PROYECTO DE NORMA  PNMP  015 
METROLÓGICA PERUANA  2022 
 
Dirección de Metrología - INACAL  
Calle Las Camelias 817, San Isidro (Lima 27)  Lima, Perú  
 
 
 
 
 
EQUIPOS DE MEDIDA DE LA ENERGÍA 
ELÉCTRICA - Requisitos Particulares – Parte 21: 
Medidores estáticos para energía activa de AC (clases 0,5, 
1 y 2)  
 
Electricity metering equipment – Particular requirements – Static meters for AC active 
energy (classes 0,5, 1 and 2)  
 
(EQV. IEC 62053 -21: 202 0 Electricity metering equipment – Particular requirements – 
Part 21: Static meters for AC active energy (classes 0,5, 1 and 2)  
 
2022 -12-27 
2ª Edición  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este documento se encuentra en etapa de estudio, sujeto a posible cambio.  
No debe ser usado como Norma Metrológica Peruana  Basado en 15 páginas  
I.C.S.: 17.220.20  
Descriptores: Equipos de medida, energía eléctrica, medidor estático.  
  
 
 
 ÍNDICE  
 
  Página  
   
 ÍNDICE  ii 
  PREFACIO   iv 
1 Ámbito de aplicación  1 
2 Referencias normativas  4 
3 Términos y definiciones  4 
4 Valores eléctricos estándar  5 
4.1 Tensiones  5 
4.2 Corrientes  5 
4.2.1  Corrientes nominales  5 
4.2.2  Corriente de arranque  5 
4.2.3  Corriente mínima  6 
4.2.4  Corriente máxima  6 
4.3 Frecuencias  6 
4.4 Consumo de energía  6 
5 Requisitos de construcción  6 
6 Marcado y documentación del medidor  7 
7 Requisitos de precisión  7 
7.1 Condiciones generales de ensayo  7 
7.2 Métodos de verificación de  exactitud  7 
7.3 Incertidumbre de medición  7 
7.4 Constante del medidor  7 
7.5 Puesta en marcha del medidor  7 
7.6 Ensayo de condición de ausencia de carga  8 
7.7 Ensayo de corriente de arranque  8 
7.8 Ensayo de repetibilidad  8 
7.9 Límites de error por variación de la corriente  8 
7.10 Límites de error debido a magnitudes de influencia  9 
7.11 Precisión del cronometraje  12 
8 Requisitos climáticos  13 
9 Efectos de las influencias externas  13 
ii  
 
 
 10 Ensayo de modelo   13 
   
ANEXOS  
A (informativo) Comparación de los límites de error porcentual aceptables en 
condiciones de referencia para medidores de clases 0,5, 1 y 2  14 
B (informativo) Resumen de cambios  15 
   
FIGURAS  
A.1 Comparación de los límites de error porcentual aceptables en condiciones de 
referencia para medidores de clases 0,5, 1 y 2, con In = 5 A e Imax  = 10 A, en 
FP = 1,0, para conexión directa  14 
A.2 Comparación de los límites de error porcentual aceptables en condiciones de 
referencia para medidores de clases 0,5, 1 y 2, con In = 5 A e Imax  = 10 A, en 
FP = 0,5 inductivo, para conexión  directa  14 
   
TABLAS  
1 Corriente de arranque  5 
2 Corriente mínima  6 
3 Límites de error aceptable en porcentaje (medidores monofásicos y 
polifásicos medidos con cargas equilibradas o cargas monofásicas)  9 
4 Límites de variación de error aceptables en porcentaje debido a las 
magnitudes  de influencia   11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
iii  
 
 
 PREFACIO  
 
A. Reseña histórica  
 
A.1. La Dirección de Metrología del Instituto Nacional de Calidad (INACAL) ha 
adoptado la no rma Internacional IEC 62053 -21:2020 Electricity metering equipment – 
Particular requirements –Part 21: Static meters for AC active energy (classes 0,5, 1 and 
2), obteniendo el Proyecto de Norma Metrológica Peruana PNMP 015:2022 EQUIPOS 
DE MEDIDA DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA - Requisitos Part iculares – Parte 21: 
Medidores estáticos para energía activa de AC (clases 0,5, 1 y 2)  
A.2 El Proyecto de Norma Metrológica Peruana ha sido elaborado mediante un 
“Sistema de Adopción  – Equivalente ” de elaboración de Normas Metrológicas 
Peruanas, de acuerdo  a lo establecido en el literal “A)” del artículo 9 del “Reglamento 
para la elaboración y aprobación de Normas Metrológicas Peruanas” – 2da edición, 
aprobado mediante resolución N° 001 -2021 -INACAL/DM y publicado el 13 de enero 
de 2021.  
A.3 La Norma Metrol ógica Peruana presenta cambios editoriales y estructurales de 
acuerdo a las Guías Peruanas GP 001:2016 y GP 002:2016  
 
 
---oooOooo --- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
iv  
NORMA  PNMP 015  
METROLÓGICA PERUANA  1-15 
 
 
 
 EQUIPOS DE MEDICIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
– REQUISITOS PARTICULARES – Parte 21: Medidores 
estáticos para energía activa de AC (clases 0,5 , 1 y 2)  
1  Ámbito de aplicación  
Este Proyecto de Norma Metrológica Peruana aplica solo a los medidores  estáticos de 
watt-hora de clases de precisión 0,5, 1 y 2 para la medic ión de energía eléctrica activa 
de corriente alterna en redes de 50 Hz o 60 Hz y se aplica solo a sus ensayos de modelo . 
NOTA 1 Para otros requisitos generales, como seguridad, confiabilidad, etc., consulte las normas IEC 
62052 o IEC 62059 pertinentes.  
Este documento se aplica a los equipos medidores de energía eléctrica  diseñados para:  
 medir y controlar la energía eléctrica en redes eléctricas (red eléctrica) con tensión 
de hasta 1000 V;  
NOTA 2 Para los medidores de energía eléctrica AC, la tensión menc ionada anteriormente es la tensión 
de línea a neutro derivado de tensiones nominales. Véase IEC 62052 -31: 2015, Tabla 7.  
 tener todos los elementos funcionales, incluidos los módulos adicionales, 
encerrados o formando una sola caja de medidor con excepción de las pantallas 
indicadoras;  
 
 
 operar con pantallas indicadoras integradas o separadas, o sin una pantalla 
indicadora;  
 
 
 instalarse en un zócalo o bastidor coincidente especificado;  
 
 
 opcionalmente, proporcionar funciones adicionales distintas de las de medición de 
energía eléctrica.   
NORMA  PNMP 015  
METROLÓGICA PERUANA  2-15 
 
 
 
 Los medidores diseñados para operar con transformadores de instrumentos de baja 
potencia (LPITs según se definen en la serie IEC 61869) pueden probarse para verificar 
el cumplimiento de este documento solo si dichos medidores  y sus LPITs se ensayan 
juntos y cumplen con los requisitos para medidores conectados directamente.  
NOTA 3 Los medidores de energía eléctrica modernos generalmente contienen funciones adicionales 
como la medición de la magnitud de tensión, magnitud de corr iente, potencia, frecuencia, factor de 
potencia, etc.; medición de parámetros de calidad de energía; funciones de control de carga; funciones de 
entrega, tiempo, ensayo, contabilidad, registro; interfaces de comunicación de datos y funciones de 
seguridad d e datos asociadas. Las normas pertinentes para estas funciones podrán aplicarse además de los 
requisitos del presente documento. Sin embargo, los requisitos para tales funciones están fuera del 
alcance de este documento.  
NOTA 4 Los requisitos del producto para dispositivos de medición y monitoreo de potencia (PMDs) y 
funciones de medición como la magnitud de  tensión, magnitud de corriente, potencia, frecuencia, etc., 
están cubiertos por IEC 61557 -12. Sin embargo, los disp ositivos que cumplen con IEC 61557 -12 no están 
destinados a ser utilizados como medidores de facturación a menos que también cumplan con el            
PNMP 014:2022 : 2020 y uno o más estándares relevantes de clase de precisión IEC 62053 -xx. 
NOTA 5 Los requ isitos del producto para los instrumentos de calidad de energía (PQIs) están cubiertos 
por IEC 62586 -1. Los requisitos para las técnicas de medición de la calidad de la energía (funciones) 
están cubiertos en IEC 61000 -4-30. Los requisitos para probar las f unciones de medición de la calidad de 
la energía están cubiertos por IEC 62586 -2. 
Este documento no se aplica a:  
 medidores cuya tensión de línea -a-neutro derivada de las tensiones nominales 
supere 1 000 V;  
 
 
 medidores destinados a la conexión con transform adores de instrumentos de baja 
potencia (LPITs tal como se definen en la serie IEC 61869) cuando se ensayan sin 
dichos transformadores;  
 
 
 sistemas de medición que comprenden múltiples dispositivos (excepto LPITs) 
físicamente alejados entre sí;  
 
 
 medidores portátiles;  
NOTA 6 Los medidores portátiles son medidores que no están conectados permanentemente.   
NORMA  PNMP 015  
METROLÓGICA PERUANA  3-15 
 
 
 
  medidores utilizados en material rodante, vehículos, buques y aviones;  
 
 
 laboratorios y equipos de ensayo de medidores;  
 
 
 medidores estándar de referencia;  
 
 
 interfaces de datos para el registro del medidor;  
 
 
 enchufes o bastidores correspondientes utilizados para la instalación de equipos 
de ensayo de medidores de energía eléctrica;  
 
 
 cualquier función adicional proporcionada en los medidores de energía eléctrica.  
Este documento no cubre las medidas para la detección y prevención de fraude en el 
medidor que  comprometa su funcionamiento (manipulación).  
NOTA 7 No obstante, los requisitos específicos de detección y prevención de manipulaciones, así como 
los métodos de ensayo pertinentes para un mercado determinado, están sujetos al acuerdo entre el 
fabricante y el comprador.  
NOTA 8 Especificar los requisitos y métodos de ensayo para la detección y prevención del fraude sería 
contraproducente, ya que tales es pecificaciones proporcionarían orientación para los posibles 
defraudadores.  
NOTA 9 Existen muchos tipos de manipulación de medidores reportados en varios mercados; por lo 
tanto, diseñar medidores que detecten y prevengan todo tipo de manipulación podría conducir a un 
aumento injustificado de los costos de diseño, verificación y validación de medidores.  
NOTA 10 Los sistemas de facturación, como los sistemas de medición inteligentes, son capaces de 
detectar patrones de consumo irregulares y pérdidas irregul ares de la red eléctrica que permiten descubrir 
sospechas de manipulación de medidores.  
NOTA 11 Para medidores operados por transformador emparejados con transformadores de corriente 
(CTs) de acuerdo con IEC 61869 -2: 
–  el rango de medición de estándar CT se especifica de 0,05 In a Imax para las clases de precisión 0,1 ,  
NORMA  PNMP 015  
METROLÓGICA PERUANA  4-15 
 
 
 
 0,2, 0,5 y 1 y estos CTs se utilizan para los medidores de clase 0,5, 1 y 2 de conformidad con el 
presente documento;    
–  el rango de medición de especial CT se especifica de 0,01 In a  Imax para las clases de precisión 
0,2 S y 0,5 S y estos CTs se utilizan para medidores de clase 0,1 S, 0,2 S y 0,5 S según 62053 -
22:2020;    
–  las combinaciones de CTs estándar y medidores de las clases 0,1 S, 0,2 S y 0,5 S están sujetas a un 
acuerdo entre  fabricantes y compradores.  
NOTA 12 Este documento no especifica los requisitos de emisión, estos se especifican en el PNMP 
014:2022 , 9.3.14.    
2 Referencias normativas  
Los siguientes documentos se mencionan en el texto de tal manera que parte o la 
totalidad de su contenido constituye requisitos de este documento. Para referencias 
fechadas, solo  se aplica la edición citada.   Para las referencias sin fecha, se aplica la 
última edición del documento al que se hace referencia (incluidas las modificacion es). 
PNMP 014:2022  “EQUIPOS DE MEDIDA DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA. 
Requisitos generales, ensayos y condiciones de ensayo. Equipos de medida ” 
(Equivalente a la IEC 62052 -11:2020, Equipos de medición de energía eléctrica – 
Requisitos generales, ensayos y condici ones de ensayo – Parte 11: Equipos de 
medición)  
3  Términos y definiciones  
A los efectos de este documento, se aplican los términos y definiciones dados en el 
PNMP 014:2022 . 
ISO e IEC mantienen bases de datos terminológicas para su uso en la normalización en 
las siguientes direcciones:  
  
NORMA  PNMP 015  
METROLÓGICA PERUANA  5-15 
 
 
 
  Sitio web de IEC Electropedia: http://www.electropedia.org/  
 
 Sitio web de la plataforma de navegación en línea ISO: http://www.iso.org/obp  
4  Valores  eléctricos estándar  
4.1  Tensiones  
Se aplican los valores indicados en el PNMP 014:2022 . 
4.2  Corrientes  
4.2.1  Corrientes nominales  
Se aplican los valores indicados en el PNMP 014:2022 . 
4.2.2  Corriente de arranque  
Se aplican los requisitos y criterios de aceptación del PNMP 014:2022  (ver Tabla 1).  
Tabla 1 – Corriente de arranque  
Medidores  para  Corriente de arranque I st Factor de 
potencia  
cos φ clase 0,5  clase 1  clase 2  
Conexión directa  0,004 In 0,004 In 0,005 In 1 
Conexión a través de transformadores de 
corriente  0,002 In 0,002 In 0,003 In 1 
 
 
 
 
 
  
NORMA  PNMP 015  
METROLÓGICA PERUANA  6-15 
 
 
 
 4.2.3  Corriente mínima  
Se aplican los requisitos y criterios de aceptación del PNMP 014:2022  (ver Tabla 2).  
Tabla 2 – Corriente mínima  
Medidores  para  Corriente mínima Imin 
clase 0,5,  clase 1 y clase 2  
Conexión directa  0,05 In 
Conexión a través de corriente 
transformadores corriente  0,02 In 
 
 
4.2.4  Corriente máxima  
Se aplican los requisitos y criterios de aceptación del PNMP 014:2022 . 
4.3  Frecuencias  
Se aplican los valores indicados en el PNMP 014:2022 . 
4.4  Consumo de energía  
Se aplican los requisitos, condiciones y procedimientos de ensayo y criterios de 
aceptación del PNMP 014:2022 . 
5  Requisitos de construcción  
Se aplican los requisitos, condiciones y procedimientos de ensayo y criterios de 
aceptación del PNMP 014:2022 . 
  
NORMA  PNMP 015  
METROLÓGICA PERUANA  7-15 
 
 
 
 6  Marcado y documentación del medidor  
Se aplican los requisitos del PNMP 014:2022 . 
7  Requisitos de precisión  
7.1  Condiciones generales del ensayo  
Se aplican las condiciones de ensayo del PNMP 014:2022 . 
7.2  Métodos de verificación de  exactitud  
Se aplican los requisitos, condiciones y procedimientos de ensayo y criterios de 
aceptación del PNMP 014:2022 . 
7.3 Incertidumbre de medición  
Se aplican  los requisitos, condiciones y procedimientos de ensayo y criterios de 
aceptación del PNMP 014:2022 . 
7.4  Constante del medidor  
Se aplican los requisitos, condiciones y procedimientos de ensayo y criterios de 
aceptación del PNMP 014:2022 . 
7.5  Puesta en ma rcha inicial del medidor  
Se aplican los requisitos, condiciones y procedimientos de ensayo y criterios de 
aceptación del PNMP 014:2022 . 
  
NORMA  PNMP 015  
METROLÓGICA PERUANA  8-15 
 
 
 
 7.6  Ensayo de condición de ausencia de carga  
Se aplican los requisitos, condiciones y procedimientos de ensayo y crite rios de 
aceptación del PNMP 014:2022 . 
7.7  Ensayo de corriente de arranque  
Se aplican los requisitos, condiciones y procedimientos de ensayo y criterios de 
aceptación del PNMP 014:2022 . 
7.8 Ensayo de repetibilidad  
Se aplican los requisitos, condiciones y procedimientos de ensayo y criterios de 
aceptación del PNMP 014:2022 . 
7.9  Límites de error por variación de la corriente  
Cuando el medidor se opere en las condiciones de referencia indicadas en el PNMP 
014:2022 , 7.1, los errores porcentuales no excederán los límites para la clase de 
precisión que figuran en la Tabla 3.  
Si el medidor está diseñado para la medición de la energía en ambos sentidos, los 
valores del cuadro 3 se aplicarán a cada dirección.  
Si el medidor e stá clasificado para varios modos de conexión, los resultados de los 
ensayos de precisión son válidos solo  para los modos de conexión probados y no se 
pueden usar para reclamar la precisión de otros modos de conexión no probados.  
 
 
  
NORMA  PNMP 015  
METROLÓGICA PERUANA  9-15 
 
 
 
 Tabla 3 – Los límites d e error porcentual aceptables  
(medidores  monofásicos y polifásicos con cargas equilibradas o monofásicas)  
Valor de la corriente  Factor de 
potencia  
cos φ Límites de error aceptables  en porcentaje 
para medidores de clase  
para medidores 
conectados directamente  para medidores operados 
por transformador  0,5 1 2 
Imin ≤ I < 0,1 In Imin ≤ I < 0,05 In 1 ±1,0 ±1,5 ±2,5 
0,1  In ≤ I  ≤ Imax 0,05  In ≤  I ≤ Imax 1 ±0,5 ±1,0 ±2,0 
0,1  In ≤  I < 0,2 In 0,05  In  ≤ I < 0,1 In 0,5 inductivo  
0,8 capacitivo  ±1,0 
±1,0 ±1,5 
±1,5 ±2,5 
- 
0,2  In ≤ I  ≤ Imax 0,1  In ≤ I  ≤ Imax 0,5 inductivo  
0,8 capacitivo  ±0,6 
±0,6 ±1,0 
±1,0 ±2,0 
------- 
0,2  In ≤ I  ≤ Imax 0,1  In ≤ I  ≤ Imax 0,25 inductivo  
0,5 capacitivo  
0,25 capacitivo  ±1,0 a 
±1,0 a 
---------  ±3,5 a 
±2,5 a 
------- ------- 
------- 
 a Cuando el usuario lo solicite especialmente.  
NOTA 1 Los transformadores de corriente bajo IEC 61869 -2 tienen un punto de carga más bajo a 0,05 In.   
NOTA 2 Véase en el anexo A una comparación informativa de los límites de error  porcentual para las clases 0,5, 1 y 2.   
 
 
Al ensayar los medidores polifásicos para comprobar que cumplen los requisitos de la 
Tabla 3 para cargas monofásicas, la corriente de ensayo se aplicará a cada elemento de 
medición en secuencia, mientras que toda s las tensiones de fase permanecerán 
equilibradas.  
7.10  Límites de error debido a las magnitudes de influencia  
Se aplican los ensayos y condiciones de ensayo dadas en el PNMP 014:2022 , 7.1. 
Si el medidor  está clasificado para varios modos de conexión, se aplican los requisitos 
de precisión para cada uno de los modos de conexión. Todos los ensayos de los efectos 
de las cantidades de influencia se realizarán en un modo de conexión seleccionado para 
ejercer la capacidad metrológica completa del medidor.  
Cuand o la corriente y el desplazamiento de fase (factor de potencia) se mantengan 
constantes como se especifica en la Tabla 4, y cualquier cantidad de influencia única se 
aplique de una en una, con el medidor  funcionando en condiciones de referencia como  
NORMA  PNMP 015  
METROLÓGICA PERUANA  10-15 
 
 
 
 se esp ecifica en el PNMP 014:2022 , 7.1, la variación en el error porcentual en relación 
con el error intrínseco no excederá los límites para los índices de clase relevantes que 
figura n en la Tabla 4.  
La variación en el error porcentual inducido por las cantidade s de influencia puede 
variar dependiendo del valor de la corriente de ensayo. La variación en el porcentaje de 
error en la Tabla 4 se da para los valores o rangos especificados de la corriente de 
ensayo, pero el ensayo debe realizarse a los valores recomen dados de corriente de 
ensayo que figuran en la Tabla 4.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
NORMA  PNMP 015  
METROLÓGICA PERUANA  11-15 
 
 
 
 Tabla 4 – Límites de variación de error aceptables en porcentaje debido a las 
magnitudes  de influencia  
Cantidad de influencia  Cláusula 
de ensayo 
en IEC  
62052 -11:  
2020  Rango o valor especifico y valor 
recomendado de corriente de ensayo 
(equilibrada a menos que se indique 
lo contrario)  Factor 
de 
potencia  
cos φc Límites de variación de error 
aceptables  
en porcentaje  
para medidores de clase  
para medidor 
conectado 
directamente  Para medidor  
operado por 
transformador  0,5 1 2 
Ensayo de inmunidad radiada, 
radiofrecuencia, campo electromagnético 
– ensayo con corriente  9.3.5  In 1 2,0 2,0 3,0 
Ensayo de inmunidad eléctrica rápida 
transitoria/ráfaga  9.3.6  In 1 2,0 4,0 6,0 
Inmunidad  a las perturbaciones 
conducidas, inducidas por campos de 
radiofrecuencia  9.3.7  In 1 2,0 2,0 3,0 
Ensayo de inmunidad a las perturbaciones 
y señalización conducidas en modo 
diferencial en la gama de frecuencias de        
2 kHz a 150 kHz en los puertos de 
alimentación de AC  9.3.8  In 1 2,0 4,0 6,0 
Ensayo de inmunidad de onda oscilatoria 
amortiguada d  9.3.11  --- In 1 2,0 2,0 3,0 
Campos magnéticos estáticos externos  9.3.12  In 1 2,0 2,0 3,0 
Ensayo de inmunidad al campo magnético 
de frecuencia de potencia  9.3.13  In 1 1,0 2,0 3,0 
Armónicos en los circuitos de corriente y 
tensión – 5ª armónica  9.4.2.2  0,5 Imax 1 0,5 0,8 1,0 
Inter armónicos en el circuito de 
corriente: ensayo de forma de onda 
disparada por ráfaga  9.4.2.3  0,5 In 1 1,5 3,0 6,0 
Armónicos impares en el circuito de 
corriente  9.4.2.4  0,5 In 1 1,5 3,0 6,0 
CC e incluso armónicos – ensayo de 
forma de onda rectificada de media onda f 9.4.2.5  𝐼𝑚𝑎𝑥
√2 --- 1 
1,5 3,0 6,0 
0,5 
Variación de tensión  
9.4.3  Imin≤ I ≤ Imax 
(In) 1 0,25 0,5 1,0 
In 
0,1  In ≤ I Imax In 
0,05  In ≤  I ≤ Imax 0,5 0,5 1,0 1,5 
Variación de la temperatura ambiente b  
9.4.4  Imin ≤ I ≤ Imax 
(In) 1 0,03 0,05 0,10 
0,2  In ≤ I ≤ Imax 
(In) 0,1  In ≤ I ≤ Imax 
(In) 0,5 0,05 0,07 0,15 
  
NORMA  PNMP 015  
METROLÓGICA PERUANA  12-15 
 
 
 
  
Cantidad de influencia  Cláusula de 
ensayo en  
6205211 
IEC: 2020 - Rango o valor especifico y valor recomendado 
de corriente de ensayo (equilibrada a menos 
que se indique lo contrario)  Poder 
factor 
cos φc Límites de variación 
de error aceptables  
en porcentaje  
para medidores de 
clase para medidor 
conectado 
directamente  Para medidor  
operado por 
transformador  
0,5 1 2 
Interrupción de la tensión de fase  9.4.5  In 1 1,0 2,0 4,0 
Variación de frecuencia  9.4.6 Imin  ≤ I ≤ I max 
(In) 1 0,2 0,5 0,8 
0,1  In ≤ I ≤ I max 
(In) 0,05  In ≤ I ≤ Imax 
(In) 0,5 0,2 0,7 1,0 
Secuencia de fase inversa  9.4.7 0,1  In 1 0,1 0,5 1,0 
Variación de tensión auxiliar  9.4.8 Imin 1 0,1 0,2 0,4 
Funcionamiento de dispositivos auxiliares  9.4.9 Imin 1 0,1 0,2 0,4 
Sobrecorrientes de corta duracióne 9.4.10 In --- 1 1,0 1,5 1,5 
--- In 0,2 0,5 1,0 
Autocalentamiento a  9.4.11 Imax 1 0,5 0,7 1,0 
0,5 0,7 1,0 1,5 
Variaciones rápidas de corriente de carga  9.4.12 In 1 1,0 2,0 3,0 
Fallas a tierra  e  9.4.13 --- In 1 0,25 0,5 1,0 
Ensayo de calor seco e  8.3.3 In 1 0,25 0,5 1 
Ensayo en frío e  8.3.4 In 1 0,25 0,5 1 
Ensayo cíclico de calor húmedo e  8.3.5 In 1 0,25 0,5 1 
a El ensayo se llevará a cabo durante al menos 1 h o hasta que la variación del error durante 20 minutos no supere el 0,2 %.   
b Estos valores se considerarán coeficientes de temperatura media %/K para los medidores según su clase.   
c Inductivo.  
d Medidores operados solo por transformador de tensión.  
e Para estas ensayos, la precisión del medidor se mide antes y después de la ensayo. La diferencia en el porcentaje de error, antes y después del ensayo, 
no excederá de los límites de error especificados en esta tabla. Estos límites de errores pueden interpretarse como la desvia ción permitida de la exactitud 
del medidor inducida po r las condiciones de ensayo especificadas.   
f El propósito de esta ensayo es verificar únicamente la saturación actual del sensor. Este ensayo no se aplica a los medidores  operados por 
transformadores.  
 
 
7.11  Precisión del cronometraje  
Se aplican los req uisitos, condiciones y procedimientos de ensayo y criterios de 
aceptación del PNMP 014:2022 .  
NORMA  PNMP 015  
METROLÓGICA PERUANA  13-15 
 
 
 
 8  Requisitos climáticos  
Se aplican los requisitos, condiciones y procedimientos de ensayo y criterios de 
aceptación del PNMP 014:2022 . 
9  Efectos de las influencias externas  
Se aplican los requisitos, condiciones y procedimientos de ensayo y criterios de 
aceptación de IEC 6205211: 2020. La Tabla 13 del PNMP 014:2022  ofrece una visión 
general de los requisitos. Para los ensayos con criterio de aceptación A, se utilizará la 
Tabla 4 del presente documento.  
10  Ensayo de modelo  
Se aplican los requisitos establecidos en el PNMP 014:2022 . 
   
NORMA  PNMP 015  
METROLÓGICA PERUANA  14-15 
 
 
 
 Anexo A  
(informativo)  
 
Comparaci ón de los límites de error porcentual aceptables en condiciones de 
referencia para medidores de clases 0,5, 1 y 2  
 
 
Figura A.1 – Comparación de los límites de error porcentual aceptables en condiciones de 
referencia para medidores de clases 0,5, 1 y 2 , con In = 5 A e Imax  = 10 A, en FP = 1,0, para 
conexión directa  
 
Figura A.2 Comparación de los límites de error porcentual aceptables en condiciones de referencia 
para medidores de clases 0,5, 1 y 2 , con In = 5 A e Imax  = 10 A, en FP = 0,5 inductivo, para conexión 
directa  
Límites de error en 
porcentaje,  
error  %     
de lectura  
Corriente [A] (escala logarítmica)  clase  
clase  clase  
Límites de error en 
porcentaje,  inductivo  
Corriente [A] (escala logarítmica)  %                    
de lectura   
NORMA  PNMP 015  
METROLÓGICA PERUANA  15-15 
 
 
 
 Anexo B  
(informativo)  
 
Resumen de cambios  
 
Esta edición incluye los siguientes cambios técnicos significativos con respecto a la 
edición anterior:  
a) Eliminó todos los requisitos de seguridad del medidor; los requisitos de seguridad 
del medidor están cubiertos en IEC 62052 -31: 2015.  
 
 
b) Sustituyó  Ib por In;  Ib ya no se utiliza cuando se hace referencia a medidores 
conectados directamente.  
 
 
c) Trasladó las descripciones de todos los requisitos generales y métodos de ensayo 
de IEC 62053 -21:2003, IEC 62053 -22:2003, IEC 62053 -23:2003, IEC 62053 -
24:2003 a IEC 62052 -11:2020  (Equiv. PNMP 014:2022 ); IEC 62053 -21:2020, 
IEC 62053 -22:2020, IEC 62053 -23:2020, IEC 62053 -24:2020 contienen solo 
requisitos específicos de la clase de precisión.  
 
 
d) Se han aña dido nuevos requisitos y ensayos relativos a:  
 
1) incertidumbre de medición y repetibilidad (7.3, 7.8);  
2) influencia de las variaciones de corriente de carga rápida (7.10 tabla 4: ver 
PNMP 014:2022 , 9.4.12);  
3) inmunidad a las perturbaciones de corriente diferencial conducidas en el 
rango de frecuencias de 2 kHz a 150 kHz (tabla 4 de 7.10: véase                   
PNMP 014:2022 , 9.3.8).  
 
 
Los medidores diseñados para operar con transformadores de instrumentos de b aja 
potencia (LPID) pueden ser probados para verificar el cumplimiento de este documento 
como medidores conectados directamente.