15 NORMAS LEGALES Jueves 5 de mayo de 2022
 El Peruano  / 
PRODUCE
Aprueban Norma Metrológica Peruana 
NMP 025:2022 “Instrumentos Oftálmicos – 
Tonómetros de Impresión y Aplanamiento, 
1ra edición”
Resolución DiRectoRal
n° 014-2022-inacal/DM
Lima, 29 de abril de 2022
VISTO:
El Informe N° 056-2021-INACAL/DM-MCI del Equipo 
Funcional de Metrología Científica e Industrial de fecha 20 
de agosto de 2021, Informe N° 011-2022-INACAL/DM-MCI 
del Equipo Funcional de Metrología Científica e Industrial de 
fecha 28 de abril de 2022 y el Informe N° 033-2022- INACAL/
DM-ML de fecha 29 de abril de 2022 del Equipo Funcional de 
Metrología Legal de la Dirección de Metrología, y;
CONSIDERANDO:
Que, la Ley Nº 30224, Ley que crea el Sistema Nacional 
para la Calidad y el Instituto Nacional de Calidad, dispone que 
el Instituto Nacional de Calidad – INACAL, es un Organismo 
Público Técnico Especializado adscrito al Ministerio de la 
Producción, con personería jurídica de derecho público, con 
competencia a nivel nacional y autonomía administrativa, 
funcional, técnica, económica y financiera; además, es 
el ente rector y máxima autoridad técnico-normativa del 
Sistema Nacional para la Calidad, y tiene, como uno de sus 
órganos de línea, a la Dirección de Metrología; 
Que, el numeral 35.1 del artículo 35 de la Ley 30224 y el 
artículo 39 del Decreto Supremo N° 009-2019-PRODUCE, 
Reglamento de Organización y Funciones del INACAL 
establece que la Dirección de Metrología es la autoridad 
nacional competente para administrar la política y 
gestión de la metrología, goza de autonomía técnica y 
funcional, y ejerce funciones a nivel nacional. Establece, 
custodia y mantiene los patrones nacionales de medida 
y provee la trazabilidad al Sistema Internacional de 
Unidades. Además, es responsable de normar y regular 
la metrología legal; se sujeta a lo establecido en el 
Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio de la 
Organización Mundial del Comercio (OMC) y los acuerdos 
internacionales sobre la materia;
Que, el numeral 36.2 del artículo 36 de la Ley citada 
dispone que el órgano de línea responsable de la 
materia de metrología del INACAL, es decir la Dirección 
de Metrología, establece las características técnicas 
y metrológicas, los errores máximos permisibles y los 
métodos de ensayo de los medios de medición sujetos a 
control metrológico, así como la información metrológica 
que deben tener los envases y las tolerancias del contenido 
neto de los productos envasados a ser comercializados;
Que, la Dirección de Metrología, dentro de sus 
funciones señaladas en el artículo 40 del Decreto Supremo 
N° 009-2019-PRODUCE,  tiene, entre otras, las siguientes: 
“d) Establecer las características técnicas y metrológicas, 
los errores máximos permisibles y los métodos de ensayo 
de los medios de medición sujetos a control metrológico, 
así como la información metrológica que deben tener 
los envases y las tolerancias del contenido neto de los 
productos envasados a ser comercializados” y “j) Elaborar 
directivas, guías y normas, entre otros documentos 
relacionados con actividades propias de la dirección”;
Que, el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 344-2018-EF, señala que adicionalmente a 
las especificaciones técnicas, los términos de referencia 
o el expediente técnico de obra, que integran el 
requerimiento, contienen la descripción objetiva y precisa 
de las características y/o requisitos funcionales relevantes 
para cumplir la finalidad pública de la contratación, y las 
condiciones en las que se ejecuta; los requerimientos 
deben incluir exigencias de normas metrológicas;Que, el Informe N° 056-2021-INACAL/DM-MCI se 
sustenta las razones para la elaboración del Proyecto 
de Norma Metrológica Peruana PNMP “Instrumentos 
oftálmicos – Tonómetros de impresión y aplanamiento; 
Parte 1: Requisitos técnicos y metrológicos; Parte 2: 
Procedimientos de prueba y Parte 3: Formato de informe 
de pruebas”; 
Que, el 25 de octubre de 2021 se publicó en el portal 
institucional de INACAL el Proyecto de Norma Metrológica 
Peruana PNMP “Instrumentos oftálmicos – Tonómetros de 
impresión y aplanamiento; Parte 1: Requisitos técnicos y 
metrológicos; Parte 2: Procedimientos de prueba y Parte 
3: Formato de informe de pruebas” aprobado mediante la 
Resolución Directoral N° 010-2021-INACAL/DM, a efectos 
de recibir las opiniones, comentarios y/o sugerencias de 
la ciudadanía, incluyendo las unidades de verificación 
metrológica y empresas y entidades relacionadas por el plazo 
de noventa (90) días calendarios. Asimismo, el Proyecto de 
Norma Metrológica Peruana PNMP “Instrumentos Oftálmicos 
– Tonómetros de Impresión y Aplanamiento” fue enviado 
mediante oficio a empresas y entidades relacionadas para 
solicitar sus observaciones y/o comentarios;
Que, habiéndose recibido observaciones y comentarios 
al Proyecto de la Norma Metrológica Peruana PNMP 
“Instrumentos oftálmicos – Tonómetros de impresión y 
aplanamiento; Parte 1: Requisitos técnicos y metrológicos; 
Parte 2: Procedimientos de prueba y Parte 3: Formato de 
informe de pruebas” y luego de realizada la evaluación del cual 
derivo el Informe N° 011-2022-INACAL/DM-MCI e Informe 
N° 033-2022-INACAL/DM-ML, que sustenta el Proyecto de 
Norma Metrológica Peruana PNMP 025:2022, corresponde 
de acuerdo al “Reglamento para la elaboración y aprobación 
de Normas Metrológicas Peruanas” – 2da edición, aprobado 
mediante Resolución Directoral N° 001-2021-INACAL/DM y 
publicado el 13 de enero de 2021 proceder a su aprobación 
como Norma Metrológica Peruana;
Que, estando en las facultades conferidas por la 
Ley N° 30224, Ley que crea el Sistema Nacional para la 
Calidad y el Instituto Nacional de Calidad, y el Reglamento 
de Organización y Funciones del Instituto Nacional de 
Calidad – INACAL, aprobado por Decreto Supremo N° 
009-2019-PRODUCE; 
SE RESUELVE:
artículo 1.-    Aprobar la Norma Metrológica Peruana 
NMP 025:2022 “INSTRUMENTOS OFTÁLMICOS – 
TONÓMETROS DE IMPRESIÓN Y APLANAMIENTO, 
1ra edición” con carácter obligatorio, el cual consta de las 
siguientes partes:
- Parte 1: Requisitos técnicos y metrológicos
- Parte 2: Procedimientos de prueba
- Parte 3: Formato de informe de pruebas
artículo 2.-  El plazo para la implementación y cumplimiento 
de la Norma Metrológica Peruana                      NMP 0250:2022 
será de un (01) año, contado a partir de la publicación de la 
presente resolución en el Diario Oficial El Peruano. La Norma 
Metrológica Peruana NMP 025:2022 “INSTRUMENTOS 
OFTÁLMICOS – TONÓMETROS DE IMPRESIÓN Y 
APLANAMIENTO, 1ra edición”, el cual entrara en vigencia 
una vez culminado el plazo de implementación.
artículo 3.- La verificación de este tipo de instrumento 
debe ser efectuada por Unidades de Verificación Metrológica 
reconocidas por la Dirección de Metrología del INACAL. En 
ausencia de Unidades de Verificación Metrológica para este 
tipo de instrumentos, la Dirección de Metrología podrá atender 
el servicio de verificación bajo su rol subsidiario.
artículo 4.- Disponer la publicación de esta resolución 
y de la Noma Metrológica Peruana NMP 025:2022 
“INSTRUMENTOS OFTÁLMICOS – TONÓMETROS DE 
IMPRESIÓN Y APLANAMIENTO, 1ra edición”  en el portal 
institucional del INACAL (www.inacal.gob.pe).
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JOSé DAJES CASTRO
Director de Metrología
2063652-1
Firmado por: Editora
Peru
Fecha: 05/05/2022 03:30 
 
 NORMA  NMP  025-1 
METROLÓGICA PERUANA  2022  
 
Dirección de Metrología - INACAL  
Calle Las Camelias 817, San Isidro (Lima 27)  Lima, Perú  
 
 
 
 
 
 
 
INSTRUMENTOS OFTÁLMICOS – TONÓMETROS 
DE IMPRESIÓN Y APLANAMIENTO.  
Parte 1: Requisitos técnicos y metrológicos  
 
Ophthalmic instruments - Impression and applanation tonometers.  
Part 1: Metrological and technical requirements  
 
(Equiv. OIML R 145-1:2015 Ophthalmic instruments - Impression and applanation 
tonometers. Part 1: Metrological and technical requirements ) 
 
 
2022 -04-29 
1ª Edición  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resolución Directoral 014-2022 -INACAL/DM. Publicada el 2022 -05-05 Basado en 14 páginas  
I.C.S.: 11.040.70   
Descriptores: Instrumento de medición en general. Tonómetros.    
ÍNDICE  
 
 Página  
 
ÍNDICE     ii 
 
PREFACIO    iv 
 
1. Alcance    1 
2. Terminología   1 
2.1. Cumplimiento del diseño   1 
2.2. Presión intraocular (PIO)  1 
3. Introducción                  1 
4. Descripción de la categoría del instrumento               2 
4.1. Tonómetro de impresión    2 
4.2. Tonómetro de aplanamiento  3 
5. Unidades de medida        4 
6. Requisitos     4 
6.1. Generalidades . 4 
6.2. Condiciones ambientales   5 
6.3. Información adjunta   5 
6.4. Inscripciones   5 
6.5. Requisitos específicos para tonómetros de impresión   6 
6.6. Requisitos específicos para tonómetros de aplanamiento         11 
 
 
 
---oooOooo --- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ii  PREFACIO  
 
 
 
A. Reseña histórica  
 
 
A.1.  La Dirección de Metrología del Instituto Nacional de Calidad (INACAL) 
ha adoptado la Reco mendación Internacional OIML R 145 -1:2015 Ophthalmic 
instruments -Impression and applanation tonometers , obteniendo la Norma Metrológica 
Peruana NMP  025-1:2022  Instrumentos Oftálmicos - Tonómetros de impresión y 
aplanamiento ; Parte 1: Requisitos metrológic os y técnicos.   
A.2 La Norma Metrológica Peruana ha sido elaborado mediante un “Sistema de 
Adopción” de elaboración de Normas Metrológicas Peruanas, de acuerdo a lo 
establecido en el literal “A)” del artículo 9 del “ Reglamento para la elaboración y 
aprobac ión de Normas Metrológicas Peruanas ” – 2da edición, apr obado mediante 
resolución N° 001 -2021 -INACAL/DM  y publicado el 13 de enero de 2021 .  
A.3 La Norma Metrológica Peruana presenta cambios editoriales y estructurales de 
acuerdo a las Guías Peruanas GP 001 :2016 y GP 002:2016.  
 
 
 
 
---oooOooo --- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
iii  
NORMA   NMP  025-1 
METROLÓGICA PERUANA   1-14 
 
 
 
 INSTRUMENTOS OFTÁLMICOS – 
TONÓMETROS DE IMPRESIÓN Y 
APLANAMIENTO  
Parte 1: Requisitos metrológicos y técnicos  
1. Alcance  
Esta Norma Metrológica Peruana  especifica los requisitos para la conformidad del 
diseño y la construcción de tonómetros de impresión y aplanamiento que se utilizan 
para la determinación de la presión intraocular (PIO) en aplicaciones clínicas. Al 
referirse a tonómetros de aplanamiento,  son aquellos que miden la fuerza necesaria para 
aplanar la córnea sobre un diámetro determinado usando el lado de contacto plano de un 
cuerpo de presión, esta Norma Metrológica Peruana incluye el método desarrollado por 
Hans Goldmann . 
2. Terminología  
Para fines de esta Norma Metrológica Peruana se aplicarán los siguientes términos y 
definiciones:  
2.1 Conformidad de diseño  
Conformidad de un tonómetro de acuerdo con el diseño y la construcción del fabricante . 
2.2 Presión intraocular (PIO)  
Presión dentro de la cámara anterior del ojo, indicada en milímetros de mercurio 
(mmHg) o kilopascales (kPa).  
 
  
NORMA   NMP  025-1 
METROLÓGICA PERUANA   2-14 
 
 
 
 3. Introducción  
Los tonómetros han sido usados por muchos años para medir la presión intraocular del 
ojo de un ser humano. Es sumamente importante tomar una medida exacta de esta 
presión para el diagnóstico y monitoreo, especialmente del glaucoma.  
Los requisitos generalmente ace ptados están expuestos en esta Norma Metrológica 
Peruana , que también describe la prueba de tonómetros de impresión y aplanamiento en 
base a la recolección de experiencias previas. La mayoría de estas experiencias y 
conocimiento  en el establecimiento de requisitos y procedimientos de prueba fueron 
recabados a lo largo de más de 30 años por Kai Jessen, Hans -Joachim Thiemich y Rudi 
Drahn en el Physikalisch -Technische Bundesanstalt  (PTB), en Berlín, Alemania y por  
Hubert Dudek en las Oficinas Alemanas de Verificación. La mayoría de los equipos de 
prueba fueron diseñados también por estos expertos.  
La norma internacional ISO 8612 Ophthalmic instrume nts - Tonometers  especifica los 
métodos clínicos de prueba (pruebas de conformidad de diseño) comparando los 
tonómetros con tonómetros de aplanamiento de referencia. La finalidad es 
principalmente probar los tonómetros de no contacto (tonómetro de  ráfaga d e aire).  
Esta Norma Metrológica Peruana especifica los diseños para los tonómetros de 
impresión y aplanamiento, que han demostrado ser adecuados para el diagnóstico y el 
monitoreo.  
4. Descripción de la categoría del instrumento  
4.1 Tonómetro de impresió n 
El tonómetro de impresión (también conocido como tonómetro de Schiotz ), fue diseñado 
por Hjalmar Schiøtz mide la hendidura de la córnea mediante un émbolo , de masa y 
dimensiones definidas.  
 
Figura 1 – Tonómetros de impresión y patrones de verificación  
 
NORMA   NMP  025-1 
METROLÓGICA PERUANA   3-14 
 
 
 
 4.2 Tonómetro de aplanamiento  
El tonómetro de aplanamiento mide la fuerza necesaria para aplanar la córnea sobre un 
diámetro dado usando el lado de contacto plano de un cuerpo de presión.  
 
Figura 2 – Tonómetro de aplanamiento e instalación  
para pruebas (usando  una balanza)  
 
 
 
 
 
Figura 3 – Vista detallada de la instalación de prueba del tonómetro de aplanamiento 
(usando una balanza)  
 
 
 
NORMA   NMP  025-1 
METROLÓGICA PERUANA   4-14 
 
 
 
 5. Unidades de medida  
La PIO se mide en milímetros de mercurio (mmHg) o en kilopascales (kPa). Si la escala 
del tonómetro se divide en unidades arbitrarias, se debe proporcionar una regla o tabla 
de conversión.  
Nota: Esta Norma Metrológica Peruana coloca ejemplos en mmHg sólo p or ser la 
unidad usada en la mayoría de casos.  
En cuanto a  los tonómetros de impresión, la correlación entre la hendidura y la PIO fue 
determinada por Friedenwald (Friedenwald JS (1957). Calibración de tonómetros.   
Trans Am Acad Ophthal Otol 61, pp 108 -123). 
6. Requisitos  
6.1 General  
Las partes del tonómetro que estarán en contacto con la córnea deberán ser de acero 
inoxidable y resistente al ácido o de material inerte para los tejidos humanos.  
6.2 Condiciones ambientales  
6.2.1 Dispositivos en uso  
Los tonómetros cumplirán  con todos los req uisitos, especificados en esta Norma 
Metrológica Peruana : 
 Temperaturas entre los 10  oC y 35  oC , 
 Humedad relativa entre 30  % y 90  % (sin condensación).  
Las pruebas deben llevarse a cabo de conformidad con la NMP  025-2, 1. 
  
NORMA   NMP  025-1 
METROLÓGICA PERUANA   5-14 
 
 
 
 6.2.2 Influencia de a lmacenamiento  
Los tonómetros deberán cumplir c on todos los requisitos especificados en esta Norma 
Metrológica Peruana luego de ser almacenados a:  
 Temperaturas entre -10 oC y 55  oC , 
 Humedad relativa entre 10  % y 95  % (sin condensación).  
Las pruebas deben llevarse a cabo de conformidad con la NMP  025-2, 2. 
6.3 Información adjunta  
Los fabricantes deberán proporcionar un manual de instruccio nes para el usuario, que 
incluya  instrucciones para la desinfección y el mantenimiento. El manual de 
instrucciones para tonómetros de impresión deberá incluir una tabla de conversión del 
valor de escala para la PIO.  
6.4 Inscripciones  
Cada tonómetro tendrá la siguiente información:  
 Nombre del fabricante o marca registrada;  
 Número de serie  
Cada instrumento y su s accesorios necesarios, excepto el cuerpo de presión de un 
tonómetro de aplanamiento, deberán estar marcado s con un número de serie individual. 
Sin embargo, en el caso de que el marcado deteriore su función, se proporcionará una 
lista de instrumentos o ac cesorios junto con el instrumento.  
Cada tonómetro de aplanamiento indicará, cerca de la escala, el valor de fuerza en mN 
que es el equivalente al intervalo más pequeño en la escala.  
La prueba se llevará a cabo a través de una inspección visual.   
NORMA   NMP  025-1 
METROLÓGICA PERUANA   6-14 
 
 
 
 6.5 Requisitos específicos para tonómetros de impresión  
6.5.1 Masa del tonómetro y masas adicionales  
La masa del tonómetro, sin el mango, será 16 ,5 g  0,5 g . Las masas adicionales para 
extender el intervalo de medición  serán las siguientes:  
 Masa adicional con inscripción 7 .5: 2,00 g  0,02 g ; 
 Masa adicional con inscripción 10 .0: 4,50 g  0,02 g ; 
 Masa adicional con inscripción 15 .0: 9,50 g  0,02 g . 
Nota: Las inscripciones 7 .5, 10 .0 y 15 .0 se usan  en masas adicionales porque este valor 
corresponde a la masa efectiva, en gr amos, del sistema palanca -puntero -émbolo  junto 
con la masa adicional.  
Las pruebas deben llevarse a cabo de conformidad con la NMP  025-2, 3. 
6.5.2 Masa efectiva  
La masa  efectiva del sistema palanca -puntero -émbolo  cuando el tonómetro se encuentra 
en posición vertical debe ser la siguiente:  
 5,50 g  0,15 g cuando se indica la graduación de la escala 5;  
 5,50 g  0,20 g cuando se indica la graduación de la escala 10;  
Las pruebas deben llevarse a cabo de conformidad con la NMP  025-2, 4. 
6.5.3 Fricción entre el émbolo  y la buje  del vástag o 
La fricción  entre el émbolo  y la manga del vástago no debe interferir de manera 
significativa con el resultado de la medición.   
NORMA   NMP  025-1 
METROLÓGICA PERUANA   7-14 
 
 
 
 Las pruebas deben llevarse a cabo de conformidad con la NMP  025-2, 5. 
6.5.4 Superficie  
Las superficies de contacto frontales de la placa base  y el émbolo  deben ser lisas al 
tacto, y, al ser examinado con visión corregida  sin aumento bajo iluminación directa, 
debe estar libre de imperfecciones que puedan dañar el ojo. La sup erficie externa de la 
placa base  y la superficie interna de la hendidura o el agujero escariado debe ser 
redondeada (ver 6.5.5).  
Las pruebas se llevarán a cabo mediante inspección visual.  
6.5.5 Dimensiones de  la placa base  y vástago  
La placa base  y el vástago m ovible cumplirán con las dimensiones establecidas en los 
cuadros 1 y 2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leyenda  
1 Émbolo  d1 Diámetro externo de la placa base  
2 Abertura de aire  d2 Diámetro externo de la superficie 
esférica frontal d e la placa base  
 
 
NORMA   NMP  025-1 
METROLÓGICA PERUANA   8-14 
 
 
 
 3 Placa base  d3 Diámetro del  círculo de transición 
de la placa base  
r1 Radio de curvatura de la superficie esférica 
frontal de  la placa base  d4 Diámetro de la supe rficie frontal 
hasta la altura de la placa base  
r2 Radio mínimo de la curvatura del borde 
interno de  la placa base  d5 Diámetro del émbolo  desde la 
superficie frontal hasta la altura de 
h2 
r3 Radio mínimo de la curvatura del borde 
externo de la placa base  d6 Diámetro del émbolo  por encima de 
la altura de h2 
r4 Radio de curvatura de la superficie esférica 
frontal del émbolo  d7 Diámetro del buje del émbolo en la 
placa base  
r5 Radio de la curvatura del borde del émbolo  h1 Altura del agujero de la placa base  
  h2 Altura de la sección reducida del 
diámetro del émbolo  
 
Figura 4 – Dibujo esquemático de la placa base  y vástago movible de un tonómetro 
de impresión . 
Tabla 1 – Dimensiones de la placa base  para un tonómetro de impresión (ver Figura 4) 
 
Elementos de la placa base  Dimensiones (mm)  
Diámetro, d1 10,1  0,2 
Radio de curvatura de las superficie esférica frontal, r1 15,00  0,25 
Diámetro exterior de la superficie esférica frontal, d2 9,00+0,1 
Radio mínimo de la curvatura del borde externo, r3 
Ya sea: diámetro d4 de la hendidura o el agujero escariado en  
               la superficie frontal hasta la altura h1, y  
               Radio mínimo de la curvatura del borde interno, r2 
O:          diámetro del agujero escariado en la transición entre  
              la curvatura de la placa base  y la curvatura del borde  
              de la hendidura o agujero escariado (área central), d3 0,2 
3,3−0.10 
 
0,2 
 
3,7−0.10 
Altura mínima de la hendidura o agujero escariado en la superficie 
frontal, h1   1,5 
 
Tabla 2  – Dimensiones del émbolo  para un tonómetro de impresión (ver Figura 4) 
 
Elementos del émbolo  Dimensión (mm)  
Diámetro mínimo , d4, en la superficie frontal hasta la altura h1 3,00  0,03 
Altura mínima, h2, en la superficie frontal con diámetro d5 1,5 
Radio de la curvatura de la superficie esférica frontal, r4, 15,00  0,75 
Radio de la curvatura  del borde , r5 0,25  0,03 
Extensión máxima del émbolo  debajo del placa base  del cilindro 
esférico  3,0 
 
 
 
 
  
NORMA   NMP  025-1 
METROLÓGICA PERUANA   9-14 
 
 
 
 Tabla 3 – Dimensiones de la buje del émbolo  y el émbolo (ver Figura 4 ) 
 
 Dimensión (mm)  
Diferencia máxima, d7 – d6 
donde:  
d7 = Diámetro del buje del émbolo en la placa base , 
d6 = diámetro del émbolo  0,05 
 
Las pruebas deben llevarse a cabo de conformidad con la NMP  025-2, 6 y con la              
NMP  025-2, 7. 
6.5.6 Émbolo  
Para los t onómetros de impresión diseñados de acuerdo con Schiøtz, en algún punto 
entre las indicaciones 5 y 10 de la escala, el eje del buje y la superficie más baja de la 
palanca debe  formar un ángulo recto en el punto de contacto.  
Las pruebas se llevarán a cabo por inspección visual.  
6.5.7 Escala  
La escala se acomodará de manera paralela o in clinada al eje del émbolo . 
La escala puede empezar en -1 o en 0.  
La escala debe dividirse en por lo menos 15 divisiones iguales (por ejemplo de -1 al 15 
o del 0 al 15). La escala sólo debe mostrar números enteros.  
La distancia entre dos líneas adyacentes debe ser igual a un desplazamiento del émbolo  
de 0, 05 mm  . Los errores máximos permisibles para diferentes desplazamientos se 
indican en el tabla  4. 
 
  
NORMA   NMP  025-1 
METROLÓGICA PERUANA   10-14 
 
 
 
 Tabla 4 – Desplazamiento y error máximo permisible del émbolo  de tonómetros de 
impresión  
División de la escala (desde – hasta)  Desplazamiento del vástago movible y su 
error máximo permisible (mm)  
0 – 5 0,25  0,01 
0 – 10 0,50  0,02 
0 – 15 0,75  0,03 
0 – 18 0,90  0,05 
-1 – 15 0,80  0,03 
 
La división marcada en la escala consistirá en líneas rectas, del mismo ancho, 
acomodadas en el eje del puntero. Ninguna línea será más gruesa que ¼ de la distancia 
entre dos líneas ni más gruesa que 0 ,25 mm  . 
Las pruebas deben llevarse a cabo de conformidad con la NMP  025-2, 8. 
6.5.8 Puntero  
El puntero no debe ser más ancho que el ancho menor de una línea de la escala. Si el 
puntero se mueve sobre la escala, deberá superponerse a las líneas más cortas en por lo 
menos un tercio de su longitud. La punta no debe extenderse más allá de las líneas de la 
escala. La distancia entre el puntero y el plano de la escala no deberá ser mayor que     
1,0 mm en cualquier punto de la escala. El puntero no deberá tocar el plano de la escala.  
La prueba debe llevarse a cabo por inspección visual y de conformidad con la             
NMP  025-2, 9. 
6.5.9 Posición del uso del tonómetro  
Cuando el tonómetro es sujetado por el mango en su posición, su eje debe estar en 
posición vertical para que la fricción, que podría afectar de manera adversa a la 
medición, se minimice.  
Las p ruebas se llevarán a cabo por inspección visual.   
NORMA   NMP  025-1 
METROLÓGICA PERUANA   11-14 
 
 
 
 6.5.10  Bloque de pruebas  
Cada  tonómetro tendrá un bloque de pruebas cuyo radio de curvatura sea                            
16,00 mm  0,05 mm para probar que la indicación sea 0 ,0  0,2 en la escala cuando el 
tonóm etro se ponga en el bloque de pruebas.  
Las pruebas se llevarán a cabo por inspección visual.  
 
 
Figura 5 – Tonómetro de impresión colocado en el bloque de pruebas, indicando 0 ,0 
en la escala  
 
6.6 Requisitos específicos para tonómetros de aplanamiento  
Nota: Un tonómetro de aplanamiento mide la fuerza necesaria para aplanar la córnea 
con un cuerpo de presión sobre un diámetro dado. Los instrumentos con un principio de 
medición diferente no e stán dentro del ámbito de esta Norma Metrológica Peruana (ver 
1). La medi ción de la fuerza es usualmente indicada en una escala.  
6.6.1 Diámetro del círculo de aplanamiento  
El diámetro del círculo de aplanamiento será 3 ,06 mm  0,02 mm  . 
 
NORMA   NMP  025-1 
METROLÓGICA PERUANA   12-14 
 
 
 
 Las pruebas deben llevarse a cabo de conformidad con la NMP  025-2, 10. 
6.6.2 Superficie del cuerpo de presión  
La superficie de contacto frontal del cuerpo de presión debe ser lisa al tacto, y cuando 
sea examinada mediante visión corregida sin aumento bajo iluminación directa, debe 
estar libre de imperfecciones superficiales que puedan dañar el ojo.  
Las pr uebas se llevarán a cabo por inspección visual.  
6.6.3 Diámetro del cuerpo de presión  
El cuerpo de presión debe tener un diámetro de por lo menos 6 ,0 mm en el área que 
entra en contacto con la córnea.  
Las pruebas deben llevarse a cabo de conformidad con la NMP  025-2, 11 
6.6.4 Fuerza de medición  
La fuerza de medición será continuamente ajustable sobre el rango mínimo desde        
0,0 mN hasta 49 ,0 mN  , sin el uso de masas auxiliares. El valor medido de las fuerzas 
debe ser claramente legible.  
Las pruebas se llevarán a cabo por inspección visual  
6.6.5 Exactitud de la fuerza de medición  
El error máximo permitido  de la fuerza sobre el rango de medición será de  1,5% del 
valor nominal o  0,49 mN  , el que sea mayor.  
Las pruebas deben llevarse a cabo de conformidad con la NMP  025-2,12  
NORMA   NMP  025-1 
METROLÓGICA PERUANA   13-14 
 
 
 
 6.6.6 Efecto de la histéresis  
El efecto de la histéresis para la fuerza de medición no excederá los 0 ,29 mN  . 
Las pruebas deben llevarse a cabo de conformidad con la NMP  025-2, 12. 
6.6.7 Escala  
Se deben usar líneas como graduaciones en la escala de medida. Las líneas deben ser 
rectas, de igual ancho, y deben estar gravadas o marcadas permanentemente. Ninguna 
línea debe tener un ancho mayor a  ¼ de la distancia entre dos líneas.  
Una marca de la escala debe representar ya sea 0 ,1 o 0 ,2 divisiones de escala. Las 
graduaciones de la escala a 0, 1, 2, 3, etc. serán numeradas con un valor en números 
enteros. La escala debe estar dividida linealmente. El factor de conversión entre el valor 
de la escala y la fuerza en mN será de 9 ,81. 
Nota:  Para un círculo de aplanamient o de 3 ,06 mm de diámetro (ver 6.6.1), el factor de 
conversión entre el valor de la escala y la PIO en mmHg es 10 ,0. 
Cada quinta  marca de la escala será más larga. El ancho de la referencia no será mayor 
que el ancho de las líneas de graduación en la escala  de medida.  
Las pruebas se llevarán a cabo por inspección visual.  
 
Figura 6 – Ejemplo de una escala para un tonómetro de aplanamiento  
 
 
NORMA   NMP  025-1 
METROLÓGICA PERUANA   14-14 
 
 
 
 6.6.8 Fuerza mecánica  
Los to nómetros de aplanamiento sujetados a mano operarán correctamente siguiendo 
una caída libre desde una altura de 1 m sobre un tablero de madera de 50  mm  5 mm 
de grosor (madera  600 kg/m3) echado sobre una base de concreto o similar. Este 
requisito se aplicará a una caída desde una posición inicial en uno de los tres ejes de 
orientación.  
Todos los demás tonómetros de aplanamiento operarán correctamente siguiendo una 
caída libre de una altura de 5 cm  sobre un tablero de madera de 50 mm  5 mm 
de grosor (madera  600 kg/m3) echado sobre una base de concreto o similar. 
Este requisito se aplicará a una caída desde una posición inicial en uno de los 
tres ejes de orientación.  
En cada caso, se verificará la operación correcta siguiendo las caídas, revisando que el 
tonómetro aún cumpla con los requisitos de 6.6.5 y 6.6.6.  
Nota: Las pruebas de caída no se rea lizan en tonómetros de impresión, porque el daño 
puede ser visible para ser usado . 
 
 
  
 
 NORMA  NMP  025-2 
METROLÓGICA PERUANA  2022  
 
Dirección de Metrología - INACAL  
Calle Las Camelias 817, San Isidro (Lima 27)  Lima, Perú  
 
 
 
 
 
 
 
INSTRUMENTOS OFTÁLMICOS – TONÓMETROS 
DE IMPRESIÓN Y APLANAMIENTO.  
Parte 2: Procedimientos de pruebas  
 
Ophthalmic Instruments - Impression and Applanation Tonometers.  
Part 2: Test procedures  
 
(Equiv.  OIML R 145 -2:2015 Ophthalmic Instruments - Impression and Applanation 
Tonometers. Part 2: Test procedures)  
 
 
2022 -04-29 
1ª Edición   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resolución Directoral 014-2022 -INACAL/DM. Publicada el 2022 -05-05 Basado en 08 páginas  
I.C.S.: 11.040.70  
Descriptores: Instrumento de medición en general. Tonómetros.    
ÍNDICE  
 
 Página  
 
ÍNDICE     ii 
 
PREFACIO    iii 
 
1. Influencia de las condiciones ambientales en el desempeño de los dispositivos en uso  1 
2. Influencia de almacenamiento en el desempeño   1 
3. Medición de la masa del tonómetro de impresión y masas adicionales                  2 
4. Medición de la mas a efectiva del tonómetro de impresión              2 
5. Determinación de la fricción entre el émbolo  y la buje del émbolo  del tonómetro 
de impresión        3 
6. Medición de las dimensiones de la placa base  y el émbolo  del tonómetro de 
impresión     4 
7. Prueba de curvatura de la placa base  y el émbolo  de un tonómetro de impresión   5 
8. Prueba de desplazamiento del émbolo  para tonómetros de impresión  6 
9. Prueba de distancia entre la escala y el puntero del tonómetro de impresión    6 
10. Determinación del diámetro del círculo de aplanamiento del tonómetro de 
aplanamiento    7 
11. Determinación del diámetro del cuerpo de presión del tonómetro de aplanamiento    7 
12. Medición de la exactitud de la fuerza de medición del tonómetro de aplanamiento 
y el efecto de la histéresis de l tonómetro de aplanamiento    8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ii   
PREFACIO  
 
 
 
A. Reseña histórica  
 
 
A.1. La Dirección de Metrología del Instituto Nacional de Calidad (INACAL) ha 
adoptado la Recomendación Internacional OIML R 145 -2:2015 Ophthalmic instruments 
-Impression and applanation tonometers , obteniendo la Norma Metrológica Peruana 
NMP  025-2:2022  Instrumentos Oftálmicos - Tonómetros de impresión y aplanamiento . 
Parte 2: Procedimientos de pruebas  
A.2 La Norma Metrológica Peruana ha sido elaborado mediante u n “Sistema de 
Adopción” de elaboración de Normas Metrológicas Peruanas, de acuerdo a lo 
establecido en el literal “A)” del artículo 9 del “ Reglamento para la elaboración y 
aprobaci ón de Normas Metrológicas Peruanas ” – 2da edición, apr obado mediante 
resoluc ión N° 001 -2021 -INACAL/DM  y publicado el 13 de enero de 2021 .  
A.3 La Norma Metrológica Peruana presenta cambios editoriales y estructurales de 
acuerdo a las Guías Peruanas GP 001:2016 y GP 002:2016.  
 
 
 
 
 
 
 
 
---oooOooo --- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
iii  
NORMA   NMP  025-2 
METROLÓGICA PERUANA   1-8 
 
 
 INSTRUMENTOS OFTÁLMICOS – 
TONÓMETROS DE IMPRESIÓN Y 
APLANAMIENTO  
Parte 2: Procedimientos de pruebas  
1. Influencia de las condiciones ambientales sobre el desempeño de los 
dispositivos en uso 
Las pruebas se llevarán a cabo bajo al menos tres diferentes grupos de condiciones 
ambientales descritos en  la NMP  025-1:2022 , 6.2.1, de la siguiente manera:  
 Para los tonómetros de impresión, de acuerdo con los requisitos indicados en la NMP  
025-1:2022 , 6.5.3 (procedimiento de prueba: NMP  025-2, 5) y NMP  025-1:2022 , 
6.5.7,  tabla  4 “Desplazamiento y error máximo per mitido  del émbolo  de los 
tonómetros de impresión” (procedimiento de prueba:  NMP  025-2:2022 , 12). 
 Para los tonómetros de aplanamiento, de acuerdo con los requisitos indicados en la 
NMP  025-1:2022 , 6.6.5 (procedimiento de prueba: NMP  025-2:2022 , 12) y NMP  
025-1:2022 , 6.6.6 (procedimiento de prueba: NMP  025-2:2022 , 12). 
 
2. Influencia de almacenamiento en el desempeño  
Luego de someterse a por lo menos dos grupos diferentes de las condiciones 
ambientales descritas en la NMP  025-1:2022 , 6.2.2 por 24 horas cada uno, se deberán 
llevar a cabo las siguientes pruebas:  
 Para los tonómetros de impresión, de acuerdo con los requisitos indicados en la NMP  
025-1:2022  6.5.3 (procedimiento de prueba: NMP  025-2:2022 , 5) y NMP  025-
1:2022 , 6.5.7,  tabla  4 “Desplazamiento y límites de error permi tido del émbolo  de 
tonómetros de impr esión” (procedimiento de prueba: NMP  025-2:2022 , 8), 
Para los tonómetros de aplanamiento, de acuerdo con los requisitos indicados en           
el NMP  025-1:2022 , 6.6.5 (procedimiento de prueba: NMP  025-2:2022 , 12) y               
NMP  025-1:2022 , 6.6.6 (procedimiento de prueba: NMP  025-2:2022 , 12).  
  
NORMA   NMP  025-2 
METROLÓGICA PERUANA   2-8 
 
 
 3. Medición de la masa del tonómetro de impresión y masas adicionales   
3.1 Instrumento de medición  
3.1.1 Balanza con incertidumbre de medición  menor o igual a 50 mg  . 
 
 
3.1.2 Balanza con incertidumbre de medición  menor o igual a 2 mg  . 
Nota: Para la medición de diferentes masas, se podrá usar dos balanzas (como se 
describe líneas arriba) o una balanza (con incertidumbre de medición menor o igual a    
2 mg).  
3.2 Procedimiento  
La masa del tonómetro, sin el mango, se mid e con la balanza (3.1.1).  
Las masas adicionales se miden con la balanza (3.1.2).  
3.3 Expresión de resultados  
Expresa los resultados como las diferencias entre las masas medidas y los valores 
indicados en la NMP  025-1:2022 , 6.5.1.  
4. Medición de la masa efectiva d el tonómetro de impresión  
4.1 Instrumento de medición  
Balanza con incertidumbre de medición  menor o igual a 10 mg  
  
NORMA   NMP  025-2 
METROLÓGICA PERUANA   3-8 
 
 
 4.2 Procedimiento  
La masa efectiva del sistema palanca -puntero -émbolo  con el tonómetro en una posición 
vertical se determina usando la balanza (4.1).  
4.3 Expresión de resultados  
Expres e los resultados como las diferencias entre la masa medida y el valor indicado en 
la NMP  025-1:2022 , 6.5.2.  
5. Determinación de la fricción entre el émbolo  y la buje  del émbolo  del 
tonómetro de impresión  
5.1 Instrumento de medición  
Goniómetro  
5.2 Procedimiento  
Cuando el tonómetro se mueve de manera lenta y uniforme desde la posición horizontal 
hacia la posición vertical con el émbolo  en el tope superior, el émbolo  empezará a 
deslizarse en el agujero de la placa base  antes que el ángulo d el eje del tonómetro con 
relación a la horizontal exceda los 25o. Durante esta maniobra la palanca no deberá 
tocar el émbolo . El tonómetro debe  ser capaz de deslizarse fácilmente en su mango, ver 
figuras 1 y 2.  
 
 
 
Figura 1 – Tonómetro en la posición horizontal  
 
NORMA   NMP  025-2 
METROLÓGICA PERUANA   4-8 
 
 
  
 
 
Figura 2 – El émbolo  empieza a deslizarse en el agujero de la placa base  antes que el 
ángulo del eje del tonómetro relativo a la horizontal exceda los 25o 
 
 
6. Medición de las dimensiones de la placa base  y el émbolo  del tonómetro 
de impresión  
6.1 Instrumento de medición  
Instrumento de medición de longitud con una incertidumbre  de medición  meno r o igual 
a 0,01 mm  . 
6.2 Procedimiento  
Mida las longitudes, diámetros y radios indicados en la NMP  025-1:2022 , 6.5.5,                          
tabla  1 con el(los) instrumento(s) de medición de longitud (6.1).  
6.3 Expresión de resultados  
Expres e los resultados como las diferencias entre las dimensiones medidas y los valores 
dados en la NMP  025-1:2022 , 6.5.5.  
 
 
 
NORMA   NMP  025-2 
METROLÓGICA PERUANA   5-8 
 
 
 7. Prueba de curvatura de la placa base  y el émbolo  del tonómetro de 
impresión  
7.1 Instrumento de medición  
7.1.1 Instrumento de medición de long itud con incertidumbre de medición  menor 
o igual a 0 ,01 mm  . 
 
 
7.1.2 Bloque de pruebas con un radio de curvatura de 14 ,75 mm  0,05 mm 
(bloque de pruebas especial para valores de escala negativos).  
 
 
7.1.3 Bloque de pruebas con un radio de curvatura de 16 ,00 mm  0,05 mm 
(como se menciona en la NMP  025-1:2022 , 6.5.10).  
 
 
7.2 Procedimiento  
Mida las longitudes, diámetros y radios indicados en la  NMP  025-1:2022 , 6.5.5,            
tabla  2 con el(los) instrumento(s) de medición de longitud (7.1.1)  
Cuando el instrumento es probado en un bloque de prueba cuyo radio de curvatura es 
14,75 mm  0,05 m m, el puntero deberá indicar -1,0  0,2 en la escala. Cuando es 
probado en un bloque de prueba cuyo radio de curvatura es 16 ,00 mm  0,05 mm, debe 
indicar 0 ,0  0,2 en la escala.  
Con el tonómetro en posición sobre el bloque de prueba, la lectura de la escala no  tendrá 
una variación mayor a 0, 4 divisiones de e scala cuando el émbolo  se rote o mueva 
lateralmente, o cuando la palanca se mueva lateralmente.  
Nota: Los dos bloques de prueba se necesitan para revisar la interacción del émbolo  y la 
placa base  
7.3 Expresión de resultados  
Expres e los resultados como las diferencias entre las dimensiones medidas y los valores  
NORMA   NMP  025-2 
METROLÓGICA PERUANA   6-8 
 
 
 indicados en la NMP  025-1:2022 , 6.5.5. Las mediciones con los bloques de prueba 
deben expresarse como lecturas máximas de la escala.  
8. Prueba de desplazamiento del émbolo  para t onómetros de impresión  
8.1 Instrumento de medición  
Instrumento de medición de long itud con incertidumbre de medición  menor o igual que 
0,002 mm  . 
8.2 Procedimiento  
Mida  los desplazamientos del émbolo  dados en el tabla  3 con el instrumento de medida 
de longitud (8 .1). 
8.3 Expresión de resultados  
Expres e los resultados como las diferencias entre los desplazamientos y los valores 
indicados en la NMP  025-1:2022 , 6.5.7.  
9. Prueba de distancia entre la escala y el puntero del tonómetro de 
impresión  
9.1 Instrumento de medición  
Bloque calibrador de 1 ,00 mm con incertidumbre de medición  menor o igual que      
0,02 mm   
9.2 Procedimiento  
Prueba la distancia entre la escala y el puntero del tonómetro de impresión con el bloque 
calibrador (9.1) en las tres posiciones diferentes: la más pe queña, la marca de la escala 
más grande, y entre ambas. El calibrador no podría fijarse entre la escala y el puntero o  
NORMA   NMP  025-2 
METROLÓGICA PERUANA   7-8 
 
 
 solo podría fijarse ajustadamente.  
10. Determinación del diámetro del círculo de aplanamiento del tonómetro 
de aplanamiento  
10.1 Instrumento de me dición  
Instrumento de medición de longitud (ej m. retícula de líneas en combinación con un 
microscopio)  con una incertidumbre de medición  menor o igual que 0 ,004 mm  . 
10.2 Procedimiento  
Usando el instrumento de medición de longitud (10.1), determine el desplazam iento 
relativo entre las dos mitades de una imagen en contacto con la superficie de 
aplanamiento del cuerpo de presión en dos direcciones, perpendiculares entre sí.  
Nota:  Mayor información en ISO 8612:2009 Instrumentos oftálmicos - Tonómetros, 
A.2. 
10.3 Expresión de resultados  
Expres e los resultados como las diferencias entre los diámetros medidos y los valores 
indicados en la NMP  025-1:2022 , 6.6.1. Si se usa una retícula de líneas con la 
indicación del valor mínimo y máximo, es suficiente establecer que el diámetro se 
quede entre los límites requeridos.  
11. Determinación del diámetro del cuerpo de presión del tonómetro de 
aplanamiento  
11.1 Instrumento de medición  
Instrumento de medida de longitud con una incertidumbre de medición  menor o igual 
que 0 ,1 mm  .  
NORMA   NMP  025-2 
METROLÓGICA PERUANA   8-8 
 
 
 11.2 Procedi miento  
Determinar el diámetro del cuerpo de presión con el instrumento de medición de 
longitud (11.1) en dos direcciones perpendiculares entre sí.  
11.3 Expresión de resultados  
Expres e los resultados como las diferencias entre los diámetros medidos y los valores 
indicados en la NMP  025-1:2022 , 6.6.3.  
12. Medición de la exactitud de la fuerza de medida del tonómetro de 
aplanamiento y el efecto de la histéresis del tonómetro de aplanamiento  
12.1 Instrumento de medición  
Instrumento de medición de fuerza (ej m. una balanza)  con una incertidumbre de 
medición  menor o igual que 0 ,15 mN  . 
12.2 Procedimiento  
Aumentar la fuerza en pasos de no más de 10  mN, ajustando el dial del tonómetro de 
aplanamiento y medir  esta fuerza con el instrumento de medición de fuerza (12.1). 
Cuando se obtenga el tope superior del rango de medida, la fuerza se reduce a los 
mismos niveles de fuerza que se midieron al aumentar la fuerza.  
12.3 Expresión de resultados  
Expres e los resultados c omo las diferencias de las fuerzas ajustadas del tonómetro de 
aplanamiento y las fuerzas medidas para determinar la exactitud de la medición. Para 
determinar el error de histéresis, calcule la diferencia de las fuerzas medidas al aumentar 
y disminuir la fu erza.  
  
 
 NORMA  NMP  025-3 
METROLÓGICA PERUANA  2022  
 
Dirección de Metrología - INACAL  
Calle Las Camelias 817, San Isidro (Lima 27)  Lima, Perú  
 
 
 
 
 
 
 
INSTRUMENTOS OFTÁLMICOS – TONÓMETROS 
DE IMPRESIÓN Y APLANAMIENTO.  
Parte 3: Formato de informe de pruebas  
 
Ophthalmic instruments - Impression and applanation tonometers  
Part 3: Test report format  
 
(Equiv. OIML R 145-3:2015 Ophthalmic instruments - Impression and applanation 
tonometers . Part 3:  Test report format ) 
 
 
2022 -04-29 
1ª Edición  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resolución Directoral 014-2022 -INACAL/DM. Publicada el 2022 -05-05  Basado en 16 páginas  
I.C.S.: 11.040.70   
Descriptores: Instrumento de medición en general. Tonómetros.    
ÍNDICE  
 
 Página  
 
ÍNDICE     ii 
 
PREFACIO    iv  
 
1. Tonómetros de impresió n 1 
1.1. Nombre y dirección del laboratorio  de pruebas (laboratorios )  1 
1.2. Referencia a esta r ecomendación   1 
1.3. Identificación del tipo al que  aplica el informe de pruebas   2 
1.4. Identificación de las muestras exam inadas ( ejm. número de serie)   2 
1.5. Nombr e y dirección del fabricante    2 
1.6. Nombre y dirección del solicitante (si es di stinto al fabricante)   2 
1.7. Fechas del periodo de prueba    3 
1.8. Ubicación o nombre del laboratorio donde se realizaron las pruebas (si es 
distinta a la dirección prop orcionada en 1.1.)   3 
1.9. Información e ident ificación    3 
1.9.1.  Lista de documen tos enviados para evaluación  3 
1.9.2.  Manual de operación  3 
1.10. Resumen de pruebas realizadas de acuerdo con esta recomendación   4 
1.10.1.  Pruebas generales  4 
1.10.2.  Masa del tonómetro y masas  adicionales ( NMP  025-1:2022 , 6.5.1)  4 
1.10.3.  Masa efectiva ( NMP  025-1:2022, 6.5.2)  4 
1.10.4.  Fricción entre el émbolo  y la buje del émbolo  (NMP  025-1:2022, 
6.5.3)  5 
1.10.5.  Super ficie ( NMP  025-1:2022 , 6.5.4)  5 
1.10.6.  Dimensiones de la placa base  y el émbolo  (6.5.5)  5 
1.10.7.  Émbolo  (NMP  025-1:2022, 6.5.6)  7 
1.10.8.  Escala ( NMP  025-1:2022, 6.5.7)  7 
1.10.9.  Divisiones de la escala   8 
1.10.10.  Puntero (NMP  025-1:2022, 6.5.8)  9 
ii  1.10.11.  Posición del uso del  tonómetro ( NMP  025-1:2022, 6.5.9)  9 
1.10.12.  Bloque de pruebas ( NMP  025-1:2022 , 6.5.10)  9 
2. Tonómetros de aplanamiento   9 
2.1. Nombre  y dirección del laboratorio de pruebas (laboratorios)  10 
2.2. Referenc ia a esta r ecomendación  10 
2.3. Identificación del tipo al que  aplica el informe de pruebas  10 
2.4. Identificación de muestras p robadas ( ejm. número de serie)  10 
2.5. Nombre y d irección del fabricante  11 
2.6. Nombre y dirección del solicitante (si es distin to al fabricante)  11 
2.7. Fechas de l periodo de prueba  1  
2.8. Ubicación o nombre del laboratorio donde se realizaron las pruebas (si es 
distinta a la dirección proporcionada en 1.1)  11 
2.9. Información e identificac ión 11 
2.9.1.  Lista de documentos enviados para evaluación  11 
2.9.2.  Manual de operación  12 
2.10. Resumen de pruebas realizadas de acuerdo con esta r ecomendación  12 
2.10.1.  Pruebas generales  12 
2.10.2.  Diámetro del círculo de a planamiento ( NMP  025-1:2022 , 6.6.1)  12 
2.10.3.  Superficie del cuerpo de presión  (NMP  025-1:2022 , 6.6.2)  12 
2.10.4.  Diámetro del cuerpo de presión ( NMP  025-1:2022 , 6.6.3)  13 
2.10.5.  Fuerza de medición ( NMP  025-1:2022 , 6.6.4)  13 
2.10.6.  Exactitud de la fuerza de medición ( NMP  025-1:2022 , 6.6.5)  13 
2.10.7.  Efecto de histéresis ( NMP  025-1:2022 , 6.6.6)  14 
2.10.8.  Escala ( NMP  025-1:2022 , 6.6.7)  14 
2.10.9.  Esfuerzo mecánico ( NMP  025-1:2022 , 6.6.8)  15 
3. Detalles del informe de pruebas  15 
  
iii  PREFACIO  
 
 
 
A. Reseña histórica  
 
 
A.1. La Dirección de Metrología del Instituto Nacional de Calidad (INACAL) ha 
adoptado la Recomendación Internacional OIML R 145 -3: 20 15 Ophthalmic 
instruments -Impression and applanation tonometers . Part 3: Test report format 
obteniendo la Norma Metrológica Peruana NMP  025-3:2022  Instrumentos Oftálmicos - 
Tonómetros de impresión y aplanamiento .  Parte 3: Formato de informe de pruebas.  
A.2 La presente  Norma Metrológica Peruana ha sido elaborado mediante un 
“Sistema de Adopción” de elaboración de Normas Metrológicas Peruanas, de acuerdo a 
lo establecido en el literal “A)” del artículo 9 del “ Reglamento para la elaboración y 
aprobaci ón de Normas Metrológicas Peruanas ” – 2da edición, apr obado mediante 
resolución N° 001 -2021 -INACAL/DM  y publicado el 13 de enero de 2021 .  
A.3 La presente  Norma Metrológica Peruana presenta cambios editoriales y 
estructurales de acuerdo a las Guías Peruanas GP 001:2016 y GP 002:2016.  
 
 
 
 
 
 
---oooOooo --- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
iv  
NORMA   NMP  025-3 
METROLÓGICA PERUANA   1-16 
 INSTRUMENTOS OFTÁLMICOS – 
TONÓMETROS DE IMPRESIÓN Y 
APLANAMIENTO  
Parte 3: Formato de informe de pruebas  
 
1. Tonómetros de Impresión  
Las referencias a los requisitos de la NMP  025-1:2022  se darán entre corchetes.  
El tonómetro de impresión diseñado por Hjalmar Schiøtz, mide la hendidura de la 
córnea por un émbolo  de masa y dimensiones definidas . 
1.1 Nombre y dirección  del laboratorio de pruebas (laboratorios ) 
 
 
 
 
1.2 Referencia a esta recomendación  
Cuand o se haga referencia a tod o la Norma Metrológica Peruana :                                    
NMP  025:2022  
Cuando se haga referencia a los requisitos metrológicos y técnicos : NMP  025-1:2022  
Cuando se haga referencia a los procedimientos de pruebas: NMP  025-2:2022  
Cuando se haga referencia al formato de informe de pruebas: NMP  025-3:2022  
  
NORMA   NMP  025-3 
METROLÓGICA PERUANA   2-16 
 1.3 Identificación del tipo al que aplica el informe de pruebas  
Como ejemplo: nombre común y comercial , modelo y una breve descripción, 
incluyendo diseños, diagramas e inscripciones, y específicamente lo siguiente:  
Tipo de tonómetro y características  
Tonómetro de Impresión  :  mecánico [     ]  electro -mecánico [     ] 
Rango de medición  
PIO  :  desde ____ __ mmHg   hasta ____ mmHg  
Escala   :  desde ______divisiones de escala hasta ______ divisiones de escala  
1.4 Identificación de las muestras examinadas (ej m. número de serie)  
 
 
 
 
1.5 Nombre y dirección del fabricante  
 
 
 
 
1.6 Nombre y dirección del solicitante (si es distinto al fabricante)  
 
 
 
  
NORMA   NMP  025-3 
METROLÓGICA PERUANA   3-16 
  
1.7 Fechas del periodo de prueba  
Inicio: 
____________________________________________________________  
 
Fin: 
_____________________________________________________________  
 
1.8 Ubicación o nombre del laboratorio donde se realizaron la s pruebas 
(si es distinta a la dirección proporcionada en 1.1)  
 
 
 
 
 
1.9 Información e identificación  
1.9.1 Lista de documentos enviados para su evaluació n 
 
Aprobado [     ]    Desaprobado [     ] 
 
 
1.9.2 Manual de operación  
 
Instrucciones claras y completas:  Aprobado [     ]  Desaprobado [     ] 
 
Conformidad con los requisitos:   Aprobado [     ]    Desaprobado [     ] 
 
 
 
  
NORMA   NMP  025-3 
METROLÓGICA PERUANA   4-16 
 1.10 Resumen de pruebas realizadas de acuerdo con esta recomendación  
1.10.1  Pruebas generales  
 
Prueba para encontrar defectos o daños visibles:    Aprobado [     ]  Desaprobado [     ] 
 
Unidades de medida ( NMP  025-1:2022 , 5):   Aprobado [     ]   Desaprobado [     ] 
 
Comentarios:  
 
 
 
 
 
1.10.2  Masa del tonómetro y masas adicionales ( NMP  025-1:2022 , 6.5.1)  
1.10.2.1. Masa del tonómetro sin el mango:   1,65 g  0,5 g 
Aprobado [     ]   Desaprobado [     ] 
1.10.2.2. Masa adicional con inscripción 7.5:   2,00 g  0,02 g  
Aprobado [     ]   Desaprobado [     ] 
1.10.2.3. Masa adicional con inscripción 10.0:   4,50 g  0,02 g 
Aprobado [     ]   Desaprobado [     ] 
1.10.2.4. Masa adicional con inscripción 15.0:   9,50 g  0,02 g 
Aprobado [     ]   Desaprobado [     ] 
1.10.3  Masa efectiva ( NMP  025-1:2022 , 6.5.2)  
1.10.3.1. División de escala 5 para la masa efectiva 5,50 g  0,15 g  
Aprobado [     ]   Desaprobado [     ] 
1.10.3.2. División de escala 10 para la masa efectiva 5 ,50 g  0,20 g 
Aprobado [     ]   Desaprobado [     ] 
 
 
 
  
NORMA   NMP  025-3 
METROLÓGICA PERUANA   5-16 
 1.10.4  Fricción entre el émbolo  y la buje del émbolo  (NMP  025-1:2022 , 6.5.3 ) 
 
Requisito:  NMP  025-1:2022 , 
6.5.3  La fricción entre el émbolo  y la marca 
del émbolo  no debe interferir de 
manera significativamente con el 
resultado de la medida . 
Procedimiento de 
prueba:  NMP  025-2:2022 , 
5  
Aprobado [     ]   Desaprobado [     ] 
 
1.10.5  Superficie ( NMP  025-1:2022 , 6.5.4)  
 
Requisitos  NMP  025-1:2022 , 
6.5.4  Las super ficies frontales de contacto de 
la placa base  y el émbolo  deben ser 
lisas al tacto, y, al ser examinadas por 
visión corregida sin aumento bajo 
iluminación directa, deben estar libres 
de imperfecciones en la superficie que 
puedan dañar el ojo. El borde exte rno 
de la placa base  y el borde interno de la 
hendidura o agujero escariado debe ser 
redondeado.  
Procedimiento de 
prueba  Inspección visual   
Aprobado [     ]   Desaprobado [     ] 
 
1.10.6  Dimensiones de la placa base  y el émbolo  (6.5.5)  
Dimensiones de la placa base (Tabla 1) 
1.10.6.1. Diámetro, d1:     10,1 mm  0,2 mm  
Aprobado [     ]   Desaprobado [     ] 
1.10.6.2. Radio de la curvatura de la superficie esférica frontal, r1: 
15,00 mm  0,25 mm  
Aprobado [     ]   Desaprobado [     ] 
1.10.6.3. Diámetro externo de la superficie esférica frontal, d2: 9,00+0,1  
            Radio mínimo de la curvatura del borde externo, r3: 0,2 mm  
Aprobado [     ]   Desaprobado [     ] 
1.10.6.4.  ya sea a): Diámetro, d4, de la hendidura o agujero escariado en la 
superficie frontal hasta una altura, h1:  3,3−0,10 mm  
NORMA   NMP  025-3 
METROLÓGICA PERUANA   6-16 
 Radio mínimo de la curvatura del borde interno, r2: 0,2 mm 
Aprobado [     ]   Desaprobado [     ] 
 
ó b): Diámetro del agujero escariado en la transición entre la curvatura de 
la placa base  y la curvatura del borde de la hendidura o agujero escariado 
(área central), d3: 3,7−0.10 mm 
Aprobado [     ]   Desaprobado [     ] 
1.10.6.5.  Altura mínima de la hendidura  o agujero escariado en  la superficie de 
contacto frontal, h1:  1,5 mm 
Aprobado [     ]   Desaprobado [     ] 
Dimensiones del émbolo  (Tabla 2) 
1.10.6.6.  Diámetro mínimo, d4, en la superficie de contacto frontal hasta la altura, 
h1, de 1 ,5 mm:    3,00 mm  0,03 mm  
Aprobado [     ]   Desaprobado [     ] 
1.10.6.7.  Altura mínima, h2, en la superficie de contacto frontal con el diámetro, 
d5:      1,5 mm  
Aprobado [     ]   Desaprobado [     ]  
1.10.6.8.  Radio de la curvatura de la superficie de contacto frontal esf érica,                   
r4:      15,00 mm  0,75 mm  
Aprobado [     ]   Desaprobado [     ] 
1.10.6.9.  Radio de la curvatura del borde, r5: 0,25 mm  0,03 mm  
Aprobado [     ]   Desaprobado [     ] 
1.10.6.10.  Extensión máxima del émbolo  por debajo de la placa base esférica: 
    3,0 mm  
Aprobado [     ]   Desaprobado [     ]  
NORMA   NMP  025-3 
METROLÓGICA PERUANA   7-16 
 Buje  del émbolo  y dimensiones del émbolo  (Tabla 3) 
1.10.6.11  Diferencia máxima, d7 – d6 [d7: diámetro en la placa base  de la buje  del 
émbolo , d6: diámetro del émbolo ]: 0,05 mm  
Aprobado [     ]   Desaprobado [     ] 
1.10.7. Émbolo  (NMP  025-1:2022 , 6.5.6)  
Requisito:  NMP  025-1:2022 , 
6.5.6  Para los tonómetros de impresión 
diseñados de acuerdo a Schiøtz, en 
algún momento entre las indicaciones 
de la escala 5 y 10, el eje del émbolo  y 
la superficie inferior de la palanca 
deben formar un ángulo recto en el 
punto de contacto . 
Procedimiento de 
prueba:  Inspección visual   
Aprobado [     ]   Desaprobado [     ] 
  
1.10.8. Escala ( NMP  025-1:2022 , 6.5.7)  
 
1.10.8.1.  
Requisito:  NMP  025-1:2022 , 
6.5.7  La escala debe colocarse en forma 
paralela o inclinada  hacia el eje del 
émbolo . 
Procedimiento de prueba  Inspección visual   
Aprobado [     ]   Desaprobado [     ] 
 
1.10.8.2.  
Requisito:  NMP  025-1:2022 , 
6.5.7  La escala debe estar divida en por lo 
menos 15 divisiones de escala iguales 
(por ejemplo de -1 a 15 o de 0 a 15). La 
escala sólo debe mostrar números 
enteros.  
Procedimi ento de 
prueba  Inspección visual   
Aprobado [     ]   Desaprobado [     ] 
 
 
 
 
 
 
 
  
NORMA   NMP  025-3 
METROLÓGICA PERUANA   8-16 
 1.10.9.  Divisiones de la escala  
 
1.10.9.1.  
Requisito:  NMP  025-1:2022 , 
6.5.7  La distancia entre dos líneas adyacentes 
debe ser igual a un desplazamiento del 
émbolo  de 0 ,05 mm . Los errores 
máximos permisibles para diferentes 
desplazamientos se dan en el                 
NMP  025-1:2022 , Tabla  4. 
Procedimiento de 
prueba  NMP  025-2:2022 , 8  
 
Desplazamiento del émbolo  y sus errores máximos permisibles ( Tabla 4) 
 
 División de escala de 0 a 5:    0,25 mm  0,01 mm  
Aprobado [     ]   Desaprobado [     ] 
 División de escala de 0 a 10:    0,50 mm  0,02 mm 
Aprobado [     ]   Desaprobado [     ] 
 División de escala de 0 a 15:    0,75 mm  0,03 mm 
Aprobado [     ]   Desaprobado [     ] 
 División de escala de 0 a 18:    0,90 mm  0,05 mm  
Aprobado [     ]   Desaprobado  [    ] 
 División de escala de -1 a 15:    0,8 mm  0,03 mm  
Aprobado [     ]   Desaprobado [     ] 
1.10.9.2  
Requisito:  NMP  025-1:2022 , 
6.5.7  Las divisiones marcadas en la escala 
consistirán en líneas rectas, de igual ancho, 
colocadas en el eje del puntero. Ninguna línea 
tendrá un ancho mayor que  ¼ de la distancia 
entre dos líneas, n i más anchas que  0,25 mm  . 
Procedimiento de 
prueba  Inspección visual   
 Aprobado [    ]   Desaprobado [     ] 
 
 
  
NORMA   NMP  025-3 
METROLÓGICA PERUANA   9-16 
 1.10.10. Puntero ( NMP  025-1:2022 , 6.5.8)  
 
Requisitos  NMP  025-1:2022 , 
6.5.8  El puntero no será más ancho que la línea 
de escala de menor ancho. Si el puntero 
se mueve sobre la escala, deberá 
superponerse a las líneas más cortas en 
por lo menos un tercio de su longitud. La 
punta no se extenderá más allá de las 
líneas de la escala. El puntero no deberá 
tocar el plano de la escala.  
Procedimiento de 
prueba  Inspección visual  
NMP  025-2:2022 , 9   
Aprobado [     ]   Desaprobado [     ] 
 
1.10.11. Posición de uso del tonómetro ( NMP  025-1:2022 , 6.5.9)  
 
Requisito:  NMP  025-1:2022 , 
6.5.9  Cuando el tonómetro sujeta en posición 
operativa por el mango, su eje estará en 
posición vertical  de manera que la fricción, 
que puede afectar de manera adversa la 
medida, sea minimizada.  
Procedimiento de 
prueba  Inspección visual   
Aprobado [     ]   Desaprobado [     ] 
 
1.10.12. Bloque de pruebas ( NMP  025-1:2022 , 6.5.10)  
 
Requisitos:  NMP  025-1:2022 , 
6.5.10  Cada tonómetro tendrá un bloque de 
pruebas cuyo radio de curvatura sea       
16,00 mm ± 0,05 mm para probar que la 
indicación sea 0.0 ± 0,2 en la escala cuando 
el tonómetro sea colocado en el bloque de 
pruebas.  
Procedimiento de 
prueba  Inspección visual   
Aprobado [     ]   Desaprobado [     ] 
 
2. Tonómetros de aplanamiento  
Las r eferencias a los requisitos de la NMP  025:2022  se indicarán entre corchetes.  
El tonómetro de aplanamiento mide la fuerza necesaria para aplanar la córnea sobre un 
diámetro determinado usando el lado de contacto plano de un cuerpo de presión. La 
medida de la fuerza se da en una escala.   
NORMA   NMP  025-3 
METROLÓGICA PERUANA   10-16 
 2.1 Nombre y dirección del laboratorio de pruebas (laboratorios ) 
 
 
 
2.2 Referencia a esta recomendación  
Cuando se haga referencia a todo la Norma Metrológica Peruana:                               
NMP  025:2022  
Cuando se haga referencia a los requisitos metrológicos y técnicos: NMP  025-1:2022  
Cuando se haga re ferencia a los procedimientos de pruebas: NMP  025-2:2022  
Cuando se haga referencia al formato de informe de pruebas: NMP  025-3:2022  
2.3 Identificación del tipo al que aplica el informe de pruebas  
Como ejemplo: nombre común y comercial , modelo y una breve descripción, 
incluyendo diseños, diagramas, e inscripciones y específicamente lo siguiente : 
Tipo de tonómetro y características  
Tonómetro de aplanamiento: cuerpo de presión / diámetro: _____________  
Rango de medición  
PIO :  desde ______ mmHg   hasta ______ mmHg  
Escala  :   desde ______divisiones de escala hasta ______ divisiones de escala  
2.4 Identificación de las muestras probadas ( ejm. número de serie )  
 
  
NORMA   NMP  025-3 
METROLÓGICA PERUANA   11-16 
  
2.5 Nombre y dirección del fabricante  
 
 
 
 
2.6 Nombre y dirección del solicitante (si es distinto al fabricante ) 
 
 
 
 
2.7 Fechas del periodo de prueba  
Inicio: 
____________________________________________________________  
Fin: 
_____________________________________________________________  
2.8 Ubicación o nombre del laboratorio donde se realizaron l as pruebas 
(si es distinta a la dirección proporcionada en 2.1)  
 
 
2.9 Información e identificación  
2.9.1 Lista de documentos enviados para su evaluación  
Aprobado [    ]    Desaprobado [    ]   
NORMA   NMP  025-3 
METROLÓGICA PERUANA   12-16 
 2.9.2 Manual de Instrucciones  
 
Instrucciones claras y completas:  Aprobado [     ]  Desaprobado [     ] 
 
Conformidad con los requisitos:  Aprobado [     ]    Desaprobado [     ] 
 
 
2.10 Resumen de pruebas realizadas de acuerdo con esta recomendación  
2.10.1  Pruebas generales  
 
Prueba para encontrar defectos o daños visibles:    Aprobado [     ]  Desaprobado [     ] 
 
Unidades de medida ( NMP  025-1:2022 , 5):          Aprobado [     ]   Desaprobado 
[    ] 
 
Comentarios:  
 
 
 
 
 
2.10.2  Diámetro del círculo de aplanamiento ( NMP  025-1:2022 , 6.6.1)  
 
Requisito:  NMP  025-1:2022 , 
6.6.1  El diámetro del círculo de 
aplanamiento será 3 ,06  0,02 mm  
Procedimiento de 
prueba:  NMP  025-2:2022 , 
10  
 
Cuerpo de presión no. 1:   Aprobado [     ]   Desaprobado [     ] 
 
Cuerpo de presión no. 2:   Aprobado [     ]   Desaprobado [     ] 
 
 
2.10.3  Superficie del cuerpo de presión ( NMP  025-1:2022 , 6.6.2)  
 
Requisito:  NMP  025-1:2022 , 
6.6.2  La superficie frontal de contacto del 
cuerpo de presión será lisa al tacto, y, 
al ser examinado por  visión corregida 
sin aumento bajo iluminación directa, 
debe estar libre de imperfecciones en 
su superficie q ue puedan dañar al ojo.  
Procedimiento de 
prueba  Inspección visual   
Aprobado [    ]   Desaprobado [    ]  
  
NORMA   NMP  025-3 
METROLÓGICA PERUANA   13-16 
 2.10.4  Diámetro del cuerpo de presión ( NMP  025-1:2022 , 6.6.3)  
 
Requisito:  NMP  025-1:2022 , 
6.6.3  El cuerpo de presión tendr á un 
diámetro de por lo menos 6, 0 mm en 
el área que entra en contacto con la 
córnea.  
Procedimiento de 
prueba:  NMP  025-2:2022 , 11  
Aprobado [     ]   Desaprobado [     ] 
 
2.10.5  Fuerza de medición ( NMP  025-1:2022 , 6.6.4)  
 
Requisito:  NMP  025-1:2022 , 
6.6.4  La fuerza de medición debe ser 
ajustable continuamente a un rango 
mínimo de 0 ,0 mN a 49 ,0 mN, sin el 
uso de masas auxiliares. El valor 
medido de la fuerza debe ser 
claramente legible.  
Procedimiento de 
prueba  Inspección visual   
 
Aprobado [     ]   Desaprobado [     ] 
 
Posición del brazo de medida  con relación a su movimiento libre en equilibrio de fuerzas:
      Media:  
Aprobado [     ]   Desaprobado [     ] 
2.10.6  Exactitud de la fuerza de medición ( NMP  025-1:2022 , 6.6.5)  
 
Requisito:  NMP  025-1:2022 , 
6.6.5  El error máximo permi tido de la 
fuerza sobre el rango de medida será 
1,5% del valor nominal, o 0,49 mN, 
la que resulte mayor.  
Procedimiento de 
prueba:  NMP  025-2:2022 , 12  
 
Fuerza nominal  
(mN)  Fuerza de medición, 
pasos aumentados  
(mN)  Fuerza de medición, 
pasos disminuidos  
(mN)  Diferencia 
(disminuyendo -
aumentando)  
(mN)  
9,81  0,49    
19,61  0,49    
29,42  0,49    
39,23  0,59    
49,03  0,74    
58,84  0,88*    
68,65  1,03*    
78,45  1,18*    
* Fuerzas nominales que se usarán si el rango excede los 49 mN  
Aprobado [     ]   Desaprobado [     ]  
NORMA   NMP  025-3 
METROLÓGICA PERUANA   14-16 
  
2.10.7  Efecto de histéresis ( NMP  025-1:2022 , 6.6.6)  
 
Requisito:  NMP  025-1:2022 , 
6.6.6  El efecto de la histéresis para la fuerza de 
medición no excederá los 0 ,29 mN   
Procedimiento de 
prueba:  NMP  025-2:2022 , 12  
Aprobado [     ]   Desaprobado [     ] 
 
2.10.8  Escala ( NMP  025-1:2022 , 6.6.7)  
 
2.10.8.1  
 
Requisito:  NMP  025-1:2022 , 
6.6.7  Las líneas se usarán como graduaciones 
en la escala de medida. Las líneas deben 
ser rectas, de igual ancho, y deben estar 
gravadas o marcadas permanentemente.  
Ninguna línea tendrá un ancho mayor a ¼ 
de la distancia entre dos líneas.  
Procedimiento de 
prueba:  Inspección visual   
Aprobado [     ]   Desaprobado [     ] 
 
2.10.8.2  
 
Requisito:  NMP  025-1:2022 , 
6.6.7  Una marca de escala representará ya sea 
0.1 o 0.2 divisiones de escala. Las 
graduaciones de escala en 0, 1, 2, 3, etc. 
se enumerarán con un valor en números 
enteros. La escala debe dividirse 
linealmente. El factor de conversión entre 
el valor de escala y l a fuerza en mN será 
9,81. 
Procedimiento de 
prueba:  Inspección visual   
Aprobado [     ]   Desaprobado [     ] 
2.10.8.3  
 
Requisito:  NMP  025-1:2022 , 
6.6.7  Cada quinta marca en la escala, será 
más larga. El ancho de la marca de 
referencia no será mayor que el ancho 
de las líneas de graduación en la 
escala de medición.  
Procedimiento de 
prueba:  Inspección visual   
Aprobado [     ]   Desaprobado [     ] 
 
 
 
  
NORMA   NMP  025-3 
METROLÓGICA PERUANA   15-16 
 2.10.9  Fuerza mecánica ( NMP  025-1:2022 , 6.6.8)  
 
2.10.9.1  
Requisito:  NMP  025-1:2022 , 
6.6.8  
 
NMP  025-1:2022 , 
6.6.5 &  
 
NMP  025-1:2022 , 
6.6.6 que deberán 
cumplirse después de 
las caídas  Los tonómetros de aplanamiento que 
se sujetan con la mano operarán 
correctamente luego de una caída libre 
desde una altura de 1  m sobre un 
tablero de madera de ancho 50 mm  
5 mm (madera  600 kg/m3) tendida 
en una base de concreto o de similar 
rigidez. Este requisito se aplicará a 
una caída desde una posición inicial 
en cualquiera de los tres ejes de 
orientación.  
Procedimiento de 
prueba:  NMP  025-2:2022 ,12  
Aprobado [     ]   Desaprobado [     ] 
 
2.10.9.2  
Requisito:  NMP  025-1:2022 , 
6.6.8  
 
NMP  025-1:2022 , 
6.6.5 &  
 
NMP  025-1:2022 , 
6.6.6 que deberán 
cumplirse después 
de las caídas  Todos los demás tonómetros de 
aplanamiento operarán correctamente 
luego de una caída libre de 5 cm sobre un 
tablero de madera de  ancho 50 mm  5 
mm (madera  600 kg/m3) tendida en 
una base de concreto o de similar rigidez. 
Este requisito se aplicará a una  caída 
desde una posición inicial en cualquiera 
de los tres ejes de orientación.  
Procedimiento 
de prueba:  NMP  025-2:2022 , 12  
Aprobado [     ]   Desaprobado [     ] 
 
3. Detalles del informe de pruebas  
Fecha del informe de pruebas: 
______________________________________________________  
Número del informe de pruebas: 
_____________________________________________________  
Firma de la(s) persona(s) responsables de la prueba: 
_____________________________________________________