2019 -082 Página 1 de 9 
 
 
  
 
 RESOLUCIÓN No.  
 
SUBSECRETARÍA DE LA CALIDAD  
 
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, COMERCIO EXTERIOR, INVERSIONES Y PESCA  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 52 de la Constitución de la República del 
Ecuador, “Las personas tienen derec ho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad y a 
elegirlos con libertad, así como a una información precisa y no engañosa sobre su contenido y 
características”;  
 
Que, el Protocolo de Adhesión de la República del Ecuador al Acuerdo por el que se es tablece la 
Organización Mundial del Comercio, OMC, se publicó en el Registro Oficial -Suplemento No. 853 
del 2 de enero de 1996;  
 
Que, el Acuerdo de Obstáculos Técnicos al Comercio - AOTC de la OMC, en su Artículo 2 
establece las disposiciones para la elabo ración, adopción y aplicación de reglamentos técnicos por 
instituciones del Gobierno Central y su notificación a los demás Miembros;  
 
Que,  el Anexo 3 del Acuerdo OTC, establece el Código de Buena Conducta para la elaboración, 
adopción y aplicación de norma s; 
 
Que, la Decisión 376 de 1995 de la Comisión de la Comunidad Andina creó el “Sistema Andino de 
Normalización, Acreditación, Ensayos, Certificación, Reglamentos Técnicos y Metrología” , 
modificado por la Decisión 419 del 30 de julio de 1997;  
 
Que,  el artí culo 1 de la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad señala “(…) Esta ley tiene como 
objetivo establecer el marco jurídico destinado a:  i) regular los principios, políticas y entidades 
relacionados con las actividades vinculadas con la evaluación de la c onformidad, que facilite el 
cumplimiento de los compromisos internacionales en esta materia; ii) Garantizar el cumplimiento 
de los derechos ciudadanos relacionados con la seguridad, la protección de la vida y la salud 
humana, animal y vegetal, la preservac ión del medio ambiente, la protección del consumidor 
contra prácticas engañosas y la corrección y sanción de estas prácticas; y, iii) Promover e 
incentivar la cultura de la calidad y el mejoramiento de la competitividad en la sociedad 
ecuatoriana.” ; 
 
Que, de conformidad con el artículo 2 del Acuerdo Ministerial No. 11  256 del 15 de julio de 2011, 
publicado en el Registro Oficial No. 499 del 26 de julio de 2011; las normas técnicas ecuatorianas, 
códigos, guías de práctica, manuales y otros documentos técnico s de autoría del INEN deben 
estar al alcance de todos los ciudadanos sin excepción, a fin de que se divulgue su contenido sin 
costo;  
 
Que, el artículo 2 del Decreto Ejecutivo No. 338 publicado en el Registro Oficial -Suplemento  No. 
263 del 9 de Junio de 201 4, establece: “Sustitúyanse las denominaciones del Instituto Ecuatoriano 
de Normalización por Servicio Ecuatoriano de Normalización. (…)” ; 
 
Que,  mediante Resolución No. 14 362 del 13  de agosto de 2014 , publicada  en el Registro Oficial 
No. 329  del 0 9 de septiembre  de 2014 se oficializó con el carácter de Obligatorio  el reglamento 
técnico ecuatoriano RTE INEN 174 “Contadores de agua” , el mismo que entró en vigencia el 09 de 
marzo del 2015;  
 
Que,  mediante Resolución No. 14 362 del 13  de agosto de 2014 , publica da en el Registro Oficial 
No. 329  del 0 9 de septiembre  de 2014 se oficializó con el carácter de Obligatorio  la Modificatoria 
1 del reglamento técnico ecuatoriano RTE INEN 174 “Contadores de agua” , la mism a que entró en 
vigencia el 08 de octubre de 2014;   
2019 -082 Página 2 de 9 
 
 
  
 
 Que, el Servicio Ecuatoriano de Normalización, INEN, de acuerdo a las funciones determinadas en 
el literal b) del artículo 15, literal b) de la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad, manifiest a: “b) 
Formular, en sus áreas de competencia, luego de los aná lisis técnicos respectivos, las propuestas 
de normas, reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la conformidad, los planes de 
trabajo, así como las propuestas de las normas y procedimientos metrológicos;(…)” ha formulado 
el proyecto de  Primera  Revisión  del reglamento técnico ecuatoriano , PRTE INEN 174  (1R) 
“Contadores de agua ”; 
 
Que,  en conformidad con numeral 2.9.2 del artículo 2 del Acuerdo de Obstáculos Técnicos al 
Comercio de la OMC y, el artículo 12 de la Decisión 827 de la Comisión de la Comunidad Andina, 
CAN, se Notificará  a través de la Secretaría General correspondiente el mencionado proyecto de 
reglamento técnico ;  
 
Que,  el inciso primero del artículo 29 de la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad manifiesta: 
“La reglamentación téc nica comprende la elaboración, adopción y aplicación de reglamentos 
técnicos necesarios para precautelar los objetivos relacionados con la seguridad, la salud de la 
vida humana, animal y vegetal, la preservación del medio ambiente y la protección del consu midor 
contra prácticas engañosas ”; 
 
Que, mediante Resolución COMEX No. 020 -2017 del Comité de Comercio Exterior, entró en 
vigencia a partir del 01 de septiembre de 2017 la reforma íntegra del Arancel del Ecuador;  
 
Que,  la Decisión 827 de 18 de julio de 201 8 de la Comisión de la Comunidad Andina establece los 
“Lineamientos para la elaboración, adopción y aplicación de reglamentos técnicos y los 
procedimientos de evaluación de la conformidad en los Países Miembros de la Comunidad Andina 
y a nivel comunitario ”; 
 
Que,  mediante Acuerdo Ministerial 18 152 del 09 de octubre de 2018, el Ministro de Industrias y 
Productividad encargado, dispone a la Subsecretaría del Sistema de la Calidad, en coordinación 
con el Servicio Ecuatoriano de Normalización – INEN y el Servi cio de Acreditación Ecuatoriano – 
SAE, realizar un análisis y mejorar los reglamentos técnicos ecuatorianos RTE INEN; así como, 
los proyectos de reglamentos que se encuentran en etapa de notificación, a fin de determinar si 
cumplen con los legítimos objeti vos planteados al momento de su emisión;  
 
Que,  por Decreto Ejecutivo No. 559 vigente a partir del 14 de noviembre de 2018, publicado en el 
Registro Oficial -Suplemento No.  387 del 13 de diciembre de 2018, en su artículo 1 se decreta 
“Fusiónese por absorción  al Ministerio de Comercio Exterior e Inversiones las siguientes 
instituciones: el Ministerio de Industrias y Productividad, el Instituto de Promoción de 
Exportaciones e Inversiones Extranjeras, y el Ministerio de Acuacultura y Pesca” ; y en su artículo 2 
dispone “Una vez concluido el proceso de fusión por absorción, modifíquese la denominación del 
Ministerio de Comercio Exterior e Inversiones a Ministerio de Producción, Comercio Exterior, 
Inversiones y Pesca” ; 
 
Que,  en la normativa ibidem en su artículo 3 d ispone “Una vez concluido el proceso de fusión por 
absorción, todas las competencias, atribuciones, funciones, representaciones, y delegaciones 
constantes en leyes, decretos, reglamentos, y demás normativa vigente, que le correspondían al 
Ministerio de Ind ustrias y Productividad, al Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones 
Extranjeras y, al Mi nisterio de Acuacultura y Pesca , serán asumidas por el Ministerio de 
Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca”;  
 
Que, el literal f)  del artícul o 17 de la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad , establece que “ En 
relación con el INEN, corresponde al Ministerio de Industrias y Productividad; (…) f) aprobar las 
propuestas de normas o reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la confo rmidad, 
en el ámbito de su competencia. (…)” , en consecuencia, es competente para aprobar y oficializar 
con el carácter de Obligatorio , la Primera Revisión  del reglamento técnico ecuatoriano , RTE 
INEN 174  (1R) “Contadores de agua ”; mediante su publicación en el Registro Oficial, a fin de que 
exista un justo equilibrio de intereses entre proveedores y consumidores;   
2019 -082 Página 3 de 9 
 
 
  
 
 Que,  mediante Acuerdo Ministerial No. 11 446 del 25 de noviembre de 2011, publicado en el 
Registro Oficial No. 599 del 19 de diciembre de 2011, s e delega a la Subsecretarí a de la Calidad la 
facultad de aprobar y oficializar las propuestas de normas o reglamentos técnicos y 
procedimientos de evaluación de la conformidad propuestos por el INEN en el ámbito de su 
competencia de conformidad con lo prev isto en la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad y en 
su Reglamento General;  y, 
 
En ejercicio de las facultades que le concede la Ley,  
 
 
RESUELVE:  
 
 
ARTÍCULO 1. - Notificar  el proyecto de  Primera Revisión del: 
 
REGLAMENTO TÉCNICO ECUATORIANO PRTE INEN 1 74 (1R)  
“CONTADORES DE AGUA”  
 
 
1. OBJETO  
 
 
1.1 Este reglamento técnico ecuatoriano establece los requisitos que deben cumplir los contadores 
de agua potable fría y caliente, previamente a la comercialización de productos nacionales e 
importados, con el propós ito de proteger el medio ambiente, así como prevenir prácticas que 
puedan inducir a error.  
 
 
2. CAMPO DE APLICACIÓN  
 
 
2.1 Este reglamento técnico se aplica a los productos:  
 
2.1.1  Contadores de agua que pueden soportar presiones de trabajo máximas admisib les (MAP) ≥ 
1 MPa (0,6 MPa para los contadores que usan diámetros nominales de tubería, DN ≥ 500 mm) y 
una temperatura máxima admisible, MAT, para el agua fría de 30 °C y para el agua caliente de 
hasta 1 80 °C, dependiendo de la clase.  
2.1.2 Contadores de a gua basados en principios eléctricos y electrónicos, y para contadores de 
agua basados en principios mecánicos que incorporan dispositivos electrónicos.  
2.1.3 Contadores de agua, independientemente de la tecnología, que se definen como la 
integración de l os instrumentos de medición para determinar continuamente el volumen de agua.  
 
2.2 Los productos que son objeto de aplicación de este reglamento técnico se encuentran 
comprendidos en la siguiente clasificación arancelaria:  
 
Clasificación  
Código  Designació n del producto/mercancía  Observaciones  
90.28  Contadores de gas, líquido o electricidad, 
incluidos los de calibración   
9028.20  - Contadores de líquido   
9028.20.10.00  - - Contadores de agua  Aplica a los productos/   
mercancías citados en el 
campo de aplica ción del 
reglamento técnico RTE INEN 
174 (1R) . 
  
2019 -082 Página 4 de 9 
 
 
  
 
 3. DEFINICIONES  
 
 
3.1 Para efectos de aplicación de este reglamento técnico se adoptan las definiciones 
contempladas en las normas ISO 4064 -1 e ISO 4064 -3 y, las que a continuación se detallan:  
 
3.1.1 Certi ficado de conformidad. Documento emitido conforme a las reglas de un esquema o 
sistema de certificación, en el cual se puede confiar razonablemente que un producto, proceso o 
servicio debidamente identificado está conforme con un reglamento técnico, norma técnica u otra 
especificación técnica o documento normativo específico.   
 
3.1.2 Consumidor.  Toda persona natural o jurídica que como destinatario final adquiera, utilice o 
disfrute bienes o servicios. Cuando el p resente reglamento mencione al c onsumidor, dicha 
denominación incluirá al usuario . 
 
3.1.3  Dispositivo de ajuste . Parte del medidor que permite un ajuste del medidor, de tal forma que 
la curva de error del medidor se desplaza generalmente de manera paralela a sí misma para 
ajustarla dentro del marge n de los errores máximos permitidos  
 
3.1.4  Dispositivo indicador . Parte del medidor que proporciona una indicación correspondiente al 
volumen de agua que pasa a través del medidor  
 
3.1.5 Distribuidores o comerciantes.  Las personas naturales o jurídicas que  de manera habitual 
venden o proveen al por mayor o al detal, bienes destinados finalmente a los consumidores, aún 
cuando ello no se desarrolle en establecimientos abiertos al público.  
 
3.1.6  Durabilidad. Capacidad de un medidor para mantener sus condicion es de funcionamiento 
después de un periodo de uso  
 
3.1.7  Embalaje. Es la protección al envase y al producto mediante un material adecuado con el 
objeto de protegerlo de daños físicos y agentes exteriores, facilitando de este modo su 
manipulación durante el  transporte y almacenamiento.   
 
3.1.8  Empaque o envase.  Todo material primario o secundario que contiene o recubre al producto 
hasta su entrega al consumidor, con la finalidad de protegerlo del deterioro y facilitar su 
manipulación.  
 
3.1.9  Error máximo pe rmitido MPE (máximum permissible error). Valor extremo del error de 
medida, con respecto al valor de referencia conocido, permitido por especificaciones o 
reglamentaciones para un medidor determinado  
 
3.1.1 0 Importador. Persona natural o jurídica que de ma nera habitual importa bienes para su venta 
o provisión en otra forma al interior del territorio nacional.  
 
3.1.11  Indeleble.  Que no se puede borrar.  
 
3.1.12  Inspección.  Examen de un producto proceso, servicio, o instalación o su diseño y 
determinación de s u conformidad con requisitos específicos o, sobre la base del juicio profesional, 
con requisitos generales.  
 
3.1.13  Límite aceptable de calidad (AQL).  Nivel de calidad que es el peor promedio tolerable del 
proceso cuando se envía una serie continua de lote s para muestreo de aceptación.  
 
3.1.14  Marca o nombre comercial. Cualquier signo que sea apto para distinguir productos en el 
mercado.  
  
2019 -082 Página 5 de 9 
 
 
  
 
 3.1.15 Medidor completo. Medidor cuyo transductor de medida, calculador y dispositivo indicador 
no son separables  
 
3.1.1 6 Medidor de agua. Instrumento destinado a medir continuamente, memorizar y mostrar el 
volumen de agua que pasa a través de su transductor de medida dentro de las condiciones de 
medición.  
 
3.1.17  Medidor fijo para suministro cliente. Medidor que está perm anentemente instalado y solo se 
usa para suministro desde un abastecedor a un cliente.  
 
3.1.1 8 Organismo Acreditado.  Organismo de evaluación de la conformidad que ha demostrado 
competencia técnica a una entidad de acreditación, para la ejecución de activid ades de evaluación 
de la conformidad, a través del cumplimiento con normativas internacionales y exigencias de la 
entidad de acreditación.  
 
3.1.19 Organismo Designado . Laboratorio de ensayo, Organismo de Certificación u Organismo de 
inspección, que ha sido  autorizado por el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones 
y Pesca (MPCEIP ) conforme lo establecido por la  Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad, para 
que lleve a cabo actividades específicas de evaluación de la conformidad.  
 
3.1.2 0 Organismo Reconocido . Es un organismo de evaluación de la conformidad con 
competencia en pruebas de ensayo o calibración, inspección o certificación de producto, 
acreditado por un Organismo de Acreditación que es signatario del Foro Internacional de 
Acredita ción (IAF) y del Acuerdo de Reconocimiento Multilateral (MLA) de IAF, los productos de 
evaluación de la conformidad de estos organismos, deben ser aceptados por todos los demás 
signatarios del MLA de IAF, con el alcance adecuado.  
 
3.1.21  País de origen . País de fabricación, producción o elaboración del producto.  
 
3.1.22  Productores o fabricantes.  Las personas naturales o jurídicas que extraen, industrializan o 
transforman bienes intermedios o finales para su provisión a los consumidores.  
 
 
4. REQUISITOS  
 
 
4.1 Requisitos de producto. Los productos objeto de este reglamento técnico deben cumplir 
como mínimo los requisitos establecidos en la tabla 1.  
 
Tabla 1. Requisitos y ensayos  
 
Producto  Norma de 
requisitos  Numeral de la norma  Norma de 
ensayo  Numeral de la norma  
Contadores 
de agua 
potable fría 
y caliente  ISO  
4064 -1 4.2 Clase de precisión y 
máximo error permitido  
5. Medidores de agua 
equipados con 
dispositivos electrónicos.  
5.1 Requisitos generales  
6 Requisitos técnicos  
6.1 Materiales y 
construcción de 
medi dores de agua  
6.4 Condiciones 
nominales de 
funcionamiento  
6.5 Perdida de presión  ISO 
 4064 -3 4. Informe de evaluación 
de tipo  
4.5 Ensayos de 
evaluación de tipo (pa ra 
todos los contadores de 
agua)  
4.6 Ensayos de 
evaluación de tipo (para 
los contadores de agua 
electrónicos y 
contadores de agua 
mecánicos con 
componentes 
electrónicos)   
2019 -082 Página 6 de 9 
 
 
  
 
 6.7 Dispositivo indicador  
6.7.1.1 Función  
6.7.1.2 Unidad de 
medida, símbolos y su 
colocación  
 
 
5.   REQUISITOS DE ENVASE, EMPAQUE Y ROTULADO O ETIQUETADO  
 
 
5.1 La información de marcado se debe presentar en un lugar visible, de forma permanente e 
indeleble con caracteres claros y fáciles de leer, en idioma español, sin perjuicio de que se puedan  
presentar en otros idiomas adicionales.  
 
5.2 Los productos objeto de este reglamento t écnico deben contener la información de marcado en 
el producto . 
 
5.3 Un medidor de agua debe marcarse de forma clara e indeleble con la siguiente información, o 
bien agrupada o distribuida, en la carcasa, en el dial del dispositivo indicador, en una placa de 
identificación o sobre la tapa del medidor, si esta no es desmontable. Estas marcas deben estar 
visibles sin desmontar el medidor de agua, una vez situado en el mercado o puesto en uso.  
 
5.3.1  Unidad de medida.  
5.3.2  Clase de precisión, cuando difiera de la clase d e precisión2.  
5.3.3  Valor numérico de Q3 y de la relación Q3/Q1: si el medidor mide el flujo inverso y los 
valores de Q3 y la relación Q3/Q1 son diferentes para las dos direcciones, deben indicarse 
ambos valores de Q3 y Q3/Q1; debe estar clara la dirección del f lujo a la que se refiere 
cada par de valores. La relación Q3/Q1 debe expresarse como R, por ejemplo "R160". Si 
el medidor tiene diferentes valores de Q3/Q1 para las posiciones vertical y horizontal, 
ambos valores de Q3/Q1 deben indicarse, y debe estar clar a la orientación para la que 
cada valor se refiere.  
5.3.4  Signo de aprobación tipo de acuerdo con las regulaciones nacionales.  
5.3.5  Marca o nombre comercial  
5.3.6  Nombre o razón social e identificación fiscal (RUC) del fabricante o del importador  (ver 
nota1). 
5.3.7  País de orige n 
5.3.8  Año de fabricación, los últimos dos dígitos del año de fabricación, o el mes y año de 
fabricación.  
5.3.9  Número de serie (tan cerca como sea posible del dispositivo indicador).  
5.3.10  Dirección del flujo, por medio de una flecha (mostrado en ambos lados del cuerpo o en un 
lado solo siempre y cuando la flecha de la dirección del flujo sea fácilmente visible bajo 
cualquier circunstancia).  
5.3.11  Presión máxima admisible (MAP)  
  a) si esta excede de 1 MPa (10 bar), o de 0,6 MPa (6 bar)  para DN ≥ 500.  
5.3.12  Letra V o H, si el medidor solo puede funcionar en posición vertical o en posición 
horizontal.  
5.3.13  La clase de temperatura tal como se especifica en la Tabla 1 de la norma ISO 4064 -1 
cuando esta difiera de T30.  
5.3.14  La clase de pérdida de presión cuando esta difiera de ∆p 63.  
5.3.15  La clase de sensibilidad a la instalación cuando esta difiera de U0/D0.  
 
Para un medidor de agua con dispositivos electrónicos, deben aplicarse las siguientes 
inscripciones adicionales en los casos que proce dan. 
 
                     
Nota1: Fabricante para los productos nacionales; i mportador para productos importados. Información a incluir direct amente 
o a través de etiquetas en el producto o empaque o envase.   
2019 -082 Página 7 de 9 
 
 
  
 
 5.3.16  Para una fuente de alimentación externa: el voltaje y la frecuencia.  
5.3.17  Para una batería reemplazable: la fecha límite en la que la batería debe sustituirse.  
5.3.18  Para una batería no reemplazable: la fecha límite en la que el medidor debe sustituirse.  
5.3.19  Clasif icación medio ambiental, de acuerdo a la norma ISO 4064 -1. 
5.3.20  Clase de entorno electromagnético.  
 
Las clases de entorno ambiental y de entorno electromagnético pueden darse en hojas de 
características aparte, inequívocamente relacionadas con el medidor por un a única identificación, 
y no en el mismo medidor.  
 
 
6. REFERENCIA NORMATIVA  
 
 
6.3 Norma ISO 2859 -1:1999+A md 1:2011, Procedimientos de muestreo para inspección por 
atributos. Parte 1. Programas de muestreo clasificados por el nivel aceptable de calidad (AQL ) 
para inspección lote a lote  
 
6.2 Norma ISO 4064 -1:2014 , Water meters for cold potable water and hot water – Part 1: 
Metrological and technical requirements.  
 
6.3 Norma ISO 4064 -3:2014, Water meters for cold potable water and hot water – Part 3: Test 
report format.  
 
6.4 Norma  ISO/IEC 17067:2013 , Evaluación de la conformidad. Fundamentos de certificación de 
productos y directrices aplicables a los esquemas de certificación de producto . 
 
 
7. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO  
 
 
7.1 La demostración de la conformida d con los reglamentos técnicos ecuatorianos, mediante la 
aplicación de Acuerdos de Reconocimiento Mutuo, Convenios de Facilitación al Comercio o 
cualquier otro instrumento legal que el Ecuador haya suscrito con algún país y que éste haya sido 
ratificado, d ebe ser evidenciada aplicando las disposiciones establecidas en estos acuerdos.  Los 
fabricantes, importadores, distribuidores o comercializadores deben asegurarse que el producto 
cumpla en todo momento con los requisitos establecidos en el reglamento técn ico ecuatoriano.  
Los expedientes con las evidencias de tales cumplimientos deben ser mantenidos en poder del 
fabricante, importador, distribuidor o comercializador por el plazo establecido en la legislación 
ecuatoriana.  
 
 
8. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE  LA CONFORMIDAD (PEC)  
 
 
8.1 De conformidad con lo que establece la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad, 
previamente a la comercialización de productos nacionales e importados sujetos a reglamentación 
técnica, deberá demostrarse su cumplimiento a trav és de un certificado de conformidad de 
producto expedido por un organismo de certificación de producto acreditado o designado en el 
país, o por aquellos que se hayan emitido en relación a los acuerdos vigentes de reconocimiento 
mutuo con el país, en confor midad a lo siguiente:  
 
8.1.1 Inspección y muestreo.  Para verificar la conformidad de los productos con el presente 
reglamento técnico, se debe realizar el muestr eo de acuerdo a:  La norma técnica aplicada en el 
numeral 4 del presente reglamento técnico; o,  con el plan de muestreo establecido en la norma 
ISO 2859 -1, para un nivel de inspección especial S -1, inspección simple normal y un AQL=4%; o,  
2019 -082 Página 8 de 9 
 
 
  
 
 según los procedimientos establecidos por el organismo de certificación de producto, acreditado, 
designado o rec onocido; o, de acuerdo a lo establecido por la autoridad competente.  
 
8.1.2 Presentación del Certificado de Conformidad de producto . Emitido por un organismo de 
certificación de producto acreditado, designado o reconocido para el presente reglamento técnic o 
o normativa técnica equivalente.  
 
8.2 Los fabricantes nacionales e importadores de productos contemplados en el campo de 
aplicación deben demostrar el cumplimiento con los requisitos establecidos en este reglamento 
técnico o  normativa técnica equivalent e, a través de la presentación del certificado de 
conformidad de producto según las siguientes opciones:  
 
8.2.1 Certificado de conformidad de producto según el Esquema de Certificación 1a,  establecido 
en la norma ISO/IEC 17067, emitido por un organismo de certificación de producto, de acuerdo 
con el numeral 7.1 de este reglamento técnico.  
 
8.2.2 Certificado de Conformidad de producto según el Esquema de Certificación 1b  (lote), 
establecido en la norma ISO/IEC 17067, emitido por un organismo de certificació n de producto, de 
acuerdo con el numeral 8.1 de este reglamento técnico.  
 
8.2.3 Certificado de Conformidad de producto según el Esquema de Certificación 5 , establecido en 
la norma ISO/IEC 17067, emitido por un organismo de certificación de producto, de acu erdo con el 
numeral 7.1 de este reglamento técnico. Los productos que cuenten con Sello de Calidad INEN 
(Esquema de Certificación 5), no están sujetos al requisito de certificado de conformidad para su 
comercialización.  
 
8.3 Los certificados e informes deb en estar en idioma español o inglés, sin perjuicio de que pueda 
estar en otros idiomas adicionales.  
 
 
9. AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y/O SUPERVISIÓN  
 
 
9.1 De conformidad con lo que establece la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad, el 
Ministerio de Pro ducción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca (MPCEIP)  y, las instituciones del 
Estado que en función de sus leyes constitutivas tengan facultades de fiscalización y supervisión, 
son las autoridades competentes para efectuar las labores de vigilancia y c ontrol del cumplimiento 
de los requisitos del presente reglamento técnico, y demandarán de los fabricantes nacionales e 
importadores de los productos contemplados en este reglamento técnico, la presentación de los 
certificados de conformidad respectivos.  
 
9.2 La autoridad de fiscalización y/o supervisión se reserva el derecho de verificar el cumplimiento 
del presente reglamento técnico, en cualquier momento de acuerdo con lo establecido en el 
numeral del Procedimiento de Evaluación de la Conformidad (PEC).  
 
Cuando se requiera verificar el cumplimiento de los requisitos del presente reglamento técnico, los 
costos por inspección o ensayo que se generen por la utilización de los servicios, de un organismo 
de evaluación de la conformidad acreditado por el SAE o,  designado por el MPCEIP serán 
asumidos por el fabricante, si el producto es nacional, o por el importador, si el producto  es 
importado.  
 
10. FISCALIZACIÓN Y/O SUPERVISIÓN  
 
 
10.1 Las instituciones del Estado, en función de sus competencias, evaluarán la co nformidad con 
los reglamentos técnicos según lo establecido en los procedimientos de evaluación de la  
2019 -082 Página 9 de 9 
 
 
  
 
 conformidad; para lo cual podrán utilizar organismos de certificación, de inspección y laboratorios 
de ensayo acreditados o designados por los organismos competentes.  
 
10.2 Con el propósito de desarrollar y ejecutar actividades de vigilancia del mercado, la Ministra o 
el Ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca podrá disponer a las 
instituciones que conforman el Sistema Ecuatoriano de la Calidad, elaboren los respectivos 
programas de evaluación de la conformidad en el ámbito de sus competencias, ya sea de manera 
individual o coordinada entre sí.  
 
10.3 Las autoridades de fiscalización y/o supervisión ejercerán sus funciones de manera 
independiente, imparcial y objetiva, y dentro del ámbito de sus competencias.  
 
 
11.   RÉGIMEN DE SANCIONES  
 
 
11.1 Los fabricantes, importadores, distribuidores o comercializadores de estos productos que 
incumplan con lo establecido en este reglamento técnico recibirán las sanciones previstas en la 
Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad, su reglamento general y demás leyes vigentes, según 
el riesgo que implique para los usuarios y la gravedad del incumplimiento.  
 
11.2 Los organismos de certificación, inspecc ión, laboratorios o demás instancias que hayan 
extendido certificados de conformidad, inspección o informes de ensayos o calibración erróneos o 
que hayan adulterado deliberadamente los datos de los ensayos o calibraciones emitidos por el 
laboratorio o, de los certificados, tendrán responsabilidad administrativa, civil, penal y/o fiscal de 
acuerdo con lo establecido en la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad y demás leyes 
vigentes.  
 
 
12.  REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO TÉCNICO  
 
 
12.1 Con el fin  de mantener actualizadas las disposiciones de este reglamento técnico 
ecuatoriano, el Servicio Ecuatoriano de Normalización, INEN, lo revisará en un plazo no mayor a 
cinco (5) años contados a partir de la fecha de su entrada en vigencia, para incorporar a vances 
tecnológicos o requisitos adicionales de seguridad para la protección de la salud, la vida y el 
ambiente, de conformidad con lo establecido en la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad.  
 
 
ARTÍCULO 2. - Disponer al Servicio Ecuatoriano de Normaliza ción, INEN, publique la Primera 
Revisión d el reglamento técnico ecuatoriano , RTE INEN 174  (1R) “Contadores de agua ” en la 
página Web de esa Institución ( www.normalizacion.gob.ec ). 
 
 
 
ARTÍCULO 3. - El presente reglamento técnico ecuatoriano RTE INEN 174 (Primera Revisión) 
reemplaza al RTE INEN 174:20 14 y, entrará en vigencia transcurrido el plazo de seis (6) meses 
contados a partir del día siguiente de su publicación en el Registro Oficial.  
 
 
COMUNÍ QUESE Y PUBLÍQUESE en el Registro Oficial.  
 
Dado en Quito, Distrito Metropolitano,   
 
 
Mgs. Armin Pazmiño Silva  
SUBSECRETARIO DE LA CALIDAD