jeho měřidel se provádí objemovou metodou, přepuštěním 
stanoveného množství kapaliny do etalonové odměrné nádoby při stanoveném průtoku.  
Zkušební průtoky se stanoví podle následujících rovnic: 
Q1 = (1 až 1,1)× Qmin, 
Q2 = (0,22 až 0,28)× Qmax, 
Q3 = (0,6 až 1)× Qmax. 
V každém ze tří zkušebních průtoků se vypočítají chyby měření zkoušeného výdejního stojanu.  Opatření obecné povahy č. 0111-OOP-C084-17 
7 Zkušební množství kapaliny při zkoušce přesnosti musí být alespoň 1 000× dílek indikačního zařízení. 
Výdejní stojan vyhověl zkoušce přesnosti, jestliže žádná z relativních odchylek indikovaného objemu 
nepřekročí největší dovolenou chybu uvedenou v článku 2.3.2. 
Pokud všechny skutečné chyby měření mají stejné znaménko, musí mít ke splnění požadavku článku 
2.3.2 alespoň jedna z chyb měření při typickém průtoku v rozsahu 0,25· Qmax až Qmax hodnotu menší než 
polovina největší dovolené chyby.  
7.5   Zkoušky pomocných a přídavných zařízení 
Kontroluje se správná funkce pomocných a přídavných zařízení, pokud je jimi výdejní stojan vybaven. 
Příslušná zkouška se provede pouze jednou. Zkoušky pomocných a přídavných zařízení se mohou 
kombinovat se zkouškou přesnosti. Následující zkoušky se provádí v případě, že jsou pro výdejní stojan 
relevantní a zařízení se používá pro závazkové vztahy.  
7.5.1   Zkouška nulování 
Odečtou se hodnoty počítadla objemu a případně ceny po vynulování výdejního stojanu. 
Residuální indikovaná hodnota po vynulování nesmí být větší než polovina minimální specifikované 
odchylky objemu Emin u počítadel se spojitým zobrazováním. 
Počítadla s nespojitým zobrazováním musí po vynulování indikovat nulu bez dvojznačností. 
7.5.2   Zkouška součtového počítadla 
Stanoví se rozdíl mezi údajem součtového počítadla a údajem indikačního zařízení, které se vztahují ke 
stejnému měření. Údaj součtového počítadla se stanoví jako rozdíl jeho počátečního a konečného stavu.  
Rozdíl těchto údajů se nesmí navzájem lišit o víc než o jeden dílek součtového počítadla. 
7.5.3   Zkouška počítadla ceny 
U výdejních stojanů s mechanickým počítadlem se zkouška musí provést alespoň pro dvě jednotkové 
ceny při maximálních a minimálních otáčkách počítadla.  
U výdejních stojanů s elektronickým počítadlem se zkouška provede pro maximální jednotkovou cenu. 
Porovnává se cena indikovaná s cenou vypočtenou jako součin indikovaného objemu  
a jednotkové ceny. 
Při ověřování výdejních stojanů se zkouška provede jen pro aktuálně používanou jednotkovou cenu.  
Rozdíl mezi zobrazenou cenou a cenou vypočtenou z ceny za jednotku a indikovaného množství nesmí 
být větší než cena odpovídající Emin. 
7.5.4   Zkouška přídavného počítadla objemu 
Porovnají se údaje indikované přídavnými počítadly objemu s údaji indikačního zařízení, vztahujícími 
se ke stejnému měření. 
Rozdíl těchto údajů se nesmí navzájem lišit o víc než o jeden dílek stupnice, který je největším z dílků 
stupnic porovnávaných zařízení. 
7.5.5   Zkouška předvolby 
Provede se odměr pomocí předvolby objemu nebo ceny a stanoví se rozdíl mezi předvoleným 
množstvím a množstvím indikovaným počítadlem objemu nebo ceny na konci měření . 
U měřidel v předplatném nebo v předem objednaném režimu tento rozdíl nesmí překročit nejmenší 
specifikovanou odchylku objemu Emin nebo cenu odpovídající této odchylce. Opatření obecné povahy č. 0111-OOP-C084-17 
8 7.5.6   Zkouška samoobslužného zařízení 
Provede se odměr pomocí samoobslužného zařízení a stanoví se rozdíl mezi předvoleným množstvím a 
množstvím indikovaným počítadlem objemu nebo ceny na konci měření. 
Výsledky se od sebe navzájem nesmí lišit. V případě měřidel v předplatném nebo v předem objednaném 
režimu se na samoobslužné zařízení aplikují i požadavky na předvolbu.  
7.5.7   Zkouška tiskárny 
Porovnají se údaje z tiskárny s údaji indikačního zařízení, vztahujícími se ke stejnému měření. 
Rozdíl těchto údajů se nesmí navzájem lišit o víc než o jeden dílek indikačního zařízení.   
8   Přezkoušení měřidla 
Při přezkušování měřidel podle § 11a zákona o metrologii na žádost osoby, která může být dotčena jeho 
nesprávným měřením, budou provedeny všechny zkoušky dle kapitoly 7, u kterých je to technicky 
proveditelné; poslední věta článku 7.3 se nepoužije.  
Jako největší dovolené chyby se uplatní dvojnásobek největších dovolených chyb dle kapitoly 7. 
9   Oznámené normy 
ČMI oznámí pro účely specifikace metrologických a technických požadavků na měřidla a pro účely 
specifikace metod zkoušení při schvalování jejich typu a ověřování, vyplývajících z tohoto opatření 
obecné povahy, české technické normy, další technické normy nebo technické dokumenty 
mezinárodních, popřípadě zahraničních organizací, nebo jiné technické dokumenty obsahující 
podrobnější technické požadavky (dále jen „oznámené normy“). Seznam těchto oznámených norem 
s přiřazením k příslušnému opatření oznámí ČMI společně s opatřením obecné povahy veřejně 
dostupným způsobem (na webových stránkách www.cmi.cz). 
Splnění oznámených norem nebo splnění jejich částí se považuje v rozsahu a za podmínek stanovených 
tímto opatřením obecné povahy za splnění těch požadavků stanovených tímto opatřením, k nimž se tyto 
normy nebo jejich části vztahují. 
Shoda s oznámenou normou je jedním ze způsobů, jak prokázat splnění požadavků.  Tyto požadavky 
mohou být splněny i jiným technickým řešením garantujícím stejnou nebo vyšší úroveň ochrany 
oprávněných zájmů. 
II. 
O D Ů V O D N Ě N Í 
ČMI vydává podle § 14 odst. 1 písmeno j) zákona o metrologii k provedení § 6 odst. 2, § 9 odst. 1 a 9  
a § 11a odst. 3 zákona o metrologii toto opatření obecné povahy, kterým se stanovují metrologické  
a technické požadavky na stanovená měřidla a zkoušky při ověřování stanovených měřidel – „měřidla 
a měřicí systémy protečeného množství kapalin jiných než voda nebo než zkapalněné plyny – výdejní 
stojany na kapalinu do ostřikovačů“.  
Vyhláška č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající 
schválení typu, ve znění pozdějších předpisů, zařazuje v příloze Druhový seznam stanovených měřidel 
uvedený druh měřidel pod položkou 1.3.12 a mezi měřidla podléhající schvalování typu a povinnému 
ověřování.  Opatření obecné povahy č. 0111-OOP-C084-17 
9 Tento předpis (Opatření obecné povahy) byl oznámen v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických 
předpisů a předpisů pro služby informační společnosti. 
III. 
P O U Č E N Í 
Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek § 173 odst.2 SprŘ. 
Dle ustanovení § 172 odst. 5 SprŘ se proti rozhodnutí o námitkách nelze odvolat ani podat rozklad. 
Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení dle ust. § 94 až 
§ 96 SprŘ. Účastník může dát podnět k provedení přezkumného řízení ke správnímu orgánu, který toto 
opatření obecné povahy vydal. Jestliže správní orgán neshledá důvody k zahájení přezkumného řízení, 
sdělí tuto skutečnost s uvedením důvodů do třiceti dnů podateli. Usnesení o zahájení přezkumného řízení 
lze dle ust. § 174 odst. 2 SprŘ vydat do tří let od účinnosti opatření obecné povahy. 
IV. 
Ú Č I N N O S T  
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnost patnáctým dnem od dne vyvěšení na úřední desce (§ 24d 
zákona o metrologii). 
 
 
 
 RNDr. Pavel Klenovský v.r. 
 generální ředitel 
 
 
 
Za správnost vyhotovení: Mgr. Tomáš Hendrych 
 
Vyvěšeno dne: 26. 3. 2019 
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení: Tomáš Hendrych v.r. 
 
Sejmuto dne:   30. 4. 2019 
Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí: Tomáš Hendrych v.r. 
 
Účinnost:  10. 4. 2019    
Podpis oprávněné osoby, vyznačující účinnost: Tomáš Hendrych v.r.