Okružní 31, 638 00  Brno  
legmet@cmi.cz  
 +420 545 555 414  
 
  
 
Manažerské shrnutí pro EK (není součástí tohoto právního předpisu)  
 „Výčepní nádoby “ mohou být  v ČR uváděny na trh k používání pro měření s významem chráněného 
veřejného zájmu v  oblastech ochrany spotřebitele, závazkových vztahů, stanovení sankcí, poplatků, ta-
rifů a daní, ochrany zdraví, ochrany životního prostředí,  bezpečnosti při práci nebo ochrany jiných 
veřejných zájmů chráněných zvláštními právními předpisy  dle směrnice 2014/32/EU (MID). Na měřidla, 
která nejsou uváděny na  trh v ČR pro výše uvedené účely použití, se požadavky tohoto předpisu nevzta-
hují. Předmětem tohoto notifikovaného předpisu je stanovení metrolog ických a technických požadavků na 
měřidla  po uvedení na trh, a to pouze pro účely přezkoušení měřidla na žádost osoby, která může být 
dotčena jeho nesprávným měřením . 
(Konec manažerského shrnutí.)  
 
V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A  
 
Český metrologický instit ut (dále jen „ČMI“), jako orgán věcně a místně příslušný ve věci stanovování 
metrologických a technických požadavků na stanovené měřidlo a stanovování zkoušek při schvalování 
typu a při ověřování stanoveného měřidla dle § 14 odst. 1 zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákona o metrologii“), a dle ustanovení § 172 a následujících zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „SprŘ“), zahájil z moci úřední dne 
12. 2. 2016  správní řízení dle § 46 SprŘ, a na základě podkladů vydává tento:  
 
 
I 
N Á V R H   O P A T Ř E N Í   O B E C N É   P O V  A H Y  
číslo: 0111- OOP -C099-19 
 
kterým se stanovují metrologické a technické požadavky na stanovená měřidla, včetně metod 
zkoušení pro ověřování stanovených měřidel:  
„výčepní nádoby “   Opatření obecné povahy č. 0111- OOP -C099-19 
2 1   Základní pojmy 
Pro účely tohoto opatření obecné povahy platí termíny a definice podle VIM  a VIML1 a následující:  
1.1  
odměrná nádoba  
odměrná nádoba (zejména výčepní sklo, džbán nebo odlivka) navržená pro určování stanove-
ného objemu kapaliny (s výjimkou lékárenských produktů) prodávané pro okamžitou spotřebu  
1.2  
odměrná nádoba s ryskou  
odměrná nádoba označená ryskou udávající jmenovitý objem  
1.3   
koncová odměrná nádoba  
odměrná nádoba, jejíž vnitřní objem se rovná jmenovitému objemu 
1.4  
odměrná nádoba sloužící k  přelévání  
odměrná nádoba, z níž se kapalina před spotřebou přelije  
1.5 
objem  
objem představuje vnitřní objem u koncové odměrné nádoby nebo vnitřní objem k plnicí značce  
u odměrných nádob s ryskou  
1.6 
chyba objemu odměrné  nádoby  
rozdíl mezi hodnotou jmenovitého objemu a hodnotou skutečného objemu 
2   Metrologické požadavky  
Metrologick é požadavky  na měřidla se řídí zvláštním právním  předpisem2. 
3   Technické požadavky  
Technické  požadavky  na měřidla se řídí zvláštním právním  předpisem2. 
4   Značení měřidla  
Značení měřidla se řídí  zvláštním právním předpisem2. 
                                                      
1  TNI 01 0115 Mezinárodní metrologický slovník –  Základní a všeobecné pojmy a přidružené termíny (VIM)  
a Mezinárodní slovník termínů v  legální metrologii (VIML) jsou součástí sborníku technické harmonizace 
„Terminologie v  oblasti metrologie“ veřejně dostupného na www.unmz.cz.  
2  Nařízení vlády č. 120/2016 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na měřidl a (dále jen „nařízení vlády“) , 
kterým je do české legislativy implementována směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/32/EU  z 26. 
února 2014, o měřidlech (MID)  Opatření obecné povahy č. 0111- OOP -C099-19 
3 5   Schvalování typu měřidla  
Výčepní nádoby  nepodléhají schvalování typu podle zákona č. 505/1990  Sb. o metrologii , ve znění poz-
dějších předpisů.  
6   Prvotní ověření  
Výčepní nádoby  nepodléhají prvotnímu ověření ve smyslu zákona č. 505/1990 Sb. o metrologii , ve 
znění pozdějších předpisů.  
7   Následné ověření  
Následné ověření  se neprovádí.  
8   Přezkoušení měřidla    
Postup dle této kapitoly se u platní při přezkušování měřidl a podle § 11a zákona o metrologii na žádost 
osoby, která může být dotčena jeho nesprávným měřením . 
8.1   Největší dovolen é chyb y (MPE)  
Největší dovolené chyby při přezkušování odměrných nádob podle § 11a záko na o metrologii jsou 
uvedeny v tabulce 1.  
Tabulka 1  – Největší dovolené chyby (MPE)  
--- S ryskou  Koncové  
Odměrné nádoby sloužící k přelévání  
<100 ml  ±2 ml  −0 
+4 ml  
≥100 ml  ±3 % −0 
+6 % 
Odměrné nádoby  
<200 ml  ±5 % −0 
+10 % 
≥200 ml  ±(5 ml + 2,5 %)  −0 
+10 ml + 5  % 
8.2  Zkoušky  
8.2.1 Referenční podmínky  
Referenční teplota pro měření objemu je 20  °C. 
Teplota okolního prostředí je (20 ± 5) °C . 
Teplota vody použité pro zkoušení je (20 ± 5) °C. 
Poloha pro zjištění správných údajů: měřidlo volně stojící na rovné  ploše. 
8.2.2  Postup zkoušení  
Zkoušky při posouzení shody odměrných nádob se s kládají z:  Opatření obecné povahy č. 0111- OOP -C099-19 
4     a)   vizuální  prohlídky;  
    b)   zkoušky správnosti objemu . 
8.2.2.1  Vizuální prohlídka  
Při vizuální prohlídce se zjišťuje, zda měřidlo:  
    není mechanicky pošk ozeno ; 
    je z vhodného materiálu, který je dostatečně pevný a rozměrově stálý, aby si uchoval objem  
v mezích  MPE;  
       je označeno odpovídajícím způsobem (označení objemu v  zákonných jednotkách; označení vý-
robce; označení CE a doplňkové metrologické  označení včetně identifikačního čísla oznámeného 
subjektu) ; 
        nádoba, která nevyhověla uvedeným požadavkům  vizuální prohlídky , se dále nezkouší.  
8.2.2.2   Zkouška správnosti  
Zkouška správnosti objemu odměrné nádoby pomocí etalonové odměrné nádoby : 
  Zkouška správnosti objemu spočívá ve stanovení skutečného objemu vody v nádobě a jeho po-
rovnání s objemem jmenovitým . 
  Zkoušená nádoba musí být před zkouškou vyčištěn á, vymokřen á a odkapaná po čekací dobu  
10 s. Po uplynutí čekací doby se z okraje nádoby zbylé kapky odstraní dotekem o hranu nádoby, 
do které se odkapávaná voda zachycuje.  
  Vymokřená a odkapaná etalonová odměrná nádoba o objemu, který odpovídá objemu zkouše né 
nádoby, se postaví na vodorovnou desku a naplní vodou tak, aby horní okraj plnicí čárky byl 
tečnou nejnižšímu bodu menisku při směru pohledu v téže rovině. Při použití etalonové nádoby s 
odřezaným hrdle m a zabroušenou plochou řezu se po jejím naplnění upraví meniskus seříznutím 
hladiny pomocí zabroušené skleněné destičky. Pro použit í etalonové nádoby se zohlední chyba 
etalonové nádoby na dané hodnotě (podle kalibračního listu etalonu), je -li to relevantní.  
  Obsah etalonové odměrné nádoby se přelije do zkoušené  nádoby postavené na vodorovné desce. 
Po skončení souvislého výtoku vody se musí vyčkat 10 s, aby voda odkapala . 
  Skutečný objem zkoušené nádoby se zjistí pomocí vymokřené dělené pipety nebo byrety tak, že 
se podle potřeby odebere nebo přidá potřebné množství vody k dosažení stavu, kdy horní okraj 
plnicí čárky zkoušené nádoby bude  tečnou nejnižšímu bodu menisku při směru pohledu v téže 
rovině. Množství vody takto přidané nebo odebrané představuje chybu Δ.  
  Pokud jsou na nádobě vyznačeny dva nebo maximál ně tři objemy, musí se provést zkouška obou 
vyznačených objemů. 
8.2.2.3  Vyhodnocení zkoušk y správnosti  
Vyhodnocení zkoušky správnosti objemu odměrné nádoby pomocí etalonové odměrné nádoby : 
Hodnota relativní chyby objemu zkoušené odměrné  nádoby  se vypočítá z  následující rovnice : 
𝛿𝛿=�∆
𝑉𝑉𝑗𝑗𝑗𝑗�.100    % ,  
kde Δ   .......  chyba  objemu odměrné  nádoby změřená podle 8.2.2.2 v ml ; 
 Vjm    .....  jmenovitý objem etalonové  nádoby  (identický se jmenovitým objemem zkoušené ná-
doby ) v ml. 
Zjištěné chyby zkoušeného měřidla nesmí překročit příslušné  hodnot y největší ch dovolen ých chyb  uve-
dených v  kapitole  8.1, tabul ce 1. (1) Opatření obecné povahy č. 0111- OOP -C099-19 
5 9   Oznámené normy  
ČMI oznámí pro účely specifikace metrologických a technických požadavků na měřidla a pro účely 
specifikace metod zkoušení při schvalování jejich typu a ověřování, vyplývajících z  tohoto opatření 
obecné povahy, české technické normy, další technické normy nebo technické dokumenty mezinárod-
ních popřípadě zahraničních organizací, nebo jiné technické dokumenty obsahující podrobnější tech-
nické požadavky (dále jen „oznámené normy“). Seznam těchto oznámených norem s  přiřazením k  pří-
slušnému opatření oznámí ČMI společně s  opatřením obecné povahy veřejně dostupným způsobem (na 
webových stránkách www.cmi.cz ). 
Splnění oznámených norem nebo splnění jejich částí se považuje v  rozsahu a za podmínek stanovených 
tímto opatřením obecné povahy za splnění těch požadavků stanovených tímto opatřením, k  nimž se tyto 
normy nebo jejich části vztahují.  
Shoda s oznámenou normou je jedním ze způsobů, jak prokázat splnění požadavků.  Tyto požadavky 
mohou být splněny i jiným technickým řešením garantujícím stejnou nebo vyšší úroveň ochrany opráv-
něných zájmů.  
II. 
O D Ů V  O D N Ě N Í  
ČMI vydává podle § 14 odst. 1 písmeno j) zákona o m etrologii k provedení § 11a odst. 3 zákona o 
metrologii toto opatření obecné povahy, kterým se stanovují zkoušky při přezkoušení  stanovených mě-
řidel – „výčepní nádoby “.  
Vyhláška č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající 
schválení typu, ve znění pozdějších předpisů, zařazuje v příloze Druhový seznam stanovených měřidel 
uvedený druh měřidel pod položkou 1.3.2 a mezi měřidla podlé hající schvalování typu a povinnému 
ověřování.  
Tento předpis (Opatření obecné povahy) bude oznámen v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických 
předpisů a předpisů pro služby informační společnosti.  
 
III. 
P O U Č E N Í  
V souladu s  ustanovením § 172 odst. l ve spojení s  ustanovením § 39 odst.  l SprŘ stanovuje ČMI lhůtu 
pro uplatnění připomínek do 30 dnů od data vyvěšení na úřední desce. K připomínkám podaným po této lhůtě se nepřihlíží.  
Dotčené osoby se tímto vyzývají k  uplatnění připomínek k  tomuto návrhu opatření obecné povahy. 
S ohledem na ustanovení § 172 odst. 4 SprŘ se připomínky podávají v  písemné podobě a musí splňovat 
náležitosti podání podle §  37 SprŘ.  
Připomínky musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 SprŘ, musí být patrno, kdo je činí, proti kterému opatření obecné povahy směřují, v  jakém rozsahu ho napadají a v  čem je spatřován rozpor s  právními 
předpisy nebo nesprávnost opatření obecné povahy nebo řízení, jež mu předcházelo, které věci se týkají 
a co se navrhuje, musí obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určeno, a  podpis osoby, která je 
činí.  
Do podkladů návrhu opatření obecné povahy je možné nahlédnout u Českého metrologického institutu , 
Úsek pro legální metrologii, Okružní 31, 638 00 Brno, a to po telefonické dohodě.  
Tento návrh opatření obecné povahy bude zveřejněn po dobu 15 dnů.  
 Opatření obecné povahy č. 0111- OOP -C099-19 
6  
 Český metrologický institut  
   generální ředitel