REGLAMENTO  TÉCNIC O 
APROBACIÓ N DE MODELO DE MEDIDORES  
DE AGUA    POTABLE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   INDICE  
CAPITULO I.  ................................ ................................ ................................ ..................  1 
OBJETO, CAMPO DE APLICACIÓN, REFERENCIAS NORMATIVAS, DEFINICIONES Y SIGLAS.  . 1 
Artículo 1.  (Objeto).  ................................ ................................ ................................ .... 1 
Artículo 2.  (Campo de Aplicaci ón). ................................ ................................ ...............  1 
Artículo 3.  (Referencia Normativas).  ................................ ................................ .............  1 
Artículo 4.  (Definiciones y Siglas).  ................................ ................................ ................  2 
4.1.  Definiciones.  ................................ ................................ ................................ ........  2 
4.2.  Siglas y abreviaturas.  ................................ ................................ ............................  5 
CAPITULO II  ................................ ................................ ................................ ..................  6 
REQUISITOS, REQUISITOS DE ENVASE, Y ETIQUETADO  ................................ ...................  6 
Artículo 5.  (Requisitos).  ................................ ................................ ...............................  6 
5.1.  Requisitos Generales.  ................................ ................................ ............................  6 
5.1.1.  Componentes de un medidor. ................................ ................................ .............  6 
5.1.2.  Materiales  de fabricación de los  medidores.  ................................ .........................  6 
5.1.3.  Dispositivo de  ajuste y precintado.  ................................ ................................ ..... 7 
5.1.4.  Rango  (alcance)  de indicación. ................................ ................................ ...........  7 
5.1.5.  Codificación  por color del dispositivo.  ................................ ................................ . 7 
5.1.6.  Tipos de dispositivos indicadores.  ................................ ................................ ....... 7 
5.1.7.  Clases de exactitud. ................................ ................................ ...........................  8 
5.1.8. Condiciones nominales de operación.  ................................ ................................ .. 8 
5.2.  Requisitos Específicos  ................................ ................................ ...........................  9 
5.2.1.  Requisitos para las pruebas de ensayo.  ................................ ...............................  9 
Artículo 6.  (Requisitos de Envase y Etiquetado).  ................................ ..........................  10 
6.1.  Características.  ................................ ................................ ................................ ... 10 
CAPITULO III  ................................ ................................ ................................ ...............  12 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y PROCEDIMIENTO DE LA EVALUACIÓN DE LA 
CONFORMIDAD  ................................ ................................ ................................ ............  12 
Artículo 7.  (Procedimiento Administrativo).  ................................ ................................ . 12 
7.1.  Documento de Aprobación de Modelo.  ................................ ................................ . 12 
7.2.  Emisión del Certificado de Cumplimiento al Reglamento Técnico (CC RT). ................  13 
Artículo 8.  (Procedimiento de Evaluación de la Conformidad).  ................................ ...... 14 
8.1.  Evaluación de la conformidad.  ................................ ................................ .............  14 
La Evaluación de la Conformidad, podrá realizarse en los siguientes casos:  .......................  14 
8.1.1.  Previo a la emisión del CCRT  ................................ ................................ ............  14 
8.1.2.  Posterior a la emisión del CCRT  ................................ ................................ ........  14  
   CAPITULO IV  ................................ ................................ ................................ ...............  14 
AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y/O SUPERVISIÓN  ................................ .......................  14 
Artículo 9.  (Autoridad de Fiscalización y/o Supervisión).  ................................ ...............  14 
Artículo 10.  (Fiscalización y/o Supervisión).  ................................ ...............................  14 
CAPITULO V  ................................ ................................ ................................ ................  15 
REGIMÉN DE INFRACCIONES Y SANCIONES Y VIGENCIA DEL REGLAMENTO TÉCNICO  ...... 15 
Artículo 11.  (Régimen de Infracción y Sanciones).  ................................ .....................  15 
11.1.  Infracciones.  ................................ ................................ ................................ ... 15 
11.2.  Sanciones.  ................................ ................................ ................................ ...... 15 
11.3.  Procedimiento Sancionatorio.  ................................ ................................ ...........  15 
Artículo 12.  (Vigencia del Reglamento Técnico).  ................................ ........................  15 
 
   
 1 | 15  CAPITULO I.  
OBJETO, CAMPO DE APLICACIÓN, REFERENCIAS NORMATIVAS, 
DEFINICIONES  Y SIGLAS.  
Artículo 1.  (Objeto) . 
Estable cer los requisitos técnicos y metrológicos, para la aprobación de modelo  de Medidores 
de Agua Potable utilizados en conductos cerrados, para la prevención de práct icas que 
puedan inducir al error.  
Artículo 2.  (Campo de Aplicación).  
Las disposiciones del presente reglamento técnico , aplican : 
I. A los m edidores para agua potable con Clase de Exactitud  1 y Clase de Exactitud  2, 
con diámetros nominales de hasta 50 mm, utilizados en  conduct os cerrados totalmente 
cargados ; sean de producción nacional o importados, y se encuentr en comprendido s 
en las sub  partidas arancelarias detalla das en la siguiente tabla:  
Tabla 1.  Sub partida  Arancelaria  aplicada  al Reglamento  Técnico.  
CÓDIGO  DESCRIPCIÓN DE LA MERCANCÍA  REGLAMENTO 
TÉCNICO (RT)  
90.28  Contadores de gas, líquido o electricidad,  incluidos  los de 
calibración.   
9028.20  - Contadores de  líquido:   
9028.20.10  - - Contadores  de agua:   
9028.20.10.10  - - - Contadores de agua fría con diámetro nominal hasta 50 mm  Sujeto a CCRT  
9028.20.10.20  - - -  Muestras de mercancías de la subpartida 9028.20.10.10  Sujeto a CRTM  
9028.20.10.90  - - - Los demás  No Aplica CCRT  
 
II. A las empresas unipersonales o socied ades comerciales que produzcan o importen, el 
producto considerado en el presente Reglamento Técnico  
Artículo 3.  (Referencia Normativas).  
Las fuentes de información consideradas para la elaboración del presente Reglamento 
Técnico son las siguientes:  
 Ley Nacional de Metrología, puesta en vigencia por el D.L 15380 de 28 de marzo de 
1978 y su Reglamento General aprobado por Decreto Supremo 19213 de 5 de octubre 
de 1982 se instituyó el Servicio Metrológico Nacional (SERMETRO).  
 OIML  R 49-1:2013 . Medidores de agua para agua potable fría y agua caliente — Parte 
1: Requisitos Técnicos y Metrológicos . 
 OIML  R 49-2:2013 . Medidores de agua para agua potable fría y agua caliente — Parte 
2: Métodos  de Ensayo.  
 OIML R 49-3:2013 . Medidores de agua para agua  potable fría y agua caliente — Parte 
3: Formato del informe de ensayo . 
   
 2 | 15  Artículo 4.  (Definiciones y Siglas) . 
4.1. Definiciones . 
Para los efectos del presente Reglamento Técnico se adoptan las siguientes definiciones:  
 
Aprobación de 
Modelo  Decisión metrológica tomada por las autoridades del Gobierno Nacional por la 
cual se reconoce que el modelo estudiado de un equipo o instrumento de 
medición responde a las exigencias y requisitos técnicos reglamentarios.  
Autoridad 
competente.  Es la autoridad administrativa de los distin tos niveles del Estado, con 
atribuciones establecidas mediante norma para ejercer las tareas de 
regulación, control, designación, supervisión y/o fiscalización, de las 
actividades en el marco de sus competencias.  
Autoridad de 
fiscalización.  Autoridad competente para revisar, auditar y vigilar la congruencia entre los 
objetivos planteados y las metas alcanzadas en la aplicación de un Reglamento 
Técnico; sus actividades no tienen restricción de tiempo específico.  
Autoridad de 
supervisión.  Autoridad comp etente, para la vigilancia y control de la actividad técnica y 
especializada que conlleva el cumplimiento de un reglamento técnico.  
Calculador.  La parte del medidor que transforma las señales de salida del transductor de 
medición y posiblemente de los ins trumentos de medición asociados, los 
transforma y si corresponde, almacena los resultados en la memoria hasta que 
sean utilizados.  
Nota.  El calculador debe tener la capacidad de comunicarse con los dispositivos auxiliares ambas 
vías. 
Caudal (Q).  Cociente del volumen real de agua que pasa a través del medidor y el tiempo 
transcurrido para que este volumen pase a través del mismo.  
Nota . Para el presente Reglamento Técnico, se clasifica a los caudales como: mínimo, de 
transición, permanente y de sobrecarga co nforme el siguiente gráfico.  
 
Caudal 
mínimo (Q 1). Es el caudal más pequeño al cual operará el medidor dentro de los errores 
máximos permisibles.  
Caudal de 
transición 
(Q2). Es el que se encuentra entre el caudal permanente y el caudal mínimo que 
divide el rango de caudal en dos zonas, la zona de caudal superior y la zona 
de caudal inferior, cada una caracterizada por sus propios errores máximos 
permisibles.  
Caudal 
Permanente 
(Q3). Es el máximo caudal dentro de las condiciones nominales de operación, al cual 
debe operar el medidor dentro de los errores máximos permisibles.  
 
 3 | 15  Caudal de 
sobrecarga 
(Q4). Es el caudal más alto al cual el medidor puede operar durante un corto periodo 
de tiempo dentro de los errores máximos permisibles, manteniendo su 
desempeño metrológico, cuando posteriormente opera dentro de sus 
condiciones nominales de operación.  
Certificado de 
Cumplimiento 
de 
Reglamento 
Técnico 
(CCRT).  Documento emitido por una instancia gubernamental, basada en la decisión, 
de que se ha demostrado el cumplimiento de los requisitos especificados en 
un Reglamento Técnico, y se constituye en documento soporte para el 
Despacho Aduanero.  
Certificado de 
Reglamento 
Técnico de 
Muestras 
(CRTM)  Documento que autoriza el ingreso de muestras a territorio nacional , que serán 
sujetas a Evaluación de la Conformidad para la verificación del cumplimiento 
de la Reglamentación Técnica; el cual se constituye en Documento Soporte 
para la importación y el despacho aduanero.  
 
Condiciones 
de referencia.  Es la condición de operación, establecida para evaluar el desempeño de un 
medidor o para comparar resultados de medición.  
Condiciones 
nominales de 
operación.  Condiciones de operación que requieren cumplimiento durante la medición con 
el fin de que un medidor se desempeñe se gún su diseño.  
Nota.  Las condiciones nominales de operación especifican intervalos para el caudal y para las 
cantidades de influencia para los cuales los errores (de indicación), deben estar dentro de los 
errores máximos permisibles.  
Conducto 
cerrado.  Sistema de tuberías que está completamente sellado y aislado de ambiente 
externo, es decir no tiene fugas, ni puntos de entrada o salida de aire.   
Diámetro 
Nominal (DN).  Designación numérica común a todos los componentes de un sistema de 
tubería, excluyendo aquellos sistemas designados por un diámetro exterior o 
por la dimensión de la rosca. Es un número entero usado como referencia, y 
está relacionado aproximadamente a las dimensiones de construcción.  
Dispositivo de 
ajuste.  Es la parte del medido r que permite ajustar el medidor de modo que su curva 
de error sea ajustada generalmente en paralelo a ella misma, para hacer que 
los errores se encuentren dentro de los límites de errores máximos permisibles.  
Dispositivo 
auxiliar.  Es un dispositivo previsto para desarrollar una función específica, directamente 
relacionada con la elaboración, transmisión o exhibición de los valores 
medidos.  
Nota 1.  Para el caso del presente Reglamento Técnico, los dispositivos auxiliares son 
complementarios al medidor  de agua y su uso o aplicación es opcional, sin embargo, pueden estar 
sujetos a control metrológico legal, en caso de ser necesario.  
Nota 2.  Los principales dispositivos auxiliares son:  
a) Dispositivo de puesta a cero.  
b) Dispositivo indicador de precio.  
c) Dispositivo indicador de repetición.  
d) Dispositivo de impresión.  
e) Dispositivo memorizador.  
f) Dispositivo de control tarifario.  
g) Dispositivo predeterminador y.  
h) Dispositivo de auto servicio.  
Dispositivo 
indicador.  Parte del medidor que indica el volumen de agua que pasa por el medidor.  
Documento de 
Evaluación de 
la 
Conformidad.  Documento emitido conforme a las reglas de un esquema o sistema de 
certificación, en el cual se puede confiar razonablemente que un producto, 
proceso o servicio debidamente identificado e stá conforme con un reglamento 
técnico, norma técnica u otra especificación técnica o documento normativo 
específico.  
Durabilidad.  Es la capacidad de un medidor para mantener sus características de 
desempeño durante un periodo de uso.   
 4 | 15  Error (de la 
indicación).  Valor medido de una magnitud menos un valor de referencia.  
Nota.  Para la aplicación de la presente Reglamento Técnico, el volumen indicado se considera 
como la cantidad medida y el volumen real como la cantidad de referencia. A la diferencia e ntre 
el volumen indicado y el volumen real se le denomina error (de indicación).  
Error 
intrínseco 
inicial.  Error intrínseco de un medidor según se determine antes de las pruebas de 
rendimiento y las evaluaciones de durabilidad.  
Error 
intrínseco.  Error de  un medidor determinado bajo las condiciones de referencia.  
Error máximo 
permisible 
(EMP) . Valor extremo del error de medición, respecto a un valor de magnitud de 
referencia conocido, permitido por el presente Reglamento.  
Fabricante  Persona natural o jurídica que produce o ensamble un determinado producto  
Importador.  Persona natural o jurídica, que presenta mediante una agencia despachante 
de aduana, la declaración de mercancías para el despacho, con el cumplimiento 
de las formalidades aduaneras.  
Medidor de 
agua.  Instrumento diseñado para medir continuamente, memorizar y mostrar el 
volumen de agua que pasa a través de un transductor de medición en 
condiciones medibles.  
Nota 1:  Un medidor de agua incluye, al menos, un transductor de medición, un ca lculador 
(incluyendo dispositivos de ajuste o corrección, si los hay) y un dispositivo indicador. Estos tres 
dispositivos pueden estar en ubicaciones diferentes.  
Nota 2:  En el presente Reglamento Técnico, un medidor de agua también es llamado “medidor”.  
Nota 3:  En el presente Reglamento Técnico, se consideran medidores de agua también a los de 
“chorro único” y “chorro múltiple”.  
Medios 
Visuales.  Son todas aquellas herramientas o dispositivos que tienen la capacidad de 
comunicar o transmitir mensajes e in formación de una forma visual.  
Muestra  Parte representativa de mercancías o de su naturaleza, que se utiliza para su 
demostración o análisis . 
Pérdida de 
presión.  Es la disminución irrecuperable en la presión, a un caudal determinado, 
causada por la presencia del medidor en la tubería.  
Presión de 
trabajo ( PW).  Presión promedio (estimada) del agua en la tubería, medida a la entrada y a 
la salida del medidor.  
Presión 
máxima 
admisible 
(PMA).  Presión interna máxima que un medidor puede soportar permanentemente, 
dentro de sus condiciones nominales de operación, sin deteriorar su 
desempeño metrológico.  
Producción 
Nacional.  Conjunto de empresas, que fabrican, ensamblen un mismo bien y cuya 
producción conjunta tiene un peso muy importante en la econ omía de un país.  
Sensor.  Elemento de un medidor directamente afectado por la acción del fenómeno, 
cuerpo o sustancia portador de la magnitud a medir.  
Nota. En el caso de un medidor de agua, el sensor puede ser un disco, pistón, rueda, elemento 
de turbina,  los electrodos de un medidor electromagnético u otro elemento. El elemento detecta 
el caudal o volumen de agua que pasa por el medidor, y se le denomina “sensor de flujo” o “sensor 
de volumen”.  
Temperatura 
de trabajo.  Temperatura del agua en la tubería, medida a la salida del medidor.  
Temperatura 
máxima 
permisible 
(TMA) . Temperatura máxima del agua que un medidor puede soportar 
permanentemente, dentro de sus condiciones nominales de operación, sin 
deteriorar su desempeño metrológico.  
Nota.  La temperatura máxima permisible es la condición nominal de operación más alta para la 
temperatura.   
 5 | 15  Temperatura 
mínima 
permisible 
(TmA) . Temperatura mínima del agua que un medidor puede soportar 
permanentemente, dentro de sus condiciones nominales de ope ración, sin 
deteriorar su desempeño metrológico.  
Nota.  La temperatura mínima permisible del agua es la condición nominal de operación más baja 
para la temperatura.  
Transductor 
de medición.  Es la parte del medidor que transforma el caudal o el volumen de agua a ser 
medido en señales que son pasadas al calculador y que incluye el sensor.  
Nota. El transductor de medición puede funcionar de manera autónoma o utilizar una fuente de 
energía externa y estar basado en un principio mecánico, eléctrico o electrónic o. 
Verificación.  Procedimiento de evaluación de la conformidad, que conduce a la emisión de 
un certificado de verificación cuando corresponda.  
Volumen 
indicado.  Volumen de agua indicado por el medidor y que corresponde al volumen real.  
Volumen real.  Volumen total de agua que pasa por el medidor, independientemente del 
tiempo que le tome.  
Nota 1.  Este es el mensurando.  
Nota 2.  El volumen real se calcula desde un volumen de referencia, según se determine por un 
estándar de medición adecuado, teniendo en cuenta las diferencias en las condiciones de medición, 
según sea apropiado.  
4.2. Siglas y abreviaturas . 
Las siglas y abreviaturas usadas en el presente Reglamento Técnico son descritas a 
continuación : 
 
MDPyEP  Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural.  
DN Diámetro nominal.  
EMP Error máximo permisible.  
IBMETRO  Instituto Boliviano de Metrología.  
OIML  Organización Internacional de Metrología Legal.  
PMA  Presión Máxima Admisible.  
PW Presión de trabajo.  
Q Caudal.  
Q1 Caudal mínimo.  
Q2 Caudal de transición.  
Q3 Caudal permanente.  
Q4 Caudal de sobrecarga.  
SI Sistema Internacional de Unidades.  
TMA Temperatura máxima permisible.  
TmA  Temperatura mínima permisible.  
U0/D0 Clase de sensibilidad  
Δp Diferencial de Presión  
 
   
 6 | 15  CAPITULO II  
REQUISITOS, REQUISITOS D E ENVASE, Y ETIQUETADO  
Artículo 5.  (Requisitos ). 
Los medidores de agua potable, contemplados en el presente Reglamento Técnico, deben 
cumplir lo siguiente:  
5.1. Requisitos Generales.  
5.1.1.  Componentes  de un medidor.  
Todo medidor debe contemplar al me nos los siguientes componentes:  
a) Cuerpo:  Es la carcasa del medidor y contiene todas las partes internas.  
b) Filtro: Su función es  evitar que ingrese al medidor partículas sólidas, sedimentos y otros 
materiales que puedan dañar los componentes en el interior de la carcasa.  
c) Eje: Es el punto de apoyo sobre el cual gira la rueda de lectura del medidor . 
d) Dispositivo de Ajuste : Elemento u tilizado para regular la curva de error.  
e) Cámara: Contiene los elementos de transmisión como la rueda dentada y el mecanismo 
de medición . 
f) Mecanismo de Registro: Es el mecanismo que registra la cantidad de agua que fluye a 
través del medidor.  
g) Imán: Se encuent ra dentro de la rueda de lectura y crea un campo magnético cuando 
gira. 
h) Tuerca y campana : Pieza de metal o plástico que se utiliza para sujetar el medidor de 
agua a la tubería de suministro de agua . 
i) Tapa de protección :  Elemento que se utiliza para cubrir y proteger el medidor de agua 
contra daños y condiciones climáticas adversas.  
j) Turbina : Tiene la función de inferir  la cantidad de agua que pasa por el medidor . 
k) Tren reductor: Conjunto de engranajes que reduce y transmite el número de 
revoluciones del dispositivo de medida al to talizador o Registro.  
5.1.2.  Materiales  de fabricación de los medidores.  
a) Los medidores deberán estar fabricados con:  
 Materiales de resistencia y dura ción suficientes,  que garanticen el propósit o para el 
cual serán usados y que  no sean afectados por las  variaciones de  temperatura del 
agua.  
 Materiales resistentes a la  corrosión  interna y externa, o que estén adecuadamente 
protegidos mediante  un tratamiento  superficial.  
 Materiales reconocidos como no tóxicos, no contaminantes y biológicamente inertes.  
b) El dispositivo indicador del medidor de agua , estará provisto de una ventanilla  
transparente, además de  contar  con una cubierta  de material  adecuado como  
protección  adicional.  
   
 7 | 15  5.1.3.  Dispositivo de  ajuste  y precintado .  
El medidor debe contar con un disposit ivo de ajuste que permita desplazar la curva de error 
con miras a llevar los errores, dentro de los errores máximos permisibles. Sí estos 
dispositivos est uvieran  montados en la parte exterior del medidor, deben  tener una cavidad 
que permita el precintado de este dispositivo , de tal manera que no permita ajustes 
posteriores . 
5.1.4.  Rango  (alcance)  de indicación.  
El dispositivo debe tener la capacidad de registrar el volumen indicado en metros  cúbicos , 
de acuerdo a la .Tabla 2 . 
Tabla 2.  Rango de indicación de un medidor de agua con 
un DN  hasta 50 mm . 
Q3 (m3/h) Valores  mínimos  del rango  
del indicador  (m3) 
Q3 ≤ 6,3 9.999  
6,3 < Q3 ≤ 63 99.999  
 
5.1.5.  Codificación  por color  del dispositivo.  
a) Color negro , para indicar  metros  cúbicos  y sus múltiplos.  
b) Color rojo, para indicar  submúltiplos  del metro  cúbico.  
Estos colores se aplicarán a los punteros, agujas, números, ruedas, discos y  diales.  
5.1.6.  Tipos de dispositivos indicadores.  
Los tipos  de dispositivos utilizados serán : 
Tabla 3.  Tipos de Dispositivos de Indicadores  
Tipo Indicación  Figura (Referencial)  
Tipo 1 
Dispositivo 
Analógico  El volumen  es indicado  por el movimiento  
continuo  de uno  o más punteros  que se 
mueven  en relación  a escalas  graduadas.  
 
Cada escala estará graduada en valores 
expresados en metros cúbicos o bien estará 
acompañada por un factor multiplicador 
(x0,001; x0,01; x0,1; x1; x10; x100; x1.000, 
etc.). 
 
El sentido de rotación de los puntero o de las 
escalas circulares debe  ser en sentido horario.   
Tipo 2 
Dispositivo 
Digital  El volumen  indicado  estará  dado por una línea 
de dígitos adyacentes que  aparecen  en una o 
más aperturas (tambores).  
 
El movimiento de los tambores indicadores 
será hacia arriba.  
 
Para dispositivos electrónicos: Se permiten 
visualizaciones permanentes o no 
permanentes.  
   
 
 8 | 15  Tipo Indicación  Figura (Referencial)  
El medidor debe permitir una verificación 
visual de todo el dispositivo visualizador.  
Tipo 3 
Dispositivo 
Combinado  El volumen indicado está dado por la 
combinación de dispositivos Tipo 1 
(Dispositivo  analógico)  y Tipo 2 (Dispositivo  
digital).  
 
 
5.1.7.  Clases de exactitud.  
Las siguientes clases de exactitud deben cumplir con lo menci onado en las siguientes tablas:  
Tabla 4.  Clase de exactitud 1  
Caudal  Clase 1  
0,1 T(°C) T(°C) >  30 
Error Máximo Permisible (EMP)  
Q 2 Q Q ±1% ±2% 
Q 1Q Q ±3% 
Tabla 5.  Clase de exactitud 2  
Caudal  Clase 2  
0,1 T(°C) T(°C) > 30  
Error Máximo Permisible (EMP)  
Q 2 Q Q ±2 % ±3 % 
Q 1Q Q ±5 % 
5.1.8.  Condiciones nominales de operación.  
Las condiciones nominales de operación para los medidores de agua potable se encuentran 
en la Tabla 6 . 
Tabla 6.  Condiciones de Operación para medidores de agua potable.  
Rango  Nivel  
Rango  de caudal  Q1 a Q3 
Temperatura del  agua T30 (entre  0,1°C  a 30°C)  
T50 (entre  0,1°C  a 50°C) 
Rango de trabajo de 
temperatura                         ambiente  +5°C  a +55°C  
Rango  de trabajo  de humedad  
relativa                                        ambiental  (HR) 0 %HR a 100 %HR excepto  para dispositivos                             
indicadores  remotos,  donde  el rango  será de 
0%HR a 93%HR  
Rango de presión de trabajo  Para:  DN < 50 mm 
0,03 MPa < PW < 1 MPa 
 
 
 9 | 15  5.2. Requisitos Específicos  
5.2.1.  Requisitos para las p ruebas de ensayo . 
Los medidores de agua deben cumplir con los siguientes requisitos:  
Tabla 7.  Requisitos de ensayos  
Requisitos  Unidad  Descripción  Referencia  Nivel de Cumplimiento  
Presión estática  Pa Se verificará que el 
medidor de agua 
pueda soportar los 
ensayos de presión 
hidráulica específica, 
durante el tiempo 
especificado, sin 
presentar fugas ni 
daño.  OIMLR 49 2:2013  
Numeral 7.3 El medidor pasa la prueba si no presenta fugas ni 
daños físicos durante el ensayo, cuando:  
- El medidor de agua sea sometido a una presión 
hidráulica de 1,6 veces la PMA del medidor 
durante 15 minutos.  
- El medidor de agua sea sometido a una presión 
hidráulica de 2 veces la PMA del medidor durante 
1 minuto.  
Nota: PMA, información suministrada por el 
fabricante.  
Errores 
intrínsecos de 
indicación  % Se determinará los 
errores de indicación 
de un medidor de agua  OIMLR 49 2:2013  
Numeral 7.4  Para medidores de Clase 1  
El medidor pasa la prueba si el error relativo (de 
indicación) del medidor no sobrepase el EMP de:  
-  ± 1 % para la zona superior de caudal (Q 2 ≤ Q 
≤ Q 4) para temperaturas de 0,1 °C a 30 °C  
- ± 3 % para la zona inferior de caudal (Q 1 ≤ Q 
< Q 2), independientemente del alcance de 
temperatura  
Para medidores de Clase 2  
- El medidor pasa la prueba si el error relativo (de 
indicación) del medidor no sobrepase el EMP de:  
- ± 2 % para la zona superior de (Q 2 ≤ Q ≤ Q 4) 
para temperaturas de 0,1 °C a 30 °C  
- ± 5 % para la zona inferior de caudal (Q 1 ≤ Q 
< Q 2) independientemente del alcance de 
temperatura.  
Pérdida de 
presión  Pa Se determinará la 
pérdida de presión 
máxima en un medidor 
de agua con cualquier 
caudal que se 
encuentre entre Q 1 y 
Q3. OIMLR 49 2:2013  
Numeral 7.9  La pérdida de presión del medidor no debe 
sobrepasar el valor máximo aceptable de 0,063 
MPa para la clase de pérdida de presión del 
medidor con cualquier caudal entre Q 1 y Q 3, 
ambos inclusive.  
 
Cumple/No Cumple  
Perturbación 
de flujo  % Se verificará si la 
exactitud de un 
medidor de agua  es 
afectada por 
perturbaciones en la 
tubería aguas arriba o 
aguas abajo  OIMLR 49 2:2013  
Numeral 7.10  El error relativo (de indicación) del medidor no 
debe sobrepasar el error máximo permitido 
aplicable pa ra cualquiera de los ensayos de 
perturbaciones del flujo.  
NOTA: Los criterios de cumplimiento están en 
base a los Errores intrínsecos de indicación.  
 
Cumple/No Cumple  
Flujo inverso  % Se verificará que un 
medidor de agua que 
permite el flujo inverso 
pero que no está 
diseñado para medirlo, 
debe ser sometido a un 
flujo inverso, con un 
caudal de hasta Q 3 sin 
que sus propiedades 
metrológicas en flujo 
directo se deterioren o 
cambien.  OIMLR 49 2:2013  
Numeral 7.8  El error relativo (de indicación) del medidor no 
debe sobrepasar el error máximo permitido 
aplicable para cualquiera de los ensayos de flujo 
inverso.  
NOTA: Los criterios de cumplimiento están en 
base a los Errores intrínsecos de indicación.  
 
Cumple/No Cumple  
Ensayo de 
Durabilidad  
Flujo 
discontinuo  % Se verificará que un 
medidor de agua sea 
durable cuando se 
somete a condiciones 
de flujo cíclicas.  OIMLR 49 2:2013  
Numeral 7.11.2  Para medidores de Clase 1  
El medidor pasa la prueba si:  
-La variación de la curva de error no debe 
sobrepasar el 2 % para caudales de la zona 
inferior (Q 1 ≤ Q < Q 2), y el 1 % para caudales de 
la zona superior (Q 2 ≤ Q ≤ Q 4).  
 10 | 15  Requisitos  Unidad  Descripción  Referencia  Nivel de Cumplimiento  
Para medidores de Clase 2  
El medidor pasa la prueba si:  
-La variación de la curva de error no debe 
sobrepasar el 3 % para caudales de la zona 
inferior (Q 1 ≤ Q < Q 2), y el 1,5 % para caudales 
de la zona superior (Q 2 ≤ Q ≤ Q 4). 
Ensayo de 
Durabilidad  
Flujo continuo  % Se verificará la 
durabilidad de un 
medidor de agua 
cuando se somete a 
condiciones de flujo 
continuo, permanente 
y de sobrecarga.  OIMLR 49 2:2013  
Numeral 7.11.3   Para medidores de Clase 1  
El medidor pasa la prueba si  
-La variación de la curva de error no debe 
sobrepasar el 2 % para caudales de la zona 
inferior (Q 1 ≤ Q < Q 2), y el 1 % para caudales de 
la zona superior (Q2 ≤ Q ≤ Q4).  
Para medidores de Clase 2  
El medidor pasa la prueba si:  
-La variación de la curva de error no debe 
sobrepasar el 3 % para caudales de la zona 
inferior (Q 1 ≤ Q < Q 2), y el 1,5 % para caudales 
de la zona superior (Q 2 ≤ Q ≤ Q 4). 
Nota : Los intervalos especificados en la tabla incluyen los extremos . 
Artículo 6.  (Requisitos  de Envase y Etiquetado).  
6.1. Características.  
I. Todo medidor debe contar con su manual de instalación, mantenimiento y 
funcionamiento, elaborado por el fabricante o ensamblador. Cuando éste documento 
esté redactado en idi oma distinto al español, la parte interesada deberá presentar su 
traducción técnica correspondiente junto al documento original, la misma que tendrá 
carácter de declaración jurada por parte del fabricante nacional o importador.  
II. Todo medidor de agua potable  considerado en el presente Reglamento Técnico, debe 
presentar mínimamente la información descrita a continuación, la misma debe estar 
contemplada en el e nvase o en el manual del equipo.  
Tabla 8.  Información mínima a presentar  de manera obligatoria  
Requisitos  Unidad  Descripción  Nivel de 
Cumplimiento  
Unidad de 
Medida  m3 Unidad de medida siempre viene expresada en (m3) Cumple/No 
Cumple  
Volumen 
numérico de 
Q3 m3/h Valor numérico de Q 3 y la relación Q 3/Q1: si el 
medidor mide caudal inverso y los valores de Q 3 y las 
relaciones Q 3/Q1 son diferentes en ambas 
direcciones, ambos valores de Q 3 y Q 3/Q1 estarán 
marcados; la dirección de caudal a la que se refiere 
cada par de valores debe ser clara.  Cumple/No 
Cumple  
Relación 
Q3/Q1   (R) - La relación Q 3/Q1 puede expresarse como R; por 
ejemplo, "R160". Si el medidor tiene diferentes 
valores para Q 3/Q1 en las posiciones horizontal y 
vertical, ambos valores de Q 3/Q1 estarán marcados, 
y la orientación a la cual se refiere cada valor debe 
ser clara  Cumple/No 
Cum ple 
Nombre o 
marca  Fabricante  - Cumple/No 
Cumple  
Modelo  Fabricante  - Cumple/No 
Cumple   
 11 | 15  Requisitos  Unidad  Descripción  Nivel de 
Cumplimiento  
Año de 
fabricación  Fabricante  Año de fabricación, los dos últimos dígitos del año de 
fabricación, o el mes y el año de fabricación  Cumple/No 
Cumple  
Número de 
serie  Fabricante  Número de serie (tan cercano como sea posible al 
dispositivo indicador).  Cumple/No 
Cumple  
Sentido de 
circulación  
del flujo  En cada 
medidor 
indicado por 
una flecha  Dirección del caudal, mediante una flecha (mostrada 
en ambos lados del cuerpo o en un lado únicamente 
si la flecha de dirección de flujo es fácilmente visible 
bajo todas las circunstancias).  Cumple/No 
Cumple  
Posición de 
operación 
(Letra  V o H) Fabricante  La letra V o H, si el medidor solo puede ser 
operado en posición vertical u horizontal  Cumple/No 
Cumple  
Tabla 9.  Información adicional a presentar cuando los valores sean diferentes a los 
de la descripción  
Requisitos  Unidad  Descripción  Nivel de 
Cumplimiento  
Clase de 
exactitud  1 o 2 Clase de exactitud, cuando sea diferente a la clase 
de exactitud 2  Cumple/No 
Cumple  
Presión  
máxima  
admisible  
(PMA)  Pa Presión máxima permitida (PMA)  si supera 1 MPa o 
0,6 MPa para DN ≥ 50.  Cumple/No 
Cumple  
Temperatura  
máxima  
permisible  ºC La clase de temperatura, según lo especificado en 
la Artículo 1 Tabla 6  Cumple/No 
Cumple  
Máxima  
perdida  de 
presión  Pa La clase de pérdida de presión, cuando sea 
diferente a Δp 63 (0,063 MPa).  Cumple/No 
Cumple  
Sensibilidad  - La clase de sensibilidad de instalación, cuando sea 
diferente a U0/D0.  Cumple/No 
Cumple  
Origen (País 
de 
Fabricación) 
(Cuando 
corresponda ) Fabricante  - Cumple/No 
Cumple  
Ensamblado 
por: (Cuando 
corresponda ) Ensamblado
r - Cumple/No 
Cumple  
Nota:  Si el medidor de agua no presenta los requisitos de la tabla 9., se asumirán los valores presentes en 
la descripción de la misma tabla.  
Información técnica que debe ir de manera obligatoria en el manual.  
III. La Unidad de medida de volumen deberá expresarse en unidades d el Sistema 
Internacional; el resto de unidades de medida pueden presentar su respectiva 
equivalencia  al Sistema Internacional que debe ser contemplado en el envase o manual 
del equipo.  
  
 12 | 15  CAPITULO III  
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y PROCEDIMIENTO DE LA 
EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD  
Artículo 7.  (Procedimiento Administrativo).   
I. Todo medidor contemplado en el presente Reglamento Técnico, sea de origen nacional 
o de importación , debe contar  con el Certificado de Cumplimi ento de Reglamento 
Técnico  (CCRT) , el mismo que será otorgado por IBMETRO . 
II. El Certificado de Cumplimiento de Reglamento Técnico (CCRT), será emitido de acuerdo 
a procedimiento del IBMETRO, en base a:  
a) Documento de Aprobación de Modelo emitido por IBMETRO o,  
b) Documento de Aprobación de Modelo, emitido por una entidad Acreditada o 
Designada en el país de fabricación del producto.  
III. La acreditación o designación de  la entidad mencionada en el parágrafo precede nte 
será verificada por IBMETRO , previa al proceso de la emisión del Certificado de 
Cumplimiento de Reglamento Técnico (CCRT).  
IV. Sin perjuicio de lo establecido anteriormente, previo a la emisión de CCRT, IBMETRO 
se reservará el derecho de realizar la verificación documental , física y/o funcional que 
considere necesario , para comprobar lo manifestado en el Documento de Aprobación 
de Modelo . 
7.1. Documento de Aprobación de Modelo .  
7.1.1.  Aprobación de Modelo  emitido por IBMETRO  
I. IBMETRO emitirá el Certificado de Reglamento Técnico de Muestra – CRTM , el cual 
deberá ser utiliz ado por única vez, para la Importación y el Despacho Aduanero de 
muestras.  
II. Las muestras se constituirán en el producto sujeto a evaluación de la conformidad, a 
partir del cual se emitirá el Documento de Aprobación de Modelo, cuando corresponda.  
III. La emisión  del Documento de Aprobación de Modelo, tendrá una duración de cuarenta 
y cinco  (45) días calendario  posteriores a la recepción formal de las muestras , 
considerando el periodo de tiempo que conlleva efectuar los ensayos de las variables 
descrit as en la Tabla 7 . 
IV. Los requerimientos para la emisión del Documento de Aprobación de Modelo, serán:   
a) Matrícula de Comercio del Importador o Productor . 
b) Ubicación georreferenciada de los almacenes del Importador o Productor . 
c) Presentación de la D enominación del Modelo, Número de Serie, Nombre del 
Fabricante y País de Origen  del product o considerado en el presente Reglamento 
Técnico . 
d) Manual de instalación, m antenimiento y funcionamiento del equipo.  
e) Planos que muestren en conjunto y en detalle su mecanismo principal.  
   
 13 | 15  f) Muestras físicas que IBMETRO solicite , en función a la naturaleza de los ensayos 
que impliquen las variables especificadas en la Tabla 7 , las muestras solicitadas 
deberán contar  con el preci nto de seguridad del fabricante . 
V. IBMETRO comunicará al interesado, la conformidad  de la aprobación de modelo , 
mediante la emisión del Documento de Aprobación de Modelo; en caso de 
inconformidad , mediante informe técnico explicando las razones de la determinación.  
VI. El Documento de Aprobación de Modelo , contendrá al menos la siguiente informac ión:  
a) Denominación del Modelo, Número de Serie  del producto ensayado , Nombre del 
Fabricante y País de Origen . 
b) Uso o empleo para el cual es autorizado el medidor.  
c) Tiempo de validez del documento de aprobación de modelo.  
7.1.2.  Documento de aprobación de modelo, em itido por una entidad Acreditada 
o Designada en el país de fabricación del producto.  
I. El importador debe presentar el Documento de Aprobación de Modelo original o en copia 
legalizada, emitido por una entidad Acreditada o Designada en el país de fabricación.  
II.  La información mínima contenida en el Documento de Aprobación de Modelo emitida 
por una entidad Acreditada o Designada en el país de fabricación, será:  
a) Denominación del Modelo, Número de Serie  del producto ensayado , Nombre del 
Fabricante y País de Origen  del equipo considerado en el proceso de aprobación de 
modelo.  
b) Identificación de la entidad emisora del documento, lugar y fecha de la emisión.  
c) Reporte Técnico o Informe de Ensayos que demuestre el cumplimiento de las variables 
contenidas en la Tabla 7 . 
d) Tiempo de validez del documento de aprobación de modelo.  
III. Adjunto al Documento de Aprobación de Modelo emitida por una entidad Acreditada o 
Designada e n el país de fabricación, el importador deberá presentar:  
a) Manual de instalación, mantenimiento y funcionamiento del equipo.  
b) Planos que muestren en conjunto y en detalle su mecanismo principal.  
c) Matricula de Comercio del importador.  
d) Ubicación georreferenciad a de los almacenes del Importador.  
e) Documento que respalde la Acreditación o designación, para emitir el Documento de 
Aprobación de Modelo.  
f) Cuando sea requerido IBMETRO podrá solicitar muestras físicas, para efectuar ensayos 
complementarios en función a la naturaleza de los ensayos que impliquen las variables 
especificadas en la Tabla 7 , las muestras solicitadas deberán contar con el precinto de 
seguridad del fabricante.  
7.2. Emisión del Certificado de Cumplimiento al Reglamento Técnico (CCRT) . 
I. IBMETRO, en base a la verificación de l Documento de Aprobación de Modelo, emitirá el 
Certificado de Cumplimiento al Reglamento Técnico (CCRT) . 
   
 14 | 15  II. El CCRT s e constituirá en Documento S oporte para la importación y el despacho 
aduanero, mismos que deben estar vigentes al momento del ingreso de la mercancía a  
territorio nacional y serán presentados por el transportista adjunto al manifiesto 
internacional de carga, según corresponda.  
III. El CCRT  será requisito indispensable para la comercialización . 
Artículo 8.  (Procedimiento de Evaluación de la Conformidad).  
8.1. Evaluación de la  conformidad.  
La Evaluación de la Conformidad, podrá realizarse en los siguientes casos :  
a) Previo a la emisión del CCRT ; 
b) Posterior a la emisión del CCRT.  
8.1.1.  Previo a la emisión del CCRT  
Para confirmar  la veracidad de  la información contenida  en el Documento de  Aprobación de 
Modelo  y la información presentada por el interesado ; la cual será de carácter documenta l. 
8.1.2.  Posterior a la emisión del CCRT  
Se realizará previa a la instalación del equipo, en los almacenes de l importador, fabricante  
o entidad encargada de la instalación; a denuncia o de acuerdo al cronograma 
preestablecido por IBMETRO ; pudiendo ser ésta de carácter documental , física y/o  
funcional ; según la necesidad.  
CAPITULO IV  
AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y/O SUPERVISIÓN  
Artículo 9.   (Autoridad  de Fiscalización y/o Supervisión).  
I. El Viceministerio de Políticas de Industrialización (VPI), se constituye en la Autoridad de 
Fiscalización del presente Reglamento Técnico . 
II. El Instituto Boliviano de Metrología (IBMETRO), se constituye en la Autoridad de 
Supervisión d el presente  Reglamento  Técnico . 
Artículo 10.  (Fiscalización y/o Supervisión).  
I. El Viceministerio de Políticas de Industrialización (VPI), como Autoridad Competente de 
Fiscalización, será encargada de controlar todas las actividades de los actores, además 
de los procesos  que involucre n el cumplimiento del presente Reglamento Técnico, tanto 
en la producción nacional, como en las importaciones.  
II. El Instituto Boliviano de Metrología (IBMETRO), como Autoridad Competente de 
Supervisión, se encargará de verificar el  cumplimiento de los requisitos establecidos en 
el presente Reglamento Técnico, tanto en la producción nacional, como en las 
importaciones.  
   
 15 | 15  CAPITULO V 
REGIMÉN DE INFRACCIONES Y SANCIONES  Y VIGENCIA DEL 
REGLAMENTO TÉCNICO  
Artículo 11.   (Régimen de Infracción y Sancion es). 
Los productos que en el proceso de Supervisión no cuenten con el Certificado de Cumplimiento 
de Reglamento Técnico  (CCRT) , serán denunciados ante la Autoridad Competente . 
11.1.  Infracciones . 
Constituye  infracción al presente Reglamento Técnico, todo producto, de producción nacional 
o importa do, que incumpla los requisitos establecidos  en el presente documento . 
11.2.  Sanciones.  
I. La Autoridad S ancionatoria al presente Reglamento Técnico y en cumplimiento a la ley 
de Metrología, es el Instituto Boliviano de Met rología – IBMETRO.  
II. De acuerdo a la naturaleza de la infracci ón, las sanci ón se detallada en Tabla 10 . 
Tabla 10.  Sanción por Infracción.  
Nº INFRACCIÓN  SANCIÓN  
1 Incumpla con 
los requisitos 
solicitados  en 
el Reglamento 
Técnico  i) S=0,20∗𝑃𝑐∗𝑄 
Dónde:  
S    = Sanción expresada en bolivianos . 
𝑃𝑐 = Precio comercial unitario del producto, publicado por una fuente oficial, a 
la fecha más próxima de la infracción.  
𝑄   = Cantidad de  el o los lotes  no co nformes supervisados (expresado en 
unidades)  
ii) Suspensión del CCRT  de el o los lotes no conformes  y comunicación a la o las 
Autoridades Competentes . 
iii) Inmovilización de el o los lotes  no conformes.  
iv) Destrucción de el o los  lotes no conformes;  cuyos costos asociados estarán a 
cargo del interesado y supervisado por la Autoridad de Supervisión.  
III. Si a juicio de la Autoridad Sancionatoria, se considera que la documentación presentada 
en el proceso de Supervisión podría generar u n delito, esta denunciará el hecho al 
Ministerio Público, sin perjuicio de continuar con el Procedimiento Administrativo 
Sancionatorio.  
11.3.  Procedimiento Sancionatorio.  
El Proceso Sancionatorio será realizado, conforme a lo dispuesto en la Ley No 2341 del 23 de 
abril de 2002 del Procedimiento Administrativo y su reglamento aprobado por Decreto 
Supremo No 27113 del 23 de julio de 2003 . 
Artículo 12.  (Vigencia del Reglamento Técnico).  
El presente Reglamento Técnico de “Medidores de agua” entrará en vigencia dosciento s 
cuarenta  (240) días después de su aprobación  formal .