7 NORMAS LEGALES Lunes 3 de enero de 2022
 El Peruano  / 
Artículo 4.-  Los funcionarios comprendidos en los 
artículos 1 y 2 de la presente resolución deberán informar 
trimestralmente a la Presidencia Ejecutiva del Instituto 
Nacional de Calidad, sobre los actos realizados en virtud 
de la delegación de facultades dispuesta en la presente 
resolución.
Artículo 5.-  Notificar la presente resolución a los 
funcionarios a quienes han sido delegadas facultades 
mediante la presente resolución.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
M. CLARA GÁLVEZ CASTILLO
Presidenta Ejecutiva
Instituto Nacional de Calidad
2026856-1
Aprueban la Norma Metrológica Peruana 
NMP 023:2021 “VEHÍCULOS Y VAGONES 
TANQUE. Requisitos y Método de Ensayo”- 
2da edición, con carácter obligatorio
RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 023-2021-INACAL/DM
Lima, 30 de diciembre de 2021
VISTO:
El Informe N° 090-2021-INACAL/DM-ML del Equipo 
Funcional de Metrología Legal de fecha 29 de diciembre 
de 2021, y el Informe N° 081-2021- INACAL/DM-MCI de 
fecha 29 de diciembre de 2021 del Equipo Funcional de 
Metrología Legal de la Dirección de Metrología, y;
CONSIDERANDO:
 Que, la Ley Nº 30224, Ley que crea el Sistema 
Nacional para la Calidad y el Instituto Nacional de Calidad, 
dispone que el Instituto Nacional de Calidad – INACAL, 
es un Organismo Público Técnico Especializado adscrito 
al Ministerio de la Producción, con personería jurídica 
de derecho público, con competencia a nivel nacional y 
autonomía administrativa, funcional, técnica, económica y 
financiera; además, es el ente rector y máxima autoridad 
técnico-normativa del Sistema Nacional para la Calidad, y 
tiene, como uno de sus órganos de línea, a la Dirección 
de Metrología; 
Que, el numeral 35.1 del artículo 35 de la Ley 30224 y el 
artículo 39 del Decreto Supremo N° 009-2019-PRODUCE, 
Reglamento de Organización y Funciones del INACAL 
establece que la Dirección de Metrología es la autoridad 
nacional competente para administrar la política y 
gestión de la metrología, goza de autonomía técnica y 
funcional, y ejerce funciones a nivel nacional. Establece, 
custodia y mantiene los patrones nacionales de medida 
y provee la trazabilidad al Sistema Internacional de 
Unidades. Además, es responsable de normar y regular 
la metrología legal; se sujeta a lo establecido en el 
Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio de la 
Organización Mundial del Comercio (OMC) y los acuerdos 
internacionales sobre la materia;
Que, el numeral 36.2 del artículo 36 de la Ley 
dispone que el órgano de línea responsable de la 
materia de metrología del INACAL, es decir la Dirección 
de Metrología, establece las características técnicas y 
metrológicas, los errores máximos permisibles y los 
métodos de ensayo de los medios de medición sujetos a 
control metrológico, así como la información metrológica 
que deben tener los envases y las tolerancias del 
contenido neto de los productos envasados a ser 
comercializados;
Que, la Dirección de Metrología, dentro de sus 
funciones señaladas en el artículo 40 del Decreto 
Supremo N° 009-2019-PRODUCE, tiene, entre otras, 
las siguientes: “d) Establecer las características técnicas 
y metrológicas, los errores máximos permisibles y los 
métodos de ensayo de los medios de medición sujetos a control metrológico, así como la información metrológica 
que deben tener los envases y las tolerancias del 
contenido neto de los productos envasados a ser 
comercializados” y “j) Elaborar directivas, guías y 
normas, entre otros documentos relacionados con 
actividades propias de la dirección”;
Que, los servicios de cubicación (certificación de 
volumen de tanques) son una actividad de verificación 
metrológica realizada por las Unidades de Verificación 
Metrológica (UVM) debidamente reconocidas por la 
Dirección de Metrología del INACAL en cumplimiento con 
las Normas Metrológicas Peruanas;
Que, mediante Resolución Directoral N° 
010-2017-INACAL/DM del 21 de diciembre de 2017 se 
aprobó la Norma Metrológica Peruana NMP 023:2017 
“VEHÍCULOS Y VAGONES TANQUE. Requisitos 
y Método de Ensayo” en reemplazo de la Norma 
Metrológica Peruana LVD-004:1992 “Vehículos Tanque”. 
Además, se dispuso que la verificación de los vehículos 
y vagones tanque sería realizada por Unidades de 
Verificación Metrológica (UVM) autorizadas por la 
Dirección de Metrología del INACAL de acuerdo a lo 
establecido en el Reglamento para la Autorización 
como Unidad de Verificación Metrológica, entre otras 
disposiciones;
Que, en atención a consultas de distintas partes 
interesadas se consideró conveniente elaborar una 
nueva versión de la NMP 023:2017 “VEHÍCULOS Y 
VAGONES TANQUE. Requisitos y método de ensayo”, 
de acuerdo a lo establecido en el literal “b” del artículo 
9 del “Procedimiento de Elaboración y Aprobación de 
Normas Metrológicas Peruanas” - 1ra edición, aprobado 
mediante Resolución 002-2012/SNM-INDECOPI y 
publicado el 17 de mayo de 2012, la elaboración se da 
mediante el sistema ordinario tomando como referencia 
la Recomendación Internacional OIML R80-1:2009 “Road 
and rail tankers with level gauging. Part 1: Metrological 
and technical requirements” y el “Regulamento Técnico 
Metrológico a que se refere a Portaria INMETRO N° 208 
de 06 de Maio de 2016”;
Que, el Informe N° 073-2020-INACAL/DM-MCI 
sustenta las razones para la elaboración del Proyecto 
de Norma Metrológica Peruana PNMP 023:2020 
“VEHÍCULOS Y VAGONES TANQUE. Requisitos y Método 
de Ensayo”, el cual reemplazará a la NMP 023:2017; 
Que, el 07 de diciembre de 2020 se publicó en el 
portal institucional de INACAL el Proyecto de Norma 
Metrológica Peruana PNMP 023:2020 mediante la 
Resolución Directoral N° 014-2020-INACAL/DM, a efectos 
de recibir las opiniones, comentarios y/o sugerencias de 
la ciudadanía, incluyendo las unidades de verificación 
metrológica y empresas y entidades relacionadas por 
el plazo de noventa (90) días calendarios. Asimismo, el 
Proyecto de Norma Metrológica Peruana PNMP 023:2020 
fue enviado mediante oficio a empresas y entidades 
relacionadas para solicitar sus observaciones y/o 
comentarios;
Que, habiéndose recibido observaciones y 
comentarios al Proyecto de la Norma Metrológica 
Peruana PNMP 023 y luego de realizada la evaluación 
del cual derivo el Informe N° 081-2021-INACAL/DM-MCI 
e Informe N° 090-2021-INACAL/DM-ML, que sustenta el 
proyecto de norma metrológica, corresponde de acuerdo 
al “Reglamento para la elaboración y aprobación de 
Normas Metrológicas Peruanas” – 2da edición, aprobado 
mediante Resolución Directoral N° 001-2021-INACAL/
DM y publicado el 13 de enero de 2021 proceder a su 
aprobación;
Que, estando en las facultades conferidas por la 
Ley N° 30224, Ley que crea el Sistema Nacional para la 
Calidad y el Instituto Nacional de Calidad, y el Reglamento 
de Organización y Funciones del Instituto Nacional de 
Calidad – INACAL, aprobado por Decreto Supremo N° 
009-2019-PRODUCE; 
SE RESUELVE:
Artículo 1.-  Aprobar la Norma Metrológica Peruana 
NMP 023:2021 “VEHÍCULOS Y VAGONES TANQUE. 
Requisitos y Método de Ensayo”- 2da edición, con 
carácter obligatorio:8 NORMAS LEGALES Lunes 3 de enero de 2022
 El Peruano  /
Artículo 2.-  El plazo para la implementación y 
cumplimiento de la Norma Metrológica Peruana NMP 
023:2021 será de tres (03) meses, contado a partir de 
la publicación de la presente resolución en el Diario 
Oficial El Peruano. La Norma Metrológica Peruana 
NMP 023:2021 “VEHÍCULOS Y VAGONES TANQUE. 
Requisitos y Método de Ensayo”- 2da edición, el cual 
entrara en vigencia una vez culminado el plazo de 
implementación.
Artículo 3.- Durante el plazo de implementación, la 
Norma Metrológica Peruana NMP 023:2017 “VEHÍCULOS 
Y VAGONES TANQUE. Requisitos y Método de Ensayo” 
1ra Edición, estará vigente. Culminado el plazo de 
implementación dejar sin efecto la Norma Metrológica Peruana NMP 023:2017 “VEHÍCULOS Y VAGONES 
TANQUE. Requisitos y Método de Ensayo” 1ra Edición.
Artículo 4.- Disponer la publicación de esta resolución 
y de la Noma Metrológica Peruana NMP 023:2021 
“VEHÍCULOS Y VAGONES TANQUE. Requisitos y 
Método de Ensayo”- 2da edición en el portal institucional 
del INACAL (www.inacal.gob.pe).
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JOSé DAJES CASTRO
Director de Metrología
2026816-1
FUNDADO EL 22 DE OCTUBRE DE 1825 POR EL LIBERTADOR SIMÓN BOLÍVAR
REQUISITOS PARA PUBLICACIÓN DE LAS NORMAS APROBATORIAS Y LOS
TEXTOS ÚNICOS DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - TUPA
EN EL DIARIO OFICIAL EL PERUANO Y EN SU PORTAL WEB
De acuerdo a lo dispuesto por los Decretos Legislativos Nºs. 1272 y 1452, se comunica a los organismos 
públicos que, para efecto de la publicación de la norma que aprueba el TUPA o su modificación, así como el 
Anexo (TUPA) en el Diario Oficial El Peruano y en su Portal Web, deberán tomar en cuenta lo siguiente:
1. La norma que aprueba el TUPA o su modificación se publicará en el medio impreso del Diario Oficial El 
Peruano, tal como se dispone en el Art. 38.2 de la Ley Nº 27444.
 Adicionalmernte, la norma que aprueba el TUPA o su modificación, así como su respectivo Anexo (TUPA), se 
publicarán en el Portal Web del Diario Oficial El Peruano. Esta publicación en la web es de carácter gratuita, 
tal como se dispone en el Art. 38.3 de la Ley Nº 27444.
2. Los organismos públicos, para tal efecto solicitarán mediante oficio de manera expresa lo siguiente:
a) La publicación de la norma que aprueba el TUPA o su modificación, en el Diario Oficial El Peruano.
b) La publicación de la norma que aprueba el TUPA o su modificación, así como su respectivo Anexo 
(TUPA) en el Portal Web del Diario Oficial El Peruano.
 Asimismo, en el Oficio precisarán que: “el contenido de los archivos electrónicos que envían para su 
publicación al correo tupaweb@editoraperu.com.pe , son auténticos y conforme a los originales que 
mantienen en sus archivos, de los cuales asumen plena responsabilidad”.
3. Los documentos a publicar se enviarán de la siguiente manera:
a) La norma aprobatoria del TUPA o su modificación, se recibirá en medio impreso refrendado por 
persona autorizada y adicionalmente en archivo electrónico mediante correo institucional enviado a  
tupaweb@editoraperu.com.pe . 
b) El anexo (TUPA) se recibirá exclusivamente en archivo electrónico, mediante correo institucional enviado 
a tupaweb@editoraperu.com.pe , mas no en versión impresa. 
4. El archivo electrónico del TUPA (anexo) deberá cumplir con el siguiente formato:
a) Deberá presentarse en un único archivo electrónico de Microsoft Word, en el caso de Microsoft Excel 
toda la información se remitirá en una sola hoja de trabajo.
b) El tamaño del documento en hoja A4 al 100%.
c) El tipo de letra Arial.
d) El tamaño de letra debe ser no menor a 6 puntos.
e) El interlineado sencillo.
f) Los márgenes de 1.50 cm. en la parte superior, inferior, derecha e izquierda.
g) El archivo no debe contener encabezado ni pie de página.
h) Todas las hojas deberán indicar en la parte superior al organismo emisor y la norma que aprueba el 
TUPA.
 El archivo electrónico de la norma aprobatoria del TUPA o su modificación, deberá presentarse en formato 
Word, conteniendo en la parte correspondiente, la siguiente información:
- Nombre de la institución.
- Tipo y número de la norma.
- Fecha de emisión.
- Nombre y cargo de la autoridad que firma dicho documento. 
GERENCIA DE PUBLICACIONES OFICIALESNORMA  NMP  023 
METROLÓGICA PERUANA  2021 
 
Dirección  de Metrología - INACAL  
Calle La s Camelias  817, San Isidro  (Lima 27) Lima, Perú  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VEHÍCULOS Y VAGONES TANQUE  
Requisitos y Método  de Ensayo .  
 
VEHICLE  AND RAIL TANKER S  
Requirements  and Testing Method.  
 
 
 
 
2021-12-29 
2ª Edición  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resolución Directoral 0 23-2021-INACAL/DM . Publicada el 2022-01-03 Basado en 40 páginas  
I.C.S.: 17.020   
Descriptores: Instrumento de medición en general. Vehículos y vagones t anque.    
NORMA   NMP  023 
METROLÓGICA PERUANA   1 de 40 
 
 
 
 ÍNDICE  
 
 
PREFACIO  ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ .....................  ii 
1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN  ................................ ................................ ................................ ............................  1 
2 TERMINOLOGÍA  ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ... 1 
3 DESCRIPCIONES  ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ... 9 
3.1 Generalidades  ................................ ................................ ................................ ..............................  9 
3.2 Construcción de tanques  ................................ ................................ ................................ ............  10 
4 UNIDADES DE MEDIDA  ................................ ................................ ................................ ................................ ..................  11 
5 REQUISITOS TÉCNICOS Y METROLÓGICOS  ................................ ................................ ................................ ......... 11 
5.1 Generalidades  ................................ ................................ ................................ ............................  11 
5.2 Contenedor del tanque de medición  ................................ ................................ ..........................  13 
5.3 Dispositivos adicionales  ................................ ................................ ................................ ............  17 
5.4 Dispositivo  de indica ción de nivel  (flecha)  ................................ ................................ ...............  19 
5.5 Tabla de capacidades del tanque  ................................ ................................ ...............................  21 
6 PLACAS, DOCUMENTOS Y SELLADO  ................................ ................................ ................................ ......................  21 
6.1 Placa de identificación  ................................ ................................ ................................ ...............  21 
6.2 Documento del sistema de medición  ................................ ................................ .........................  22 
6.3 Certificado de verificación  ................................ ................................ ................................ ........  22 
6.4 Sellos  (precintos)  ................................ ................................ ................................ .......................  23 
7 CONTROL METROLÓGICO  ................................ ................................ ................................ ................................ ............  24 
7.1 Aprobación de Modelo  ................................ ................................ ................................ ................................ .............  24 
7.2 Verificación inicial  ................................ ................................ ................................ ................................ ....................  24 
7.3 Verificación posterior  ................................ ................................ ................................ ................................ ................  25 
7.3.2 Verificación periódica  ................................ ................................ ................................ ................................ ...............  25 
7.3.3 Verificación extraordinaria  ................................ ................................ ................................ ................................ ....... 25 
7.4 Condición para realizar el ajuste del indicador  ................................ ................................ ................................ ...... 25 
7.5 Lugar donde se realiza  una verificación  ................................ ................................ ................................ .................  26 
8 MÉTODO DE ENSAYO  ................................ ................................ ................................ ................................ ......................  26 
9 CÁLCULOS  ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ............  37 
10 BIBLIOGRAFÍA  ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ .... 37 
Anexo A  Esquema de Camión Tanque  y Corte Longitudinal  ................................ ................................ .......................  38 
Anexo B Modelo de Indicador de Nivel de Referencia (Flecha)  ................................ ................................ ............................  39 
Anexo C Placa de identificación de verificación  (ejemplo)  ................................ ................................ ................................ ..... 40 
 
 
 
---oooOooo --- 
   
NORMA   NMP  023 
METROLÓGICA PERUANA   2 de 40 
 
 
 
 PREFACIO  
 
 
A. Reseña histórica  
 
 
A.1. La Dirección  de Metrología de l Instituto Nacional de Calidad, en adelante 
INACAL  tomó  como antecedente s la Recomendación  Internacional OIML R 80 -1:2009 
“Road and rail tankers with level gauging  – Part 1: Metrological and technical 
requirements ” y el “Regulamento Técnico Metrológico a que se ref iere la Portaria  
INMETRO N° 208 de  06 de Maio de 2016 ”, realizando adecuaciones téc nicas  y 
obteniendo  la Norma Metrológica Peruana NMP 023:2017 “VEHÍCULOS Y VAGONES 
TANQUE . Requisitos y Método de Ensayo ”. Esta Norma Metrológica Peruana reemplazó 
a la Norma Metrológica Peruana LVD -004:1992 “Vehículos Tanque”.  
 
A.2 La Norma Metrológica Peruana NMP 023:2021 “VEHÍCULOS Y VAGONES 
TANQUE. Requisitos y Método de Ensayo” resulta de la revisión de la Norma 
Metrológica Peruana NMP 023:2017 “VEHÍCULOS Y VAGONES TANQUE. 
Requisitos y Método de Ensayo”  
 
 
A.3.     La presente  Norma Metrológica Peruana ha sido elaborada mediante un “Sistema 
Ordinario” de elaboración de Normas Metrológicas Peruanas, de acuerdo a lo establecido 
en la letra “ b)” del artículo 9 del  “Reglamento para la Elaboración y Aprobación de 
Normas Metrológicas Peruanas” - 2da edición, aprobado mediante resolución  N° 00 1-
2021-INACAL/DM  y publicad o el 13 de enero de 20 21.  
 
 
A.4.  La presente Norma Metrológica Peruana  presenta cambios editoriales y 
estructurales  de acuerdo a las Guías Peruanas GP 001: 2016  y GP 002: 2016 . 
 
 
 
 
 
 
 
 
---oooOooo --- 
 
 
 
 
 
 
  
NORMA   NMP  023 
METROLÓGICA PERUANA   1 de 40 
 VEHÍCULOS Y VAGONES TANQUE  
Requisitos y Método de Ensayo  
1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN  
1.1  La presente Norma  Metrológica Peruana  especifica los requisitos metrológicos y 
técnicos aplicables a vehículos  y vagones tanque  sometidos a control metrol ógico , así como los  
métodos de ensayo para su verificación .  
1.2  Se aplica a vehículos  y vagones tanque  destinados al transporte de productos 
líquidos derivados del petróleo sometidos a presión atmosférica  siempre que estos sean utilizados 
en transacciones comerciales.  Estos vehículos  y vagones tanque , además de su función de medio 
de transporte, se utilizan como tanques de medición en los que cada compartimiento tiene una sola 
medida de volumen correspondiente a su capacidad nominal . En el anexo A se dan e squemas 
ilustr ativos . 
1.3  La presente Norma Metrológica Peruana no se aplica a  vehículos  y vagones tanque  
que transporten gas licuado de petróleo (GLP) , agua, residuos, leche, aceite vegetal para consumo 
humano, líquidos calentados a una temperatura superior a 40 °C , productos a presión, líquidos 
con viscosidad superior  a 20 mPa.s ,  ni a otros productos distintos a los indicados en 1.2.  
1.4  La presente Norma Metrológica Peruana no incluye aspectos relacionados con 
seguridad (ver también 5.2.1).  
1.5  La presente Norma Metrológica Peruana no se aplica a los vehículos tanque que no 
se emplean como instrumento de medida o que son llenados hasta un nivel diferente del indicador 
de nivel (flecha). Asimismo, no se aplica a los vehículos tanque que t ienen incorporado un  
contóm etro o medidor de caudal (también llamado surtidor o sistema de despacho) que se conecta 
al sistema de medición mediante un conducto que inicia en el tanque o en la tubería de carga y 
descarga (ver también 8.3.9).  
2  TERMINOLOGÍA  
La terminología utilizada en la presente Norma Metrológica Peruana está de acuerdo con el 
Vocabulario Internacional de Metrología – Conceptos básicos y generales y términos asociados  
[1] y el Vocabulario internacional de términos en metrología legal  [2]. A demás, para los fines de 
la presente Norma Metrológica Peruana , se aplican las siguientes definiciones.   
NORMA   NMP  023 
METROLÓGICA PERUANA   2 de 40 
 
 
 
 2.1  Tanque de medición transportable  
Contenedor , adecuado para su uso como dispositivo de medición de volumen para líquidos, 
fijado en un camión , semirremolque  o vagón,  que puede subdividirse en vari os compartimientos 
de medición.  
Tanque de medición transportable,  en adelante denominado tanque de medición o tanque.  
2.1.1   Vehículo tanque y v agón tanque  
Vehículo  tanque es el vehículo  equipado con un tanque de medición fij ado de forma 
permanente , pudiendo ser: camión  tanque, tanque semirremolque  (camión cisterna) (*) . De 
igual manera, vagón tanque es el vagón de ferrocarril equipado con un tanque de medición 
fijado de forma permanente.  
(*) Véase el D.S. 032 -2002 -EM. 
2.2  Sistema de medición estática  
Sistema que comprende un tanque de medición, equipado con dispositivos auxiliares y 
adicionales. Los sistemas de medición estática pueden utilizarse para medir la cantidad del 
líquido en el tanque  lleno , por ejemplo, el volumen en las condiciones de funcionamiento o en 
las condiciones de base.  
Sistema de medición estática,  en adelante denominado sistema de medición.  
2.3  Dispositivo auxiliar  
Dispositivo destinado a desempeñar una determinada función, directamente asociada con la 
elaboración, transmisión o visualización de los resultados de medición.  
2.4  Dispositivo adicional  
Parte o dispositivo, distinto a un dispositivo auxiliar, requerido para asegurar la medición correcta 
o destinado a facilitar las operaciones de medición, o que podría afectar de cualquier manera la 
medición.   
NORMA   NMP  023 
METROLÓGICA PERUANA   3 de 40 
 
 
 
 Dispositivos adicionales:  
- colector;  
- dispositivo de muestreo;  
- indicador de gas;  
- mirilla de vidrio;  
- dispositivo de eliminación de gas;  
- dispositivo antiremolino;  
- válvulas, mangueras ; 
- entre otros.  
 
2.5  Capacidad nominal (del tanque o compartimiento) ( Vn) 
Volumen indicado (marcado) en el tanque o su compartimiento.  Es el volumen de líquido que el 
tanque o compartim iento debe contener hasta el plano de referencia, materializado a través del 
indicador de nivel de referencia (flecha).  
2.6  Capacidad total  
Volumen máximo de líquido que un tanque o compartimiento puede contener hasta el 
desbordamiento . 
2.7  Volumen de expansión  
Diferencia entre la capacidad total y la capacidad nominal.  
2.8  Volumen real (Vt) 
Valor convencionalmente verdadero del volumen de líquido en un tanque o compartimiento a la 
temperatura de trabajo.  
2.9  Error de volumen indicado  
Diferencia entre  el volumen indicado ( Vi) del tanque o compartimiento y el volumen real (Vt).  
NORMA   NMP  023 
METROLÓGICA PERUANA   4 de 40 
 
 
 
 2.10  Determinación de la  capacidad  del tanque o compartimiento  
Conjunto de operaciones realizadas para determinar la capacidad de un tanque o compartimiento, 
utilizando métodos que cumplan con los requisitos técnicos y metrológicos, en este caso , 
mediante un método de medición volumétrico.  
El método volumétrico contemplado en esta  Norma Metrológica determina el volumen de líquido 
en el tanque mediante la medición del volumen de líquido que ingresa al tanque  proveniente de 
medidores volumétricos patrones o medidores de caudal (contómetros) . Se describe en el capítulo 
8. 
2.11  Plano de referencia  
Plano horizontal, hasta el cual el tanque o compartimiento debe llenarse para contener  el volumen 
correspondiente a su capacidad nominal. También se le denomina nivel de referencia.  
2.12  Punto de referencia  
Punto claramente identificado en el eje vertical de medición, con relación al cual se mide el nivel 
de líquido.  
2.13  Punto de referencia superior (RPT)  
Punto de referencia en la parte superior del tanque, en condiciones normales de funcionamiento 
por encima del nivel de líquido.  Específicamente, a la altura del borde superior de la boca  de 
llenado , sin considerar la tapa . 
2.14  Punto de referencia inferior (RPB)  
Punto de referencia en la parte inferior del tanque, en condiciones normales de 
funcionamiento por debajo del nivel de líquido.  Específicamente, en  la parte central de la 
superficie  superior de la mesa de medición  (ver 2.35).  
2.15  Altura de referencia ( HR) y Altura de compartimiento ( H)  
NORMA   NMP  023 
METROLÓGICA PERUANA   5 de 40 
 
 
 
 La altura de referencia es la d istancia, medida en el eje vertical de medición, entre el punto de 
referencia superior y el punto de referencia inferior .  
La altura de compartimiento es la distancia vertical , desde el punto de referencia inferior hasta el 
techo del compartimiento . Es igual a la suma de la altura de líquido más la altura de espacio vacío.  
2.16  Altura de espacio vacío ( C) 
Distancia vertical desde el plano de referencia  hasta el techo del compartimiento .  
2.17  Altura de líquido ( h) 
Distancia medida en el eje vertical de medición, desde el plano de referencia  hasta el punto de 
referencia inferior .  
 
Fig. 1 Vista esquemá tica de un tanque a determinar 2.13 a 2.17 
2.18  Sensibilidad de un tanque  
Cociente de la variación  del nivel de líquido, ∆ h, entre la variación relativ a de volumen 
correspondiente, ∆ V/V, para el volumen contenido V en el nivel h. 
 
NORMA   NMP  023 
METROLÓGICA PERUANA   6 de 40 
 
 
 
 2.19  Tabla de capacidades del tanque  
Tabla que muestra la relación entre el nivel de líquido y el volumen contenido en el tanque 
(compartimiento) en ese nivel en las condiciones de referencia (incluyendo la posición del tanque).  
2.20  Deflector  (rompeolas)  
Dispositivo interno del tanque o compartimiento, consistente en una pared con orificios dentro del 
tanque, destinado a amortiguar el movimiento del líquido durante el transporte y a incrementar la 
estabilidad mecánica del tanque.  
2.21  Recuperador de vapor  
Tubería que atraviesa el tanque o compartimiento externa o internamente destinado a recoger los 
gases provenientes del producto durante la carga o descarga.  
2.22  Indicador de nivel de referencia (flecha)  
Dispositivo instalado  en el interior del tanque o compartimiento , usado para materializar el plano 
de referencia del  nivel del  líquido.  Sus características deben ser como se indica en 5.4 y en el 
Anexo B. 
2.23  Punto de transferencia  
Punto en el cual se define que el líquido se ha descargado o recibido.  
2.24  Manguera vacía (manguera seca)  
Manguera y/o tubería que contienen producto líquido únicamente durante una transacción y por 
lo general se vacían completamente antes de concluir la transacción. Se conecta aguas abajo del 
punto de transferencia (el punto de transferencia se encuentra aguas arriba de la manguera de 
descarga o aguas abajo de la manguera de recepción).  
2.25  Descargador directo   
NORMA   NMP  023 
METROLÓGICA PERUANA   7 de 40 
 
 
 
 Tanque descargado  por gravedad, teniendo cada uno de los compartimientos de medición su 
propia salida.  Con frecuencia, se utiliza el adaptador de carga como salida.  
2.26  Carga por arriba  
Carga de un compartimiento de medición por la parte superior a través de la cubierta  del boca  de 
llenado abierta para este fin.  
2.27  Carga por abajo  
Carga de un compartimiento de medición por la parte inferior a través de un adaptador seco 
normalizado (por ejemplo, un adaptador API) y la válvula de emergencia (también llamada válvula 
de fondo)  que está integrada a la parte inferior del compartimiento de medición y abierta para este 
fin. 
2.28  Transacción  
Descarga de productos líquidos desde uno o varios compartimientos de medición hacia un 
receptor.  
La transacción también puede ser una recepción (por ejemplo,  la carga de  un camión tanque ).  
Las partes interesadas en una transacción pueden ser las propias partes o sus representantes (por 
ejemplo, el empleado de una estación de servici o, el conductor de un  vehículo tanque ).  
2.29  Posición  de referencia  
Posición para la descarga (o carga) del tanque de medición de acuerdo con el plano de diseño. El 
punto cero de la inclinación representa el punto cero de ambas inclinaciones (longitudinal y 
transversal).  
2.30  Condiciones de funcionamiento   
NORMA   NMP  023 
METROLÓGICA PERUANA   8 de 40 
 
 
 
 Condiciones en las cuales se debe medir el volumen de líquido, en el punto de medición (ejemplo: 
temperatura; viscosidad, posición del tanque).  
2.31  Condiciones de base  
Condiciones especificadas en las cuales se convierte el volumen medido de líquido (eje mplo: 
temperatura, densidad , presión).  
2.32  Condiciones nominales de funcionamiento  
Condiciones de uso que dan el rango de valores de las magnitudes de influencia para las cuales se 
prevé que las características metrológicas especificadas de un instrumento de medición se 
encuentran dentro de límites dados.  
2.33  Condiciones de referencia  
Condiciones de uso establecidas para los ensayos de funcionamiento de un instrumento de 
medición o para una intercomparación de los resultados de medición.  
NOTA:  Las condiciones de referencia incluyen generalmente valores de referencia o rangos de referencia 
para las magnitudes de influencia que afectan al instrumento de medición.  
2.34  Símbolos y abreviaciones  
Vn capacidad nominal (del tanque o compartimiento)  
Vt volumen total en las condiciones de funcionamiento  
Vi volumen indicado  
HR altura de referencia  
H altura de compartimiento  
C altura de espacio vacío  
h altura de líquido  
V0 volumen total en las condiciones de base   
0 coeficiente de dilatación térmica  
RPT punto de referencia  superior  
RPB      punto de referencia  inferior   
NORMA   NMP  023 
METROLÓGICA PERUANA   9 de 40 
 
 
 
 2.35  Mesa de medición  
Es la plancha metálica fijada en el fondo del tanque o compartimiento en forma horizontal y por 
cuya parte central pasa el mismo eje imaginario  vertical  del indicador de nivel de referencia 
(flecha).  
3  DESCRIPCIONES  
3.1  Generalidades  
3.1.1   La determinación de la cantidad en un camión  o vagón  tanque  implica:  
- el método de medición para obtener el volumen;  
- dispositivos auxiliares;  
- condiciones de funcionamiento (factores de influencia);  
- capacidad del tanque y su tabla de capacidades del tanque ; 
- el método de montaje del tanque.  
3.1.2   En lo que respecta al tipo de descarga/recepción para el cual el tanque puede 
estar diseñado:  
 únicamente descarga/recepción del compartimiento completo;  
 
3.1.3  Los principales factores de influencia que pueden tener un efecto importante 
durante la determinación de capacidad  y el uso de lo s tanques , son la presión y la 
temperatura.  
(a) En lo que respecta a la presión, los tanques debe n estar  a la presión atmosférica.  
(b) En lo que respecta a la temperatura, los tanques pueden estar:  
 sin calentamiento y con o sin aislamiento térmico del contenido;  
 con calentamiento y con o sin aislamiento térmico del contenido.   
NORMA   NMP  023 
METROLÓGICA PERUANA   10 de 40 
 
 
 
 3.1.4  En lo que respecta a la capacidad del tanque, por lo general los vehículos  tanque  
se encuentran entre 1,9 m3 y 50 m3 y los vagones tanque , entre 10 m3 y 120 m3. 
3.1.5  Desde el punto de vista del montaje, los tanques de los vehículos  tanque  deben : 
 estar montados directamente y de manera perma nente sobre un chasis de camión  o 
semirremolque . 
 
3.2  Construcción de tanques  
3.2.1   Si un tanque está dividido en compartimientos, cada compartimento debe ser 
considerado como un tanque  separado y est ar sometido a los requisitos de  la presente Norma 
Metrológica Peruana . 
3.2.2   Cada tanque debe estar compuesto de un cuerpo y dispositivos de descarga.  
3.2.3   La forma y el montaje del tanque así como la instalación del dispositivo de 
descar ga deben ser de tal manera que se pueda asegurar el vaciado completo del tanque.  
3.2.4   El dispositivo de descarga debe constar de un tubo de descarga (que permita la 
descarga a un lado del vehículo ), equipado con una válvula de cierre. Una válvula de pie puede 
cerrar el paso del líquido entre el tanque y el tubo descarga.  
3.2.5   Los tanques deben consistir de:  
3.2.5.1   Un domo con elementos de refuerzo que sirva de boca de inspección (también 
llamada “manhole”)  y de cámara de expansión. Se encuentra en la parte superior del tanque.  
El domo puede estar equipado con lo siguiente:  
 una boca  de llenado, provista de una cubierta a prueba de fugas;   
 un orificio que permita observar el llenado;  
 un dispositivo de ventilación o una válvula de seguridad de doble efecto.   
NORMA   NMP  023 
METROLÓGICA PERUANA   11 de 40 
 
 
 
 El indicador de nivel puede encontrarse en el domo o en la parte superior del cuerpo , siempre y 
cuando se cumplan los requisitos de sensibilidad mencionados en 5.4.2.1 . 
3.2.5.2   Se puede instalar una escalera que dé acceso al domo y la plataforma, permitiendo 
de este modo que el operador realice la medición o verifique del tanque.  
 3.2.6  En el anexo A  se muestra un corte longitudinal esquemático de un tanque indicando 
de forma referencial la ubicación aproximada del indicador de nivel de referencia.  
4  UNIDADES DE MEDIDA  
Las unidades de medida autorizadas son las del Sistema Legal de Unidades de Medida del Perú 
(SLUMP ). Las longitudes deben darse en milímetros  (mm), centímetros (cm) o metros (m)  y los 
volúmenes en litros  (L o l) . 
Se acepta n usar tanques  en galones  debido a que es una unidad de medida utilizada en el comercio 
de productos derivados del petróleo en el país . En tales casos, las indicaciones de volumen se 
deben realizar primero en litros seguido de la equivalencia en galones  (1 galón = 3,785 412 L) . 
5  REQUISITOS TÉCNICOS Y METROLÓGICOS  
5.1  Generalidades  
5.1.1   Condiciones nominales de funcionamiento  
Los sistemas de medición de acuerdo con la presente Norma Metrológica Peruana deben estar 
diseñados y fabricados de tal manera que sus errores no sobrepasen los errores máximos permitidos 
indicados en la tabla 1 en las siguientes condiciones nominales de funcionamiento:  
Condiciones nominales de funcionamiento  
a) Temperatura ambiente  baja + 0 °C (1) 
alta + 40 °C (1) 
b) Humedad  Hasta la condensación   
NORMA   NMP  023 
METROLÓGICA PERUANA   12 de 40 
 
 
 
 c) Inclinación  Horizontal . 
(1) Este valor puede ser modific ado por la autoridad competente , de acuerdo a las 
reglamentaciones vigentes, puesto que depende de las condiciones climáticas y las 
condiciones esperadas de aplicación (en interiores, al aire libre, etc.) . 
 
 
 
 
5.1.2   Errores máximos permitidos  
Los vehículos  o vagones tanque  presentan un error máximo permitido de acuerdo con la tabla 1.  
Tabla 1. Error máximo permitido  
 
 Error máximo permitido  
Tanque de medición transportable  0,3 %  
 
5.1.3   Condiciones para aplicar el error máximo permitido  
5.1.3. 1  El error máximo permitido de la tabla 1 se aplica a:  
 La verificación inicial y l as verificaciones posteriores del tanque.  
5.1.3.2   El error máximo permitido en el volumen medido por el tanque o compartimento 
no incluye la variación de volumen del producto causada por la variación de la temperatura.  
5.1.4   Condiciones de base  
La temperatura de base es 20 °C. La presión de base es l a presi ón atmosférica normal (0, 1 MPa). 
Se permite el uso de otros valores por razones justificadas.  
5.1.5  Capacidad nominal  
La capacidad nominal de un tanque de medición o de su compartimiento debe ser por lo menos 
500 L salvo indicación diferente  en el certificado de verificación inicial .  
NORMA   NMP  023 
METROLÓGICA PERUANA   13 de 40 
 
 
 
 5.1.6  Otros requisitos  
5.1.6.1  Las dimensiones y presiones de los neumáticos deben ser las recomendadas por el 
fabricante.  
5.1.6.2  Los compartimientos deben ser identificados en orden numérico  ascendente , a 
partir del compartimiento más próximo a la cabina del vehículo  y sus respectivas capacidad es 
nominal es deben indicarse . Las indicaciones mencionadas deben ser legibles y de fácil 
visualización, ubicadas en los laterales externos del tanque, cerca de las  bocas de inspección.  
El vehículo  o vagón tanque  se construirá de forma que permita medir las dimensiones necesarias 
para la realización de las verificaciones.  
5.1.6.3  La superficie del tanque no debe presentar abolladuras, rajaduras, perforaciones u 
otros que ocasionen fugas. Las válvulas de emergencia  y las válvulas de descarga deben estar en 
buenas condiciones . Las tapas de las válvulas de descarga deben tener  orificios  para ser 
precintados y/o sellados.  
5.2  Contenedor del tanque de medición  
5.2.1   Requisitos de seguridad y otros requisitos no metrológicos  
5.2.1.1   Las autoridades involucrad as en el transporte de mercaderías peligrosas  
(transporte de hidrocarburos)  establecen condiciones para la construcción de vehículos  y 
vagones tanque  destinados para el transporte de líquidos contenidos en tanques, sin sobrecarga 
y libre de peligros. Pueden existir regulaciones adicionales para la seguridad en el trabajo y la 
protección contra incendios y explosiones. Estas condiciones deben cumplirse , pero no son 
materia de la presente norma . 
La aplicación de los requisitos antes mencionados debe ser compatible con la función de 
medición del tanque.  
5.2.1. 2  La especificación de la capacidad nominal debe tener en cuenta las regulaciones  
disponibles est ablecidos por el sector que establezcan el volumen de llenado máximo de los 
tanques.   
NORMA   NMP  023 
METROLÓGICA PERUANA   14 de 40 
 
 
 
 5.2.2   Requisitos generales para la construcción del contenedor  
5.2.2.1   La selección de las formas, materiales, elementos de refuerzo y métodos de 
conformado o ensamblaje  debe ser tal que el contenedor sea lo suficientemente resistente a los 
agentes atmosféricos y los líquidos que contengan, y prácticamente no se deforme en las 
condiciones nominales de funcionamiento.  El tanque y los compartimientos deberán ser 
construidos  en formas, materiales y dimensiones tales que eviten, en condiciones nominales de 
funcionamiento, deformaciones que puedan modificar las capacidades en más de 1 mm de altura 
de líquido entre dos ensayos consecutivos (repetibilidad) . 
5.2.2.2   El contenedor debe ser hermético. Por lo general, para su uso con producto, se 
requieren ensayos de hermeticidad.  El requisito de hermeticidad para los dispositivos de descarga 
se indica en 5.3.1.6.    
5.2.2.3   La altura de referencia H R de un tanque o cada  compartimiento no debe variar 
durante el llenado más del mayor de los dos valores indicados en la tabla 2. 
Tabla 2 Variación máxima permitida de la altura de referencia  
 
Variación máxima permitida de 
la altura de referencia HR (mm)  2 mm o HR/1000  
 
5.2.2.4   La capacidad nominal de cada compartimiento no debe variar más de  0,1%  , 
independientemente  de si los compartimientos vecinos están llenos o vacíos.  
5.2.2.5   El material del tanque debe seleccionarse de manera que su capacidad no varíe más 
de un tercio (1/3) del error máximo perm itido especificado en la tabla 1  cuando la temperatura del 
tanque varía en el orden de ± 10 °C con respecto a la temperatura de referencia.  
NOTA: Esta condición se cumple si el coeficiente de dilatación lineal del material  del tanque es inferior a 
33 x 10-6 K-1. 
5.2.2. 6  Cada tanque o compartimiento debe tener una forma tal que no se retenga aire  
durante el llenado ni líquido durante el vaciado.  Ninguna estructura interna deberá dificultar el 
llenado o vaciado completo, ni crear espacios ocultos o permitir la formación de bolsas de aire en 
el interior del tanque o compartimiento.   
NORMA   NMP  023 
METROLÓGICA PERUANA   15 de 40 
 
 
 
 5.2.2. 7  No se deben utilizar caños, molduras o tubos de ventilación y válvulas para cumplir 
con los requisitos antes mencionados.  
5.2.2. 8  Se debe  asegurar el drenaje completo  instalando la válvula de emergencia  en la 
parte más baja del compartimiento  y además : 
 mediante una forma adecuada del tanque;  o 
 mediante una pendiente de por lo menos 2 % (1,2°) del fondo del tanque con el vehículo 
en terreno horizontal;  
Este requisito se evalúa mediante el ensayo de volumen residual indicado en el numeral 8.5.1.  
5.2.2. 9  Para la construcción de un tanque se debe considerar que el  volumen de líquido que 
queda en el tanque o compartimiento después de haberlo drenado completamente, no debe ser 
superior a 0,03% de la capacidad nominal . Este volumen puede quedar en el tanque debido a las 
condiciones de construcción o montaje (por ejemp lo, en las uniones).  
5.2.2.1 0 Los deflectores y elementos de refuerzo que se pueden instalar en el tanque, deben 
tener una forma y estar provistos de orificios apropiados de tal manera que no se impida llenar, 
drenar e inspeccionar completamente el interio r de cada compartimiento del tanque.  
En ese sentido, los deflectores (rompeolas) deben poseer no menos de 3 aberturas, una inferior, en 
el fondo del tanque, una superior y la tercera localizada al centro, con diámetro tal que permita la 
inspección interna del tanque o compartimiento.  Para el diámetro de la abertura central se estima 
que sería necesario por lo menos 500 mm .  
5.2.2.1 1 Está prohibido colocar dentro del tanque cualquier  objeto  que permita ajustar la 
capacidad a un determinado valor, o cualquier otro cuerpo cuyo retiro o cambio podría modificar 
la capacidad del tanque.  
5.2.2.1 2 Para los tanques construidos antes de la entrada en vigencia de la presente NMP 
023:202 1 están permiti dos elementos internos fijos en los compartimientos de medición (por 
ejemplo, serpentines calentadores  que ya no se usan y tubería de recuperación de vapor ) si no 
retienen aire ni líquido ; estos  han estado presentes durante la primera determinación de capa cidad 
y no se pueden modificar o desmontar.  Estos elementos d eben estar registrados en su certificado 
de verificación.   
NORMA   NMP  023 
METROLÓGICA PERUANA   16 de 40 
 
 
 
 Los tanques fabricados a partir de la entrada en vigencia de la  presente  NMP 023:202 1 no deben 
tener instalados elementos internos tubulares tales como serpentines calentadores, tubería de 
recuperación de vapor o tubería de refuerzo ni otros que tengan una cavidad en su interior o que 
puedan retener aire o líquido. Pueden tener instalados elementos de refuerzo no tubulares, si no 
retienen aire ni líquido.  
5.2.2.1 3 La geometría del tanque o compartimiento debería ser tal que se amortigüen 
adecuadamente las ondas en la superficie del líquido.  
5.2.2.1 4 Para eliminar los efectos de la inclinaci ón, los tanques de medición deberían ser 
simétricos en la dirección tanto longitudinal como transversal y cada indicador de nivel (flecha) 
debe ría instalarse en el eje vertical imaginario que pasa por el centro del compartimiento .  
Para semirremolques se permiten los tanques con cuello de ganso siempre y cuando no tenga 
efectos significativos de inclinación cuando se llenan los compartimientos contiguos al primero. 
Por ello, se debe cumplir el requisito 5.2.2.4 . 
5.2.2.1 5 Si no es pos ible una medición correcta en todas las inclinaciones que se pueda 
esperar durante el uso, el tanque debe estar equipado con un dispositivo que indique la inclinación 
real con respecto al alcance de inclinaciones requeridas para una medición correcta . 
5.2.2.16 El interior del tanque de medición debe ser accesible para fines de inspección 
mediante un a boca de inspección  en cada compartimiento  que posea una tapa con las 
características indicadas por la autoridad co mpetente en temas de seguridad . La tapa debe ser 
hermética.  
5.2.2.1 7 La capacidad de un tanque de medición no debe desviarse en más de 10 % con 
respecto a la especificada en los documentos de diseño.  
5.2.2.1 8 El domo, debe estar montado en la parte superior del cuerpo, al cual debe estar 
soldado.  
5.2.2. 19 El domo puede tener una forma cilíndrica o paralelepipédica, con paredes laterales 
verticales. Si el domo es paralelepipédico, puede tener la misma longitud que el tanque.  
5.2.2.2 0 Si las paredes laterales del domo están montadas de tal manera que  penetran en el 
interior del cuerpo del tanque y podrían formarse bolsas  y/o burbujas de aire durante el llenado,  
NORMA   NMP  023 
METROLÓGICA PERUANA   17 de 40 
 
 
 
 debe haber orificios o cortes de dimensiones apropiadas y en posiciones lo suficientemente altas 
para evitar la formación de bolsas y/o burbuj as de aire.  
5.2.2.2 1 La sección transversal del cuerpo y del domo debe tener un eje de simetría vertical. 
Se permiten otras construcciones si se asegura una medición correcta de volumen.  
5.2.2.2 2 La sección horizontal del domo debe tener dimensiones apropi adas para permitir la 
inspección del interior del tanqu e. 
5.2.2.23  Todo tanque o compartimiento debe tener un volumen de expansión como mínimo 
de 1,0% de su capacidad nominal.  
Si el tanque será usado para trasladar producto de una localidad fría a una localidad cálida, se 
debería construir con un volumen de expansión lo suficientemente grande considerando la mayor 
dilatación que podría tener el producto. En algunos casos, esto p uede implicar un volumen mayor 
que 1,5%.  
5.2.2.24  La autoridad puede establecer requisitos adicionales de construcción con fines de 
seguridad.  
5.3  Dispositivos adicionales  
5.3.1   Dispositivo de descarga  
5.3.1.1   El dispositivo de descarga debe asegurar la  descarga completa y rápida  por 
gravedad  del líquido contenido en el tanque. Para este fin, el dispositivo de descarga debe estar 
conectado a la parte más baja del cuerpo del tanque.  
5.3.1.2   En el caso de tanques de construcción especial para aeropuertos , se permite la 
presencia de un dispositivo para recolectar el agua y las impurezas depositadas por el líquido 
contenido. Este dispositivo debe tener un tubo de drenaje separado, de diámetro pequeño, cuando 
el tubo normal de descarga no está conectado a la  parte más baja del tanque.  El tubo de drenaje 
debe tener una válvula con precinto de seguridad para evitar descargas no autorizadas.  
El dispositivo recolector puede estar montado:   
NORMA   NMP  023 
METROLÓGICA PERUANA   18 de 40 
 
 
 
  en toda la parte inferior del tanque; o  
 en una zona reducida de esta parte inferior.  
5.3.1.3   El tubo de descarga debe ser lo más corto posible y tener  en todo s los tramos de  su 
trayecto  una pendiente descendente hacia la válvula de cierre. Se recomienda una pendiente 
resultante de por lo menos 2°.  
5.3.1.4   Cada compartimiento de be tener una tubería de descarga independiente.  Se permite 
que un compartimiento tenga más de una  tubería de descarga independiente , siempre y cuando  
cada uno de estos dispositivos de descarga cumpla los requisitos de esta norma,  en cuyo caso se 
debe describir esta condición  en el certificado de verificación.  Las tuberías de descarga deben 
identificarse claramente con el número correspondiente al compartimiento al que pertenecen. Se 
permite la presencia de un colector de descarga en las siguientes condiciones:  
Los colectores deben tener dispositivos de control adecuados que impidan el reflujo de un 
compartimiento a otro o proporcionen evidencia de dicha situación.  
5.3.1.5   Se debe indicar la presencia del colector en el certificado  de verificación.  
5.3.1.6   Las válvulas de cierre deben ser fácilmente accesibles y colocarse en la parte trasera 
o en el lado apropiado del tanque.  
Las tuberías de descarga, válvulas y sus conexiones no deben presentar fugas.  
5.3.1.7   Si un tanque consta de más de un compartimiento de medición, cada 
compartimiento debe estar provisto de un dispositivo de cierre (manual o automático) separado en 
cada línea de descarga. Se debe evitar mezclas no deseadas de los productos de diferentes 
compartimientos mediant e dispositivos constructivos o de control.  
5.3.1.8   Cerca de la parte más baja de cada línea de descarga, se pueden  instalar detectores 
de líquido o mirillas , si es necesario, para verificar la vaciedad.  
5.3.1.9   La tubería cuya cantidad de llenado afecte el resultado de medición, no debe ser 
flexible y debe instalarse rígidamente.   
NORMA   NMP  023 
METROLÓGICA PERUANA   19 de 40 
 
 
 
 5.3.1.1 0  Las líneas y dispositivos de control cuya manipulación podría falsear el resultado 
de medición, deben estar protegidos contra manipulaciones imprudentes.  
5.3.1.1 1  Los dispositivos de ventilación en el sistema de medición deben estar protegidos 
contra el desmontaje y remoción,  así como contra manipulaciones desde afuera.  
5.4  Dispositivo de indicación  de nivel  (flecha)  
5.4.1   Requisitos generales  
5.4.1.1   El dispositivo de indicación de nivel  (flecha)  debe garantizar una lectura segura, 
fácil e inequívoca, y prácticamente independiente de las inclinaciones del tanque en las 
condiciones nominales de funcionamiento.  
5.4.1.2   El indicador de nivel (flecha) debe estar instalado dentro del domo.  Su eje vertical 
debe ría estar centrado en el compartimiento de forma longitudinal y transversal . Se recomienda 
que cualquier desviación  en cada dirección (izquierda, derecha, adelante o atrás)  no sobrepase del 
10% de la longitud del compartimiento  o 15 cm , el que sea menor .  
5.4.1.3   El sombrero del indicador de nivel (flecha) debe estar fijo y ubicado a una 
profundidad  (equivalente a la altura d e espacio vacío) como máximo de  200 mm medidos desde 
el techo  del compartimiento.  
5.4.1. 4  En el Anexo B se muestran las características físicas del modelo establecido para 
el dispositivo de indicación de nivel (flecha) . Todas las partes mostradas  debe n ser de metal  o 
aleación no ferrosos . El sombrero y el vástago deben ser roscados. Ad emás, se permite  (no es 
obligatorio) : 
 Que para la instalación del vástago en la pared del domo  se usen elementos de refuerzo, como 
por ejemplo una “C” que contenga el vástago  o una plancha soldada entre el extremo superior  
del vástago y el domo. Esto es si empre y cuando con esta adecuación el indicador de nivel 
(flecha) cumpla cabalmente su función, no perjudique la lectura ni la regulación del sombrero  
durante la verificación ni la lectura durante su servicio.  
 Que el vástago tenga canales  laterales . 
 Que el  vástago tenga una contratuerca y/o agujeros que permitan mejorar la función del 
precinto de fijar el sombrero.   
NORMA   NMP  023 
METROLÓGICA PERUANA   20 de 40 
 
 
 
 5.4.1. 5   Se debe realizar una medición válida de l nivel de líquido únicamente cuando la 
superficie del líquido se ha calmado de manera que el r esultado sea reproducible.  
5.4.2   Requisitos referentes a la indicación de nivel para la descarga completa de 
compartimientos  
5.4.2.1   Al construir el  tanque , su forma  debe ría ser tal que, en la zona donde se realiza la 
indicación de nivel, se logre una sensibilidad igual o superior a los valores especificados en la 
tabla 3. 
Tabla 3. Sensibilidad del tanque para la desca rga completa de compartimientos  
Sensibilidad mínima del tanque ∆ h por cada ∆ V/V en mm / ‰  
(es decir, en mm para 1/ 1000 de volumen medido)  1,5 
Al realizar la verificación del tanque, d ebido a la incertidumbre de medición por el método 
utilizado en la determinación de la sensibilidad del tanque se acepta valores a partir de 1,0 mm .  
 
 
5.4.2.2   En todos los  tanques, debe ser posible medir manualmente el nivel del líquido 
contenido  con una variación máxima de 1 mm entre mediciones sucesivas . 
Cuando el extremo inferior del dispositivo de medición está próximo al fondo del tanque, su eje 
debería interceptar  el fondo del tanque , en forma perpendicular  a la mesa de medición. Esta mesa 
de medición es  una pla ncha metálica  plana,  sin estrías , horizontal , sin ninguna condición que pueda 
alterar las medidas con la cinta de sondaje, por ejemplo hundimiento, orificio , inclinación, etc.  y 
no desmontable para asegurar la repetibilidad de las mediciones.  Una mesa de medición  de 150 
mm x 150 mm  debería ser suficiente para cumplir su propósito . Su espesor debe ser entre 4 mm y 
6 mm .  
5.4.2.3   Se deben definir claramente y materializar los  puntos de referencia RPB y RPT . 
5.4.2.4   La unión del cuerpo con el domo debe ser tal que el dispositivo de medición pueda 
mantenerse en posición vertical cuando se realiza la medición.  
5.5  Tabla de capacidades del tanque  
5.5.1   El certificado de verificación  debe contene r una tabla de capacidades del tanque 
con el valor de nivel  y volumen para cada compartimiento de medición.   
NORMA   NMP  023 
METROLÓGICA PERUANA   21 de 40 
 
 
 
 5.5.2   Se debe determinar la tabla de capacidades del tanque para cada compartimiento 
del tanque de medició n mediante el método volumétrico  descrito en 8.  
No se permite un cálculo de la tabla de capacidades del tanque basado únicamente en los 
documentos de construcción .  
5.5.3   El rango de nivel de la tabla de capacidades del tanque debe abarcar solo los estados 
de llenado que se presentan en el funcionamiento práctico , es decir, con el nivel del líquido  
solamente  a la altura de la capacidad nominal del tanque . Puede haber medios para evitar o detectar 
el llenado de un compartimiento de medición hasta un n ivel por encima del nivel  permitido en la 
tabla de capacidades del tanque, y puede producirse una indicación visual y/o audible.  
5.5.4   Los efectos sobre el volumen de la  incertidumbre por  inclinación  deben ser 
despreciables , de lo contrario se deben consi derar en la estimación de la incertidumbre del 
volumen . 
5.5.5   El sensor o los  sensores de inclinación , de estar presentes,  debe(n) estar  fijado (s) 
rígidamente al tanque.  
5.5.6   La tabla de capacidades del tanque compilada durante la determinación de 
capacidad , deben indicarse e n el certificado de verificación . 
6  PLACAS, DOCUMENTOS Y SELLADO  
6.1  Placa de identificación  
6.1.1   Cada tanque debe estar provisto de una placa de identificación, que sea 
claramente  visible y legible. La placa debe estar hecha de un material que no se deteriore en las 
condiciones nominales de funcionamiento, y debe permitir inscribir fácilmente los datos. Debe 
estar fijada  sobre el chasis o la  tina ubicada en la parte superior del ta nque . Las dimensiones y 
características deben ser de acuerdo al Anexo C.  
6.1.2   Se debe inscribir de forma legible la siguiente información en esta placa:  
 Placa de rodaje del vehículo  o tracto , según corresponda  
 Capacidad nominal del tanque   
NORMA   NMP  023 
METROLÓGICA PERUANA   22 de 40 
 
 
 
  Número de compartimientos  
 Número de certificado de verificación  
 Fecha de verificación  
 Logotipo de la empresa autorizada que realizó la verificación  
 
No se debe usar placas de identificación que tengan logotipo de otra empresa.  
6.2  Documento del sistema de medición  
6.2.1   El vehículo o vagón tanque puede tener un documento del sistema de medición 
que contenga información relevante tales como:  
 Plan de sellado;  
 Diagrama de tuberías;  
 Registro fotográfico de los puntos de referencia  
 
6.3  Certificado de verificación  
6.3.1  De conformidad con las disposiciones de la autoridad competente , posterior a una 
verificación,  se debe emitir  un certificado de verificación.  
6.3.2  En el caso de los vehículos  o vagones tanque , el certificado de verificación debe 
incluir la siguiente información:  
 organismo que ha emitido el certificado y número de certificado;  
 nombre y dirección del solicitante ; 
 nombre y marca registrada del fabricante, modelo, año de fabricación y número de serie  
del tanque y del vehículo (incluye semi rremolque si cor responde) ; 
 placa (s) de rodaje  del vehículo  o tracto , según corresponda ; 
 número de identificación vehicular (VIN) , si corresponde;  
 configuración vehicular , si corresponde;  
 número de compartimientos y serpentines calentadores, si procede;  
 documento normativo  y procedimiento de determinación de capacidad  
 patrones utilizados y sus número s de certificado de calibración;  
 convenciones sobre el llenado de los tubos de descarga y, si procede, indicación de la 
presencia de un colector;  
 capacidad nominal del tanque  
 lugar y fecha de determinación de capacidad  
 fecha de emisión  del certificado ;  
NORMA   NMP  023 
METROLÓGICA PERUANA   23 de 40 
 
 
 
  cargo, nombre y firma de la persona que realizó  la determinación de capacidad  y del 
responsable técnico ; 
 leyenda que indique de manera esquemática el significado de los símbolos utilizados;  
 altura de acoplamiento durante la verificación (únicamente para los semirremolques);  
 medidas externas del tanque . 
 fotografías del vehículo o vagón tanque (vista frontal y lateral) tomadas durante la 
verificación realizada . Las imágenes deben ser nítidas, tener de fondo las instalaciones 
donde se ha realizado la verificación  y no deben ser editadas.  
 
Para cada compartimiento, el certificado de verificación debe indicar lo siguiente:  
 
 capacidad nominal;  
 volumen de expansión expresado en porcentaje de la capacidad nominal ; 
 temperatura de referencia (para la cual se ha establecido la tabla);  
 altura de espacio vacío, en centímetros con aproximación de 0,1 cm ;  
 altura de referencia, en centímetros con aproximación de 0,1 cm ;  
 altura de líquido en centímetros con aproximación de 0,1 cm ;  
 sensibilidad del tanque en el nivel de la capacidad nominal, en unidades legales de medida.  
 lugar y fecha de determinación de capacidad  
 fecha de emisión del certificado;  
 cargo, nombre y firma de  la persona que realizó la determinación de capacidad y del 
responsable técnico;  
 leyenda que indique de manera esquemática el significado de los símbolos utilizados;  
 medidas externas del tanque;  
 sensibilidad del tanque en el nivel de la capacidad nominal, en unidades legales de medida  
6.4  Sellos  (precintos)  
6.4.1  Todos los sistemas de medición deben estar sellados de tal manera que se eviten 
y/o detecten las manipulaciones.  Los sellos se deben realiza r con precintos que tienen número de 
serie  único y correlativ o. Se establece los siguientes lugares para sellos:  
 indicadores de nivel  (flechas) ; 
 cubierta de la boca de inspección de compartimientos del tanque.  
No se debe usar ningún precinto  que tenga  identificación de otra empresa.  
Los serpentines calentadores, si existen, deben estar sellados en su unión con el cuerpo del tanque.  
6.4.2  Los sellos no se aplican al sistema de tuberías.   
NORMA   NMP  023 
METROLÓGICA PERUANA   24 de 40 
 
 
 
 6.4.3  Los sellos deben disponerse de tal manera que sea posible la inspección 
administrativa externa sin obstáculos. Se indic an individualmente en el certificado de verificación 
inicial  y/o posterior .  
7  CONTROL METROLÓGICO  
7.1  Aprobación de Modelo  
7.1.1   Los vehículos  y vagones tanque quedan eximidos de la ap robación de modelo 
debido a sus características metrológicas y a que su fabricación no se realiza de manera masiva.  
7.2  Verificación inicial  
7.2.1   Los vehículos  y vagones tanque  recién fabricados o modi ficados deberán someterse 
a la verificación inicial para confirmar que cumplen con las características técnicas y metrológicas 
dadas de la presente norma.  
7.2.2   Adicionalmente, t odo tanque debe someterse a una verificación inicial cuando se 
presente cualq uiera de estas situaciones : 
 Primera verificación con esta norma NMP 023 :2021  
 Modificaciones que puedan alterar sus características  metrológicas ; 
 Manipulación o v iolación de  un precinto que fija la flecha  o de un  precinto de la boca de 
inspección ; 
 Indicio de adulteración o falsificación en el certificado de verificación;  
 Cualquier modificación que altere las características técnicas del certificado de verificación 
inicial.  
 Cualquier deformación en el tanque o compartimento, provocado por una prueba 
hidrostá tica o por el uso;  
 Cualquier modificación que altere las características técnicas del tanque.  
 A solicitud . 
7.3  Verificación posterior  
7.3.1   Las verificaciones posteriores pueden ser periódicas o extraordinarias.    
NORMA   NMP  023 
METROLÓGICA PERUANA   25 de 40 
 
 
 
 Adicionalmente, t odo tanque debe someterse a una verificación posterior cuando se presente 
cualquiera de estas situaciones:  
 Cambio de su posición sobre el chasis.  
 Transferencia de un chasis a otro.  
7.3.2  Verificación periódica  
7.3.2.1  Las verificaciones periódicas se efectuarán anualmente, para lo cual se verificará 
la permanencia de las características técnicas y metrológicas del tanque y el estado de conservación 
del mismo.  
7.3.3  Verificación extraordinaria  
7.3.3.1  La v erificación extraordinaria es la verificación posterior r equerida en cualquier 
momento, en cumplimiento con sus funciones, por la autoridad fiscalizadora y/o reguladora.  
7.4  Condición para realizar el ajuste del indicador  
7.4.1  En todas las verificaciones mencionadas el error del tanque o compartimiento 
debe ría cumplir con el error máximo permi tido enunciado en 5.1.2 . Sin embargo , en todos los 
casos  de verificación inicial y periódica  se procederá con el ajuste del indicador del nivel de 
referencia (flecha).  El procedimiento operativo para este ajuste se indi ca en 8.5.13 . En el caso de 
una verificación extraordinaria dependerá del requerimiento de la autoridad fiscalizadora y/o 
reguladora.  
7.5  Lugar donde se realiza  una verificación  
7.5.1  La verificación inicial o posterior de vehículos tanque debe ejecutarse en una 
instalación fija  previamente evaluada y autorizada por INACAL , que cumpla con los requisitos de 
8.1 a la que acudan estos vehículos tanque . 
7.5.2  La verificación inicial o posterior de vagones tanque debe ejecutarse en una 
instalaci ón fija  previamente evaluada y autorizada por INACAL , que cumpla con los requisitos de 
8.1 ubicada en una vía férrea.   
NORMA   NMP  023 
METROLÓGICA PERUANA   26 de 40 
 
 
 
 8  MÉTODO DE ENSAYO  
8.1  A los tanques sometidos a la verificación inicial y posterior se les evalúa según lo 
indicado a continuación.  Las instalaciones fijas deben cumplir los siguientes requisitos:  
8.1.1   Para la verificación de vehículos tanque s e debe contar con una plataforma que 
pueda contener en todo su largo el vehículo a verificar . El ancho debe ser mayor que el ancho del 
vehícu lo tanque. Debe ser totalmente plano y horizontal. Los ensayos deben ser realizados con el 
vehículo tanque estacionado dentro de los límites  de la plataforma.  Rodeando completamente el 
vehículo tanque debe quedar un espacio libre para que se puedan despla zar sin ninguna dificultad 
el personal técnico que atiende la verificación . Toda esta área debe estar totalmente restringida al 
paso de otras personas.  Desde la llegada del vehículo tanque a la sede autorizada , hasta su retiro 
de la sede , ninguna de las operaciones debe ser realizada en la puerta de la planta , ni fuera de la 
planta, ni en un retiro municipal , ni en áreas públicas.  
8.1.2   Se debe contar con una torre en la que estén instalados los patrones de volumen de 
mayor capacidad a ut ilizar , ya sean medidores volumétricos o contómetros,  con las instalaciones 
hidráulicas que sean necesarias para su operatividad. En caso de haber una plataforma a cada lado 
de la torre, las instalaciones de los patrones , tuberías  y válvulas  deben facilita r las operaciones con 
ambas plataformas, ya sea en simultáneo o alternadas . La torre debe tener un puente que permita 
al inspector acceder de forma segura a la parte superior del tanque sin qued ar espacio  libre entre 
el puente y el tanque. En caso de no ha ber puente, se debe disponer de escaleras que permitan el 
acceso seguro a la parte superior del tanque. La torre debe tener en sus pasillos espacio suficiente 
para el trabajo seguro del personal técnico, sin quedar espacios libres con riesgo de caídas u ot ros 
accidentes.  
8.1.3  Se debe contar con un reservorio de ag ua, con capacidad útil de al menos  10% más 
que la capacidad de los vehículos tanque a verificar . Se debe contar con los planos  o esquemas 
descriptivos y con acceso seguro para las mediciones de dimensiones que permitan su evaluación.  
Se debe cumpl ir la reglamentación ambiental acerca de la disposición final de residuos líquidos.  
8.1.4  Se debe contar con suficiente iluminación para realizar las lecturas analógicas con 
facilidad y para realizar el trabajo seguro. Por ejemplo, para las lecturas de la cinta de sondaje y 
de las escalas de los medidores volumétricos se estima necesaria  una iluminación mayor de 500 
lux. Esto es especialmente importante en las horas nocturnas. La i luminación puede ser natural, o 
de lámparas, reflectores, linternas, etc. La ubicación de las luminarias, de otros objetos y de las 
personas debe evitar la generación de sombras en la zona de trabajo. Se debe evitar la contraluz en 
la toma de lecturas.  
8.1.5  El vehículo tanque y los patrones no deben estar expuestos a rayos solares directos 
e ingreso de lluvia, por lo cual se debe tener techo o cubierta (por ejemplo toldo) en el área de  
NORMA   NMP  023 
METROLÓGICA PERUANA   27 de 40 
 
 
 
 inspección . 
8.1.6  Se debe contar con bombas de agua para la carga de los patrones. Para su 
funcionamiento adecuado se debe tener en cuenta su  manual y  placa de especificaciones.  
8.1.7  Las instalaciones hidráulicas y su operación, deben evitar la cavitación de las 
bombas o válvulas.  La manguera y/o la tubería mediante la cu al se descarga el agua desde el 
medidor volumétrico patrón o contómetro hacia el tanque, debe estar instalada de tal manera que 
escurra completamente sin necesidad de movimientos manuales. Esto implica además que no tenga 
ninguna sección horizontal y que t ampoco haya estrangulamiento de la manguera. Si el patrón es 
un contómetro, la manguera o tubería de salida debe ascender hasta una posición fija y luego solo 
descender hasta el tanque. La manguera o tubería no debe moverse por acciones como el encendido 
o apagado de la bomba ni por la apertura o cierre de válvulas.  
8.1.8  La tensión de alimentación eléctrica para el encendido de las bombas debe estar 
dentro de las especificaciones que indica la bomba. Se debe contar con al menos un punto para 
puesta a tier ra de suficiente capacidad o resistencia según las reglamentaciones o disposiciones de 
la autoridad competente y tener en cuenta las especificaciones de los equipos que requieran puesta 
a tierra y del vehículo tanque.  
8.2  Equipos y/o medios  utilizados  
Para realizar la verificación inicial y posterior, se deben utiliza r los siguientes instrumentos  de 
medición  con especificaciones iguales o mejores y los siguientes accesorios:  
 Cinta métrica de 15 m de longitud con resolución  de 1 mm, calibrada.  
 Cinta de sondaje de longitud no menor de 3 m, con resolución de 1 mm, calibrada  
con una incertidumbre expandida menor o igual que 1,0 mm  
 Termómetro con rango de 10 °C a 45 °C, con resolución de 0,5 °C, calibrado.  
 Juego de m edidor es volumétrico s de metal  con clase de exactitud 0,1 calibrados, 
entre los cuales al menos uno debe tener una  capacidad mayor o igual que 2000 L 
(o 500 galones ). Opcionalmente, un  contómetro  o medidor de caudal capaz de 
medir volumen,  calibrado , con error m áximo permitido de 0,1%.  
 Manómetro para llantas de 0 bar a 10 bar con resolución menor que 0,4 bar, 
calibrado.  
 Medidores volumétricos de trabajo de 10 litros, 5 litros y 1 litro, clase  de exactitud  
0,1 o 0,2 , calibrados.  
 Crema indicadora para la cinta de sondaje.  
 Varilla de 2 m o má s para el orificio entre mamparos, de un metal que no genere 
chispa.   
NORMA   NMP  023 
METROLÓGICA PERUANA   28 de 40 
 
 
 
  Nivel de burbuja de al menos 60 cm con un error máximo permitido de 0,5 mm/m 
calibrado . 
 Probeta graduada de 1 litro  calibrada . 
 Cronómetro calibrado.  
 Explosímetro o detector de gases calibrado.  
 
En ausencia de los medidores volumétricos de 10 L y 5 L se puede n utilizar 
medidores volumétricos calibrados, con clase de exactitud 0,1 o 0,2 ; de 5 galones 
y 1 galón respectivamente.  
 
Adicionalmente se permite el uso de regla T, escuadra y/o regla recta siempre y 
cuando tengan resolución de 1 mm y estén calibradas.  
 
 
 
8.2.1   El periodo de calibración de los equipos debe ser como se indica a continuación:  
 
 
 
Equipo  Periodo de calibración  
Medidor es volumétrico s de metal  con 
volumen nominal mayor o igual que 200 L 
o 50 galones   1 año (12 meses)  
Luego de 3 calibraciones anuales se puede 
extender mediante estudio de deriva, sustentado 
con evidencia objetiva  
Contómetro / medidor de caudal  1 año (12 meses)  
Luego de 3 calibraciones anuales se puede 
extender mediante estudio de deriva, sustentado 
con evidencia objetiva  
Medidor volumétrico patrón con volumen 
nominal menor que 200 L o 50 galones  2 años (24 meses)  
Cinta de sondaje  1 año (12 meses)  
Manómetro  1 año (12 meses)  
Para los demás equipos se debe definir en base a criterios técnicos y metrológicos.  
 
 
8.2.2   Los medidores volumétricos patrones deberían estar construidos en base a las 
normas metrológicas vigentes. Deberían tener pozos termométricos. No deben tener ningún 
defecto de construcción que haga su medida inestable.   
NORMA   NMP  023 
METROLÓGICA PERUANA   29 de 40 
 
 
 
  
8.2.3   Los equipos de medición deben ser calibrados en el alcance de trabajo y deben ser 
usados dentro de su alcance calibrado.  Asimismo deben ser usados reproduciendo el método 
operativo que tu vieron durante su calibración.  
 
8.2.4   Los equipos de medición pueden ser conservados en su ubicación de trabajo o en 
una sala destinada para tal efecto, pero en ambos casos debe estar debidamente custodia do y sin 
acceso de personas no autorizadas.  
8.3  Condiciones generales  
8.3.1   Se hace la revisión de la nivelación de la plataforma colocando el nivel de burbuja 
en las zonas donde se ubicarán los neumáticos de los vehículos . 
8.3.2  La verificación debe ser realizada con agua como líquido de ensayo. Si el agua es 
reciclada, debe ser tratada con filtros u otros medios de tratamiento que eviten que sus impurezas 
puedan afectar  los patrones de medición o los tanques a evaluar.  
8.3.3  El vehículo  o vagón  tanque  debe presentarse en condiciones normales de uso,  
totalmente operativo,  con sus accesorios, con los compartimi entos sin combustible, limpios y 
desgasificados.  En todos los compartimientos debe poseer una flecha de acuerdo a las 
carac terísticas establecidas en esta norma (véase 5.4). Si el sombrero está fijo, debe estar fijado 
solo por precinto anterior, no soldado. Si no tiene precinto, se debe probar que el sombrero se 
puede  desplazar por la rosca.  
8.3.4  La verificación de los compartimientos debe ser realizada a una temperatura 
ambiente de 20 °C ± 10 °C.  
8.3.5  La variación de la temperatura  del agua  durante la verificación no debe sobrepasar 
de  ± 2 °C con respecto a la temperatura inicial . Las mediciones de temperatura se rea lizan al inicio 
y al final de la verificación.  
8.3.6  El vehículo  tanque  se estaciona sobre el piso o plataforma horizontal, donde se 
verifica el cumplimiento de las exigencias de  la presente norma.  
8.3.7  Para la verificación de vehículos y vagones tanque  se debe tomar en cuenta los 
tiempos de descarga y de escurrimiento  especificados en los certificados de calibración de los 
medidores volumétricos a utilizar. Se debe usar el cronómetro para determinar dichos tiempos.   
NORMA   NMP  023 
METROLÓGICA PERUANA   30 de 40 
 
 
 
 8.3.8  Todos los datos de los ensayos deben ser registrados . Se deben realizar todos los 
ensayos, según el tipo de verificación indicado en la norma. En caso de no ser posible realizar un 
ensayo se debe registrar el motivo,  en el registro y certificado,  por ejemplo cuando se tiene que 
determin ar el error inicial pero las flechas han llegado con el sombrero suelto.  
8.3.9   Antes de empezar los ensayos es necesario realizar una inspección visual y verificar 
que no exista alguna condición que impida realizar la verificación. Si se presenta un vehí culo 
tanque con un contómetro incorporado, el cual se conecta al sistema de medición mediante un 
conducto que inicia en el tanque o en la tubería de carga y descarga, este no debe ser verificado. 
Si en cambio se presenta un vehículo tanque con un contómetr o incorporado, el cual se conecta al 
sistema de medición únicamente mediante un conducto que se acopla a la válvula API de carga y 
descarga, este tanque puede ser verificado para su uso a descarga completa, pero se debe dejar 
constancia  que la verificación  no incluye a l contómetro.  
8.3.10   Durante  los ensayos  de la verificación , se debe realizar las tomas fotográficas que 
servirán para la emisión del certificado de verificación. Para ello, se debe tomar una fotografía 
digital  frontal y otra lateral. La vista frontal está referida al frente del tracto. La vista lateral debe 
permitir visualizar el tanque, el tracto y semirremolque, según corresponda. Las imágenes deben 
ser nítidas, tener de fondo las instalaciones de la sede autorizada donde se está rea lizando la 
verificación. Para la emisión del certificado, las imágenes no deben ser editadas. Cada  imagen 
debe ser archivada de forma trazable al servicio realizado  mediante  el archivo digital original, de  
tal manera que los metadatos mantengan la fecha y hora de la toma.  
8.4  Ensayos exclusivos para Verificación inicial  
8.4.1   Inspección interna  
Para realizar la inspección interna s e ingresa al tanque o compartimiento y se verifica los requisitos 
establecidos en el capítulo 5 de  la presente norma.  
Al revisar la mesa de medición, se verifica que ésta sea plana,  sin estrías , horizontal y no tenga 
ninguna condición que pueda alterar las medidas con la cinta de sondaje, por ejemplo hundimiento, 
orificio, inclinación, etc.  
Como parte de la evaluación del  requisito 5.2.2.12, s i el tanque posee un serpentín de 
calentamiento que fue instalado antes de la entrada en vigencia de la  presente  NMP 023:202 1 y no 
se ha podido desmontar , el inspector debe recibir una declaración jurada del cliente donde se 
indique l a fecha de instalación y que el serpentín no es utilizado para productos blancos y se 
encuentra deshabilitado e inoperativo . Si se cumple el requisito 5.2.2.12 se debe declarar en el 
certificado de verificación las consideraciones que permiten concluir que  se cumple el requisito.   
NORMA   NMP  023 
METROLÓGICA PERUANA   31 de 40 
 
 
 
 Si no se cumple el requisito 5.2.2.12 , se debe suspender la verificación.  
8.4.2  Determinación del volumen de expansión  
Estando el tanque o compartimiento lleno hasta su plano de referencia, correspondiente a su 
capacidad nominal,  se debe agrega r un volumen medido igual al 1,0% de su capacidad nominal, 
usando medidores volumétricos. El agua debe alcanzar un  nivel menor o igual al punto de 
referencia superior . Si se cumple  es conforme al requisito de volumen de expansión mínimo de 
5.2.2.23.  
A solicitud del cliente,  se puede  agrega r un volumen  adicional de 0,5%  de su capacidad nominal 
para registrar si el volumen de expansión es mayor o igual que 1,5% . Este resultado de 1,5% se 
reporta pero no es motivo de no conformidad del tanque deb ido a que no es requisito.  
Para mayor exactitud, este ensayo se realiza después de la determinación de capacidad y ajuste de 
la flecha.  
8.4.3  Dilatación del material del tanque  
Se debe registrar  el material de construcción del tanque  en base a la siguiente  informaci ón: Placa 
de fabricación del tanque , certificado de fabricación o declaración jurada del solicitante.  
Si el material es acero  o aleación de aluminio  (como se mencionan en la norma NFPA 385) , se 
podrá declarar que cumple el requisito 5.2. 2.5. 
Si el material fuera otro, se tendrá que determinar su coeficiente de dilatación  en base a referencias 
documentadas . 
Si el coeficiente de dilatación lineal es menor que 33 x 10-6 °C-1 o el coeficiente de dilatación 
cúbica es menor que 99 x 10-6 °C-1 es conforme al requisito 5.2.2.5.  
8.5  Ensayos para Verificación inicial y Verificación posterior  
Para los tanques construidos antes de la entrada en vigencia de la NMP 023:202 1, se debe revisar 
si en el certificado de verificaci ón inicial se declara la presencia de elementos internos fijos en los  
NORMA   NMP  023 
METROLÓGICA PERUANA   32 de 40 
 
 
 
 compartimientos de medición (por ejemplo, serpentines calentadores que ya no se usan y tubería 
de recuperación de vapor) que no retienen aire ni líquido, han estado presentes durante la 
verificación inicial y no  se pueden modificar o desmontar. En ese caso, si el cliente indica que no 
se ha modificado, se debe declarar en el certificado de verificación posterior estas consideraciones.  
8.5.1  Determinación del volumen residual  
Para empezar este ensayo se debe revisar que la válvula de emergencia  se encuentre instalada en 
la parte más baja del compartimiento y que no haya nada de líquido al interior del tanque . Si el 
fondo del tanque contiene algo de líquido o si no se puede visu alizar por la presencia de rompeolas, 
se descarg a cualquier líquido residual moviendo el vehículo tanque hacia  rampas  o desniveles. 
Solo en caso de no haber ninguna rampa o desnivel se p uede  descargar con  movimientos 
horizontales del vehículo.  
Partiendo de l tanque o compartimiento sin nada de líquido, se agrega un volumen de agua medido 
con los medidores volumétricos de menor capacidad . El volumen agregado debe ser como mínimo 
0,1% de la capacidad nominal del tanque , más 8 L o  2 galones por cada metro de lo ngitud 
(redondeada al entero) de la tubería de descarga  del compartimiento .  
Se recupera por la válvula de descarga  y se mide su volumen . La diferencia es el volumen residual 
que queda dentro del tanque  o compartimiento . Si el volumen residual encontrado e s menor o igual 
que el Volumen Residual Máximo Permitido es conforme.  
El volumen residual máximo permitido  aplicable  para verificación inicial y para la verificación 
posterior es calculado mediante la fórmula:  
VRMP = 0,00029 x Vn + 0,7  
Donde:  
VRMP es el Volumen Residual Máximo Permitido en litros.  
Vn es el Volumen Nominal del compartimiento en litros.  
8.5.2  Medidas externas  
8.5.2.1  Se debe  registra r las dimensiones del tanque: largo,  ancho y altura en cada extremo  
NORMA   NMP  023 
METROLÓGICA PERUANA   33 de 40 
 
 
 
 (dimensiones a, g, b, c indicadas en el  Anexo A) . Además se debe registrar la longitud total del 
vehículo tanque, de parachoque a parachoque.  Para semirremolques se debe registrar además la 
altura de acoplamiento  (dimensión x) , medida desde un borde del plano de acoplamiento hasta el 
piso o pla taforma.  Cuando en un extremo del largo del tanque hay un espacio destinado a una 
función distinta de la carga de producto, por ejemplo para guardar herramientas o un surtidor, se 
debe restar este espacio para obtener la dimensión a.  
8.5.2.2  Para cada ext remo del tanque, se debe registra r las distancias desde su borde 
inferior hasta el piso o plataforma horizontal  (dimensiones d, e , indicadas en el Anexo A) . Esto se 
debe realiza r con el tan que vacío y con el tanque lleno.  
8.5.2.3  Se debe registra r las dimensiones nominales (código de clasificación y modelo) y 
la presión medida de por lo menos  todos los neumáticos  exteriores . 
8.5.3  Determinación de la capacidad  
8.5.3.1  Para cada compartimiento s e registra la altura de referencia , desde la mesa de 
medición hasta el borde superior.   
8.5.3.2  Se introduce una varilla de metal a cada orificio que hay encima del tanque entre 
las paredes de los compartimientos, para verificar que no haya líquido almacenado. De haberlo 
sería indicativo de fuga interna a través del mamparo.  
8.5.3.3  Se abre el conducto que hay debajo del tanque, entre mamparos, para verificar que 
no caiga nada de líquido. De haberlo sería indicativo de fuga interna a través del mamparo. Se deja 
abierto el conducto para revisarlo cuando los  compartimientos se estén llenando . 
8.5.3.4  Se moja las paredes interiores de cada compartimiento . Para tal efecto  no es 
necesario ingresar al compartimiento. Se  puede usar una manguera de presión para lavado , o de lo 
contrario , se puede  llena r cada compa rtimiento con agua , hasta  por lo menos  un tercio de su 
capacidad. Luego se descarga  y se deja escurrir 30 segundos.  
8.5.3.5  La determinación de la capacidad del compartimiento se debe efectuar con la 
válvula de emergencia  abierta y la otra del extremo , cerrada, teniendo la precaución de eliminar el 
aire encerrado en la tubería.   
NORMA   NMP  023 
METROLÓGICA PERUANA   34 de 40 
 
 
 
 8.5.3.6  Se registra la temperatura ambiente y la temperatura del agua iniciales.  La 
temperatura del agua inicial se mide en el primer medidor volumétrico patrón que se usará par a el 
llenado del tanque  o en la tubería de carga o descarga del contómetro, según corresponda.  
8.5.3.7  Se llena el tanque o compartimientos con agua mediante el medidor volumétrico de 
metal  o el contómetro . Cualquier error debido a la calibración del patr ón o a la descarga en exceso 
o defecto debe ser corregido usando los medidores volumétricos de menor capacidad  o la probeta . 
8.5.3.8  El orden de llenado de los compartimientos es del número menor al mayor, es decir, 
empezando por el más próximo al tracto.  
8.5.3.9  Al llenar el primer compartimiento se mide la altura de líquido dos veces 
consecutivas, la diferencia debe ser menor o igual que 1 mm . La segunda de estas medidas será 
la medida principal contra la que se harán las posteriores restas.  
8.5.4   Determinación de la sensibilidad  
8.5.4.1   Estando el compartimiento lleno hasta su nivel de referencia, se agrega con los 
medidor es volumétrico s y/o probeta  un volumen medido que permita variar la altura de líquido en 
2,0 mm o 3,0 mm .  
8.5.4.2   Se calcula:  
h = d x Vn / (Va x 1000)  
Donde:  
h es la sensibilidad del tanque o compartimiento en milímetros para 1/1000 de volumen medido  
d es la variación de la altura de líquido en milímetros  
Vn es la capacidad nominal del tanque o compartimiento  
Va es el volumen agregado, expresado en las mismas unidades que Vn  
Debido a la incertidumbre de medición por el método utilizado en la determinación de la 
sensibilidad del tanque se acepta valores a partir de 1,0 mm . Por lo tanto:  
Si h ≥ 1,0 mm entonces es conforme al requisito 5.4.2.1  
8.5.5   Determinación del error  inicial   
NORMA   NMP  023 
METROLÓGICA PERUANA   35 de 40 
 
 
 
 8.5.5.1   Estando el compartimiento lleno hasta su nivel de referencia, se agrega o retira con 
los medidores volumétricos y/o probeta un volumen medido que permita variar l a altura de líquido 
hasta que coincida con la posición de la flecha. Si el volumen medido  es menor o igual que 0,30%  
entonces es conforme al requisito 5.1.2. Otra opción es determinar la altura de la flecha con el 
tanque lleno hasta la posición de la flech a; si la diferencia entre la altura de la flecha y la altura del 
líquido de la medida principal es menor o igual que el triple de Δh entonces es conforme al requisito 
5.1.2.  
8.5.6  Se llena el segundo compartimiento y se sigue los mismos pasos que para el primer 
compartimiento.  
8.5.7   Medidas contiguas  
8.5.7.1   Se vuelve a medir la altura de líquido del primer compartimiento. Si la variación es 
menor o igual que h entonces es conforme al requisito 5.2.2.4  
8.5.8   Se sigue la misma secuencia para los demás compartimientos.  
8.5.9   Repetibilidad  
8.5.9.1   Se determina nuevamente la altura de líquido de cada compartimiento y se compara 
con la medida anterior (medida principal). Si la diferencia con la medición anterior es menor o 
igual que 1 mm se declara confor me al requisito 5.2.2.1.  Esta última medida de altura de líquido 
para cada compartimiento es la que se reporta en el certificado de verificación.  
8.5.10   Se registra la temperatura ambiente y la temperatura del agua finales.  La 
temperatura final del agua s e mide en el tanque.  
8.5.11   Para cada compartimiento s e registra la altura de referencia , desde la mesa de 
medición hasta el borde superior cuando está lleno y se obtiene su variación. Si la variación es 
menor o igual que el mayor de 2 mm y H R/1000 entonc es es conforme al requisito 5.2.2.3.  
8.5.12   Determinación de la altura de espacio vacío  
8.5.12.1  Para cada compartimiento s e determina la altura de espacio vacío a partir de  la 
altura de referencia , restando  la altura del líquido , la altura externa de l domo (anillo), la pestaña  
NORMA   NMP  023 
METROLÓGICA PERUANA   36 de 40 
 
 
 
 de la boca de llenado y el espesor de la plancha. Otra opción es medir la altura de espacio vacío 
directamente con uno de los instrumentos de medición de lo ngitud . Si la altura de espacio vacío 
resulta como máximo 200 mm  entonce s es conforme al requisito  5.4.1. 3. 
8.5.13   Si todos los requisitos son conformes se procede con el precintado. Si el único 
requisito no conforme es el 5.1.2 debido a un error inicial mayor que el error máximo permitido, 
se ajusta el indicador del nivel de  referencia (flecha) al nivel del agua y luego se  precinta.  Si en 
cambio hay otro requisito no conforme no se realiza el precintado  de ningún compartimiento . Para 
realizar el precintado  en cada compartimiento , se retira el precinto anterior,  colocando  un nuevo 
precinto como elemento de fijación y como distintivo de conformidad . Se debe usar precintos 
numerados . 
8.5.14   Se registran las distancias de las extremidades del tanque al plano horizontal sobre 
el cual descansan las ruedas del vehículo tanque cuand o se encuentra lleno.  
8.5.15   Se registra la presión  medida  final de por lo menos todos los neumáticos  exteriores  
del vehículo  tanque . 
8.5.16   Se fija la placa de identificación de verificación  (para cada servicio de verificación 
inicial y posterior) como distintivo de verificación . Previamente se debe retirar la placa anterior.  
Ver anexo C. 
8.5.17   Se descarga el agua del tanque.  
8.5.18   Si se ha precintado las flechas, a l terminar la verificac ión de vehículo tanque  
también  se debe sellar con precinto cada tapa de la boca de inspección  para evitar el ingreso  y 
modificaciones internas que puedan alterar la capacidad del tanque.  Este precinto debe pasar por 
el mismo orificio por donde pasa el pern o que sella la tapa.  Se debe usar precintos numerados . 
9  CÁLCULOS  
9.1  Se debe disponer de una hoja de cálculo con la cual se realicen y queden registrados 
todos los cálculos de la verificación.  
9.2  Se debe utilizar la corrección del certificado de calibración de la cinta de sondaje 
para la determinación de la altura de líquido  a declarar en el certificado de verificación, si esta 
corrección  (valor absoluto)  fuera mayor que 0,5 mm .   
NORMA   NMP  023 
METROLÓGICA PERUANA   37 de 40 
 
 
 
 9.3  Siguiendo todas las indicaciones de este procedimiento, se esti ma que l a 
incertidumbre expandida del volumen en la verificación inicial y posterior será como máximo de 
0,1%  y 0,15% respectivamente . Se debe demostrar el cumplimiento de estos valores cuando sea 
requerido.  
9.4  El cálculo de la incertidumbre para cada servicio  de verificación inicial y posterior  
no es obligatorio.  
9.5   Para cada compartimiento se debe calcular la altura de compartimiento sumando la 
altura de líquido con la altura de espacio vacío.  
10  BIBLIOGRAFÍA  
[1] Vocabulario Internacional de Metrología – Conceptos básicos y generales y términos 
asociados (VIM). BIPM, IEC, IFCC,  ILAC,  ISO, IUPAC, IUPAP y OIML. Dirección de 
Metrología de INACAL , Lima , 2015 . 
[2] Vocabulario internacional de términos en metrología legal (VIML). INDECO PI, Lima , 2014 . 
   
NORMA   NMP  023 
METROLÓGICA PERUANA   38 de 40 
 
 
 
 Anexo A  
 
Esquema de Camión Tanque  y Corte Longitudinal  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1: Domo. 2: indicador de nivel de referencia (flecha). 3: boca  de llenado. 4: contenedor.   
C: Altura de espacio vacío. h: Altura de líquido. Vn: Capacidad nominal.  
 
 
  
 
NORMA   NMP  023 
METROLÓGICA PERUANA   39 de 40 
 
 
 
 Anexo B 
 
Modelo de Indicador de Nivel de Referencia (Flecha)  
 
 
 
 
NORMA   NMP  023 
METROLÓGICA PERUANA   40 de 40 
 
 
 
  
Anexo C 
 
Placa de identificación de verificación  
 
Ejemplo  
 
 
Nota:  Espesor de Placa 1 mm  .