PROYECTO DE NORMA  PNMP 02X-3 
METROLÓGICA PERUANA  202X 
 
Dirección de Metrología - INACAL  
Calle Las Camelias 817, San Isidro (Lima 27)  Lima, Perú  
 
 
 
 
 
 
 
INSTRUMENTOS OFTÁLMICOS – TONÓMETROS 
DE IMPRESIÓN Y APLANAMIENTO.  
Parte 3: Formato de informe de pruebas  
 
Ophthalmic instruments - Impression and applanation tonometers  
Part 3: Test report format  
 
(Equiv. OIML R 145-3:2015 Ophthalmic instruments - Impression and applanation 
tonom eters . Part 3: Test report format ) 
 
 
2021 -08-20 
1ª Edición  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este documento se encuentra en etapa de estudio, sujeto a posible cambio. 
No debe ser usado como Norma Metrológica Peruana  Basado en 16 páginas  
I.C.S.: 11.040.70   
Descriptores: Instrumento de medición en general. Tonómetros.    
ÍNDICE  
 
 Página  
 
ÍNDICE     ii 
 
PREFACIO    iv  
 
1. Tonómetros de impresió n 1 
1.1. Nombre y dirección del laboratorio  de pruebas (laboratorios )  1 
1.2. Referencia a esta r ecomendación   1 
1.3. Identificación del tipo al que  aplica el informe de pruebas   1 
1.4. Identificación de las muestras exam inadas (ej. número de serie)   1 
1.5. Nombr e y dirección del fabricante    1 
1.6. Nombre y dirección del solicitante (si es di stinto al fabricante)   1 
1.7. Fechas del periodo de prueba    1 
1.8. Ubicación o nombre del laboratorio donde se realizaron las pruebas (si es 
distinta a la dirección prop orcionada en 1.1.)   1 
1.9. Información e ident ificación    1 
1.9.1.  Lista de documen tos enviados para evaluación  1 
1.9.2.  Manual de operación  1 
1.10. Resumen de pruebas realizadas de acuerdo c on esta recomendación   1 
1.10.1.  Pruebas generales  1 
1.10.2.  Masa del tonómetro y masas adicionales ( PNMP 02X -1:202X , 6.5.1)  1 
1.10.3.  Masa efectiva ( PNMP 02X -1:202X , 6.5.2)  1 
1.10.4.  Fricción entre el vástago móvi l y la manga del vást ago móvil  
(PNMP 02X -1:202X , 6.5.3)  1 
1.10.5.  Super ficie ( PNMP  02X-1:202X , 6.5.4)  1 
1.10.6.  Dimensiones de la plataforma y el vástago móvi l (6.5.5)  1 
1.10.7.  Vástago móvil  (PNMP 02X -1:202X , 6.5.6)  1 
1.10.8.  Escala ( PNMP 02X -1:202X , 6.5.7)  1 
1.10.9.  Divisiones de la escala   1 
1.10.10.  Puntero (PNMP 02X -1:202X , 6.5.8)  1  1.10.11.  Posición del uso del  tonómetro ( PNMP 02X -1:202X , 6.5.9)  1 
1.10.12.  Bloque de pruebas ( PNMP 02X -1:202X , 6.5.10)  1 
2. Tonómetros de aplanamiento   1 
2.1. Nombre y dirección del laboratorio de pruebas (laboratorios)  1 
2.2. Referenc ia a esta r ecomendación  1 
2.3. Identificación del tipo al que  aplica el informe de prueb as 1 
2.4. Identificación de muestras p robadas (ej. número de serie)  1 
2.5. Nombre y d irección del fabricante  1 
2.6. Nombre y dirección del solicitante (si es distin to al fabricante)  1 
2.7. Fechas de l periodo de prueba  1  
2.8. Ubicación o nombre del laboratorio donde se realizaron las pruebas (si es 
distinta a la dirección proporcionada en 1.1)  1 
2.9. Información e identificac ión 1 
2.9.1.  Lista de documentos enviados para evaluación  1 
2.9.2.  Manual de operación  1 
2.10. Resumen de pruebas realizadas de acuerdo con esta r ecomendación  1 
2.10.1.  Pruebas generales  1 
2.10.2.  Diámetro del círculo de a planamiento ( PNMP 02X -1:202X , 6.6.1)  1 
2.10.3.  Superficie del cuerpo de presión ( PNMP 02X -1:202X , 6.6.2)  1 
2.10.4.  Diámetro del cuerpo de presión ( PNMP 02X -1:202X , 6.6.3)  1 
2.10.5.  Fuerza de medición ( PNMP 02X -1:202X , 6.6.4)  1 
2.10.6.  Exactitud de la fuerza de medición ( PNMP 02X -1:202X , 6.6.5)  1 
2.10.7.  Efecto de histéresis ( PNMP 02X -1:202X , 6.6.6)  1 
2.10.8.  Escala ( PNMP 02X -1:202X , 6.6.7)  1 
2.10.9.  Esfuerzo mecánico ( PNMP 02X -1:202X , 6.6.8)  1 
3. Detalles del informe de pruebas  1 
  
iii ii  PREFACIO  
 
 
 
A. Reseña histórica  
 
 
A.1. La Dirección de Metrología del Instituto Nacional de Calidad (INACAL) ha 
adoptado la Recomendación Internacional OIML R 145 -3: 20 15 Ophthalmic 
instruments -Impression and applanation tonometers . Part 3: Test report format 
obteniendo el Proyecto de Norma Metrológica Peruana PNMP 02X-3:202X 
Instrumentos Oftálmicos - Tonómetros de impresión y aplanamiento .  Parte 3: Formato 
de informe de pruebas.  
A.2 La presente Norma Metrológica Peruana ha sido elaborado mediante un 
“Sistema de Adopción ” de elaboración de Normas Metrológicas Peruanas, de acuerdo a 
lo establecido en el literal “A)” del artículo 9 del “Procedimiento de Elaboración y 
Aprobación de Normas M etrológicas Peruanas” - 1ra edición, aprobado mediante 
resolución N° 002 -2012/SNM -INDECOPI y publicado el 17 de mayo de 2012.  
A.3 La presente Norma Metrológica Peruana presenta cambios editoriales y 
estructurales de acuerdo a las Guías Peruanas GP 001:201 6 y GP 002:2016 . 
 
 
 
 
 
 
---oooOooo --- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
iv  
PROYECTO DE NORMA   PNMP 02X-3 
METROLÓGICA PERUANA   1-16 
 INSTRUMENTOS OFTÁLMICOS – 
TONÓMETROS DE IMPRESIÓN Y 
APLANAMIENTO  
Parte 3: Formato de informe de pruebas  
 
1. Tonómetros de Impresión  
Las referencias a los requisitos  del PNMP 02X -1:202X  se darán entre corchetes.  
El tonómetro de impresión diseñado por Hjalmar Schiøtz, mide la hendidura de la 
córnea por un vástago móvi l de masa y dimensiones definidas . 
1.1 Nombre y dirección del laboratorio de pruebas (laboratorios ) 
 
 
 
 
1.2 Referencia a esta recomendación  
Cuand o se haga referencia a tod o el proyecto de Norma Metrológica Peruana :             
PNMP 0 2X:202X  
Cuando se haga referencia a los requisitos metrológicos y técnicos: PNMP 02X -1:202X  
Cuando se haga referencia a los procedi mientos de pruebas: PNMP 0 2X-2:202X  
Cuando se haga referencia al formato de informe de pruebas: PNMP 0 2X-3:202X  
  
PROYECTO DE NORMA   PNMP 02X-3 
METROLÓGICA PERUANA   2-16 
 1.3 Identificación del tipo al que aplica el informe de pruebas  
Como ejemplo: nombre común y comercial , modelo y una breve descripción, 
incluyendo diseños, diagramas e inscripciones, y específicamente lo siguiente:  
Tipo de tonómetro y características  
Tonómetro de Impresión  :  mecánico [     ]  electro -mecánico [     ] 
Rango de medición  
PIO  :  desde ____ __ mmHg   hasta ____ mmHg  
Escala   :  desde ______divisiones de escala hasta ______ divisiones de escala  
1.4 Identificación de las muestras examinadas (ej. número de serie)  
 
 
 
 
1.5 Nombre y dirección del fabricante  
 
 
 
 
1.6 Nombre y dirección del solicitante (si es distinto al fabricante)  
 
 
 
  
PROYECTO DE NORMA   PNMP 02X-3 
METROLÓGICA PERUANA   3-16 
  
1.7 Fechas del periodo de prueba  
Inicio: 
____________________________________________________________  
 
Fin: 
_____________________________________________________________  
 
1.8 Ubicación o nombre del laboratorio donde se realizaron las p ruebas 
(si es distinta a la dirección proporcionada en 1.1)  
 
 
 
 
 
1.9 Información e identificación  
1.9.1 Lista de documentos enviados para su evaluació n 
 
Aprobado [     ]    Desaprobado [     ] 
 
 
1.9.2 Manual de operación  
 
Instrucciones claras y completas:  Aprobado [     ]  Desaprobado [     ] 
 
Conformidad con los requisitos:   Aprobado [     ]    Desaprobado [     ] 
 
 
 
  
PROYECTO DE NORMA   PNMP 02X-3 
METROLÓGICA PERUANA   4-16 
 1.10 Resumen de pruebas realizadas de acuerdo con esta recomendación  
1.10.1  Pruebas generales  
 
Prueba para encontrar defectos o daños visibles:    Aprobado [     ]  Desaprobado [     ] 
 
Unidades de medida ( PNMP 02X -1:202X , 5):   Aprobado [     ]   Desaprobado [     ] 
 
Comentarios:  
 
 
 
 
 
1.10.2  Masa del tonómetro y masas adicionales ( PNMP 02X -1:202X , 6.5.1)  
1.10.2.1. Masa del tonómetro sin el mango:   1,65 g  0,5 g 
Aprobado [     ]   Desaprobado [     ] 
1.10.2.2. Masa adicional con inscripción 7.5:   2,00 g  0,02 g  
Aprobado [     ]   Desaprobado [     ] 
1.10.2.3. Masa adicional con inscripción 10.0:   4,50 g  0,02 g 
Aprobado [     ]   Desaprobado [     ] 
1.10.2.4. Masa adicional c on inscripción 15.0:   9,50 g  0,02 g 
Aprobado [     ]   Desaprobado [     ] 
1.10.3  Masa efectiva ( PNMP 02X -1:202X , 6.5.2)  
1.10.3.1. División de escala 5 para la masa efectiva 5,50 g  0,15 g  
Aprobado [     ]   Desaprobado [     ] 
1.10.3.2. División de escala 10 par a la masa efectiva 5 ,50 g  0,20 g 
Aprobado [     ]   Desaprobado [     ] 
 
 
 
  
PROYECTO DE NORMA   PNMP 02X-3 
METROLÓGICA PERUANA   5-16 
 1.10.4  Fricción entre el vástago móvi l y la manga del vástago móvi l (PNMP 02X -
1:202X , 6.5.3 ) 
 
Requisito:  PNMP 02X -
1:202X , 6.5.3  La fricción entre el vástago móvi l y la 
marca del vástago móvi l no debe 
interferir de manera 
significativamente con el resultado de 
la medida . 
Procedimiento de 
prueba:  PNMP 02X -
2:202X , 5  
Aprobado [     ]   Desaprobado [     ] 
 
1.10.5  Superficie ( PNMP 02X -1:202X , 6.5.4)  
 
Requisitos  PNMP 02X -
1:202X , 6.5.4  Las super ficies  frontales de contacto de 
la plataforma  y el vástago móvi l deben 
ser lisas al tacto, y, al ser examinadas 
por visión corregida sin aumento bajo 
iluminación directa, deben estar libres 
de imperfecciones en la superficie que 
puedan dañar el ojo. El borde ext erno 
de la plataforma  y el borde interno de la 
hendidura o agujero escariado debe ser 
redondeado.  
Procedimiento de 
prueba  Inspección visual   
Aprobado [     ]   Desaprobado [     ] 
 
1.10.6  Dimensiones de la plataforma y el vástago móvi l (6.5.5)  
Dimensiones de la plataforma ( Tabla 1) 
1.10.6.1. Diámetro, d1:     10,1 mm  0,2 mm  
Aprobado [     ]   Desaprobado [     ] 
1.10.6.2. Radio de la curvatura de la superficie esférica frontal, r1: 
15,00 mm  0,25 mm  
Aprobado [     ]   Desaprobado [     ] 
1.10.6.3. Diámetro externo de la superficie esférica frontal, d2: 9,00 + 0,1 
            Radio mínimo de la curvatura del borde externo, r3: 0,2 mm  
Aprobado [     ]   Desaprobado [     ]  
PROYECTO DE NORMA   PNMP 02X-3 
METROLÓGICA PERUANA   6-16 
 1.10.6.4.  ya sea a): Diámetro, d4, de la hendidura o agujero escariado en la 
superficie frontal hasta una altura, h1:   3,30 – 0,1 mm 
Radio mínimo de la curvatura del borde interno, r2:  0,2 mm 
Aprobado [     ]   Desaprobado [     ] 
 
ó b): Diámetro del agujero escariado en la transición entre la curvatura de 
la plataforma y la curvatura del borde de la hendidura o agujero 
escariado (área central), d3: 3,700-0,1mm 
Aprobado [     ]   Desaprobado [     ] 
1.10.6.5.  Altura mínima de la hendidura o agujero escariado en  la superficie de 
contacto frontal, h1:  1,5mm  
Aprobado [     ]   Desaprobado [     ] 
Dimensiones del vástago móvil  (Tabla 2) 
1.10.6.6.  Diámetro mínimo, d4, en la superficie de contacto frontal hasta la a ltura, 
h1, de 1 ,5 mm:    3,00 mm  0,03 mm  
Aprobado [     ]   Desaprobado [     ] 
1.10.6.7.  Altura mínima, h2, en la superficie de contacto frontal con el diámetro, 
d5:      1,5 mm  
Aprobado [     ]   Desaprobado [     ]  
1.10.6.8.  Radio de la curvatura de la superficie de contacto frontal esférica,                   
r4:      15,00 mm  0,75 mm  
Aprobado [     ]   Desaprobado [     ] 
1.10.6.9.  Radio de la curvatura del borde, r5: 0,25 mm  0,03 mm  
Aprobado [     ]   Desaprobado [     ] 
  
PROYECTO DE NORMA   PNMP 02X-3 
METROLÓGICA PERUANA   7-16 
 1.10.6.10.  Extensión máxima del vástago móvil  por debajo de la plataforma 
esférica:     3,0 mm  
Aprobado [     ]   Desaprobado [     ] 
Manga del vástago móvil  y dimensiones del vástago móvil  (Tabla 3) 
1.10.6.11  Diferencia máxima, d7 – d6 [d7: diámetro en la plataforma de la manga  
del vástago móvil , d6: diámetro del vástago móvil ]: 0,05 mm  
Aprobado [     ]   Desaprobado [     ] 
1.10.7. Vástago móvi l (PNMP 02X -1:202X , 6.5.6)  
Requisito:  PNMP 02X -
1:202X , 6.5.6  Para los tonómetros de impresión 
diseñados de acuerdo a Schiøtz, en 
algún momento entre las indicaciones 
de la escala 5 y 10, el eje del vástago 
móvi l y la superficie inferior de la 
palanca deben formar un ángulo recto 
en el punto de contacto . 
Procedimien to de 
prueba:  Inspección visual   
Aprobado [     ]   Desaprobado [     ] 
  
1.10.8. Escala ( PNMP 02X -1:202X , 6.5.7)  
 
1.10.8.1.  
Requisito:  PNMP 02X -
1:202X , 6.5.7  La escala debe colocarse en forma 
paralela o inclinada  hacia el eje del 
vástago móvi l. 
Procedimiento de prueba  Inspección visual   
Aprobado [     ]   Desaprobado [     ] 
 
1.10.8.2.  
Requisito:  PNMP 02X -1:202X , 
6.5.7  La escala debe estar divida en por lo 
menos 15 divisiones de escala iguales 
(por ejemplo de -1 a 15 o de 0 a 15). La 
escala sólo debe mostrar números 
enteros.  
Procedimi ento de 
prueba  Inspección visual   
Aprobado [     ]   Desaprobado [     ] 
 
  
PROYECTO DE NORMA   PNMP 02X-3 
METROLÓGICA PERUANA   8-16 
 1.10.9. Divisiones de la escala  
 
1.10.9.1.  
Requisito:  PNMP 02X -1:202X , 
6.5.7  La distancia entre dos líneas adyacentes 
debe ser igual a un desplazamiento del 
vástago móvi l de 0,05 mm . Los errores 
máximos permisibles para diferentes 
desplazamientos se dan en el                 
PNMP 02X -1:202X , Tabla  4. 
Procedimiento de 
prueba  PNMP 02X-2:202X , 8  
 
Desplazamiento del vástago móvil  y sus errores máximos permisibles ( Tabla 4) 
 
 División de escala de 0 a 5:    0,25 mm  0,01 mm  
Aprobado [     ]   Desaprobado [     ] 
 División de escala de 0 a 10:    0,50 mm  0,02 mm 
Aprobado [     ]   Desaprobado [     ] 
 División de escala de 0 a 15:    0,75 mm  0,03 mm 
Aprobado [     ]   Desaprobado [     ] 
 División de escala de 0 a 18:    0,90 mm  0,05 mm  
Aprobado [     ]   Desaprobado [     ] 
 División de escala de -1 a 15:    0,8 mm  0,03 mm  
Aprobado [    ]   Desaprobado [     ] 
1.10.9.2  
Requisito:  PNMP 02X -
1:202X , 6.5.7  Las divisiones marcadas en la escala 
consistirán en líneas rectas, de igual ancho, 
colocadas en el eje del puntero. Ninguna línea 
tendrá un ancho mayor que  ¼ de la distancia 
entre dos líneas, n i más anchas que  0,25 mm  . 
Procedimiento de 
prueba  Inspección visual   
 Aprobado [    ]   Desaprobado [     ] 
 
 
  
PROYECTO DE NORMA   PNMP 02X-3 
METROLÓGICA PERUANA   9-16 
 1.10.10. Puntero ( PNMP 02X -1:202X , 6.5.8)  
 
Requisitos  PNMP 02X -1:202X , 
6.5.8  El puntero no será más ancho  que la línea 
de escala de menor ancho. Si el puntero 
se mueve sobre la escala, deberá 
superponerse a las líneas más cortas en 
por lo menos un tercio de su longitud. La 
punta no se extenderá más allá de las 
líneas de la escala. El puntero no deberá 
tocar e l plano de la escala.  
Procedimiento de 
prueba  Inspección visual  
PNMP 02X -2:202X , 9   
Aprobado [     ]   Desaprobado [     ] 
 
1.10.11. Posición de uso del tonómetro ( PNMP 02X -1:202X , 6.5.9)  
 
Requisito:  PNMP 02X -
1:202X , 6.5.9  Cuando el tonómetro sujeta en posición 
operativa por el mango, su eje estará en 
posición vertical  de manera que la fricción, 
que puede afectar de manera adversa la 
medida, sea minimizada.  
Procedimiento de 
prueba  Inspección visual   
Aprobado [     ]   Desaprobado [     ] 
 
1.10.12. Bloque  de pruebas ( PNMP 02X -1:202X , 6.5.10)  
 
Requisitos:  PNMP 02X -
1:202X , 6.5.10  Cada tonómetro tendrá un bloque de 
pruebas cuyo radio de curvatura sea       
16,00 mm ± 0,05 mm para probar que la 
indicación sea 0.0 ± 0.2 en la escala cuando 
el tonómetro sea colocado en el bloque de 
pruebas.  
Procedimiento de 
prueba  Inspección visual   
Aprobado [     ]   Desaprobado [     ] 
 
2. Tonómetros de aplanamiento  
Las r eferencias a los requisitos del PNMP 0 2X:202X  se indicarán entre corchetes.  
El tonómetro de aplanamiento mi de la fuerza necesaria para aplanar la córnea sobre un 
diámetro determinado usando el lado de contacto plano de un cuerpo de presión. La 
medida de la fuerza se da en una escala.   
PROYECTO DE NORMA   PNMP 02X-3 
METROLÓGICA PERUANA   10-16 
 2.1 Nombre y dirección del laboratorio de pruebas (laboratorios ) 
 
 
 
2.2 Referencia a esta recomendación  
Cuando se haga referencia a todo el proyecto de Norma Metrológica Peruana:             
PNMP 0 2X:202X  
Cuando se haga referencia a los requisitos metrológicos y técnicos: PNMP 02X -1:202X  
Cuando se haga referencia a los procedimientos de pr uebas: PNMP 02X -2:202X  
Cuando se haga referencia al formato de informe de pruebas: PNMP 0 2X-3:202X  
2.3 Identificación del tipo al que aplica el informe de pruebas  
Como ejemplo: nombre común y comercial , modelo y una breve descripción, 
incluyendo diseños, diagr amas, e inscripciones y específicamente lo siguiente : 
Tipo de tonómetro y características  
Tonómetro de aplanamiento: cuerpo de presión / diámetro: _____________  
Rango de medición  
PIO :  desde ______ mmHg   hasta ______ mmHg  
Escala  :   desde ______divisiones de escala hasta ______ divisiones de escala  
 
 
  
PROYECTO DE NORMA   PNMP 02X-3 
METROLÓGICA PERUANA   11-16 
 2.4 Identificación de las muestras probadas (ej. número de serie )  
 
 
 
2.5 Nombre y dirección del fabricante  
 
 
 
 
2.6 Nombre y dirección del solicitante (si es distinto al fabricante ) 
 
 
 
 
2.7 Fechas del periodo  de prueba  
Inicio: 
____________________________________________________________  
Fin: 
_____________________________________________________________  
2.8 Ubicación o nombre del laboratorio donde se realizaron las pruebas 
(si es distinta a la dirección proporcionada en 2.1)  
 
  
PROYECTO DE NORMA   PNMP 02X-3 
METROLÓGICA PERUANA   12-16 
 2.9 Información e identificación  
2.9.1 Lista de documentos enviados para su evaluación  
Aprobado [    ]    Desaprobado [    ]  
2.9.2 Manual de operación  
 
Instrucciones claras y completas:  Aprobado [     ]  Desaprobado [     ] 
 
Conformidad con los requisitos:  Aprobado [     ]    Desaprobado [     ] 
 
 
2.10 Resumen de pruebas realizadas de acuerdo con esta recomendación  
2.10.1  Pruebas generales  
 
Prueba para encontrar defectos o daños visibles:    Aprobado [     ]  Desaprobado [     ] 
 
Unidades de  medida ( PNMP 02X -1:202X , 5):          Aprobado [     ]   Desaprobado 
[    ] 
 
Comentarios:  
 
 
 
 
 
2.10.2  Diámetro del círculo de aplanamiento ( PNMP 02X -1:202X , 6.6.1)  
 
Requisito:  PNMP 02X -
1:202X , 6.6.1  El diámetro del círculo de 
aplanamiento será 3 ,06  0,02 mm  
Procedimiento de 
prueba:  PNMP 02X -
2:202X , 10  
 
Cuerpo de presión no. 1:   Aprobado [     ]   Desaprobado [     ] 
 
Cuerpo de presión no. 2:   Aprobado [     ]   Desaprobado [     ] 
 
 
 
 
 
  
PROYECTO DE NORMA   PNMP 02X-3 
METROLÓGICA PERUANA   13-16 
  
2.10.3  Superficie del cuerpo de presión ( PNMP 02X -1:202X , 6.6.2)  
 
Requisito:  PNMP 02X -1:202X , 
6.6.2  La superficie frontal de contacto del 
cuerpo de presión será lisa al tacto, y, 
al ser examinado por  visión corregida 
sin aumento bajo iluminación directa, 
debe estar libre de imperfecciones en 
su superficie que puedan dañar al ojo.  
Procedimiento de 
prueba  Inspección visual   
Aprobado [    ]   Desaprobado [    ]  
 
2.10.4  Diámetro del cuerpo de presión ( PNMP 02X -1:202X , 6.6.3)  
 
Requisito:  PNMP 02X -1:202X , 
6.6.3  El cuerpo de presión tendr á un 
diámetro de por lo menos 6, 0 mm en 
el área que entra en contacto con la 
córnea.  
Procedimiento de 
prueba:  PNMP 02X -2:202X , 
11  
Aprobado [     ]   Desaprobado [     ] 
 
2.10.5  Fuerza de medición ( PNMP 02X -1:202X , 6.6.4)  
 
Requisito:  PNMP 02X -1:202X , 
6.6.4  La fuerza de medición debe ser 
ajustable continuamente a un rango 
mínimo de 0 ,0 mN a 49 ,0 mN, sin el 
uso de masas auxiliares. El valor 
medido de la fuerza debe ser 
claramente legible.  
Procedimiento de 
prueba  Inspección visual   
 
Aprobado [     ]   Desaprobado [     ] 
 
Posición del brazo de medida con relación a su movimiento libre en equilibrio de fuerzas:
      Media:  
Aprobado [     ]   Desaprobado [     ] 
2.10.6  Exactitud de la fuerza de medición ( PNMP 02X -1:202X , 6.6.5)  
 
Requisito:  PNMP 02X -1:202X , 
6.6.5  El error máximo permi tido de la 
fuerza sobre el rango de medida será 
1,5% del valor nominal, o 0,49 mN, 
la que resulte mayor.  
Procedimiento de 
prueba:  PNMP 02X -2:202X , 
12   
PROYECTO DE NORMA   PNMP 02X-3 
METROLÓGICA PERUANA   14-16 
  
 
Fuerza nominal  
(mN)  Fuerza de medición, 
pasos aumentados  
(mN)  Fuerza de medición, 
pasos disminuidos  
(mN)  Diferencia 
(disminuyendo -
aumentando)  
(mN)  
9,81  0,49    
19,61  0,49    
29,42  0,49    
39,23  0,59    
49,03  0,74    
58,84  0,88*    
68,65  1,03*    
78,45  1,18*    
* Fuerzas nominales que se usarán si el rango excede los 49 mN  
Aprobado [     ]   Desaprobado [     ] 
 
2.10.7  Efecto de histéresis ( PNMP 02X -1:202X , 6.6.6)  
 
Requisito:  PNMP 02X -1:202X , 
6.6.6  El efecto de la histéresis para la fuerza de 
medición no excederá los 0 ,29 mN   
Procedimiento de 
prueba:  PNMP 02X -2:202X , 
12  
Aprobado [     ]   Desaprobado [     ] 
 
2.10.8  Escala ( PNMP 02X -1:202X , 6.6.7)  
 
2.10.8.1  
 
Requisito:  PNMP 02X -1:202X , 
6.6.7  Las líneas se usarán como graduaciones 
en la escala de medida. Las líneas deben 
ser rectas, de igual ancho, y deben estar 
gravadas o marcadas permanentemente. 
Ninguna línea tendrá un ancho mayor a ¼ 
de la distancia entre dos líneas.  
Procedimiento de 
prueba:  Inspección visual   
Aprobado [     ]   Desaprobado [     ] 
 
2.10.8.2  
 
Requisito:  PNMP 02X -1:202X , 
6.6.7  Una marca de escala representará ya sea 
0.1 o 0.2 divisiones de escala. Las 
graduaciones de escala en 0, 1, 2, 3, etc. 
se enumerarán con un valor en números 
enteros. La escala debe dividirse 
linealmente. El factor de conversión entre 
el valor de escala y l a fuerza en mN será 
9,81. 
Procedimiento de 
prueba:  Inspección visual    
PROYECTO DE NORMA   PNMP 02X-3 
METROLÓGICA PERUANA   15-16 
 Aprobado [     ]   Desaprobado [     ] 
2.10.8.3  
 
Requisito:  PNMP 02X -
1:202X , 6.6.7  Cada quinta marca en la escala, será 
más larga. El ancho de la marca de 
referencia no será mayor que el  ancho 
de las líneas de graduación en la 
escala de medición.  
Procedimiento de 
prueba:  Inspección visual   
Aprobado [     ]   Desaprobado [     ] 
 
2.10.9  Fuerza mecánica ( PNMP 02X -1:202X , 6.6.8)  
 
2.10.9.1  
Requisito:  PNMP 02X -1:202X , 
6.6.8  
 
PNMP 02X -1:202X , 
6.6.5 &  
 
PNMP 02X -1:202X , 
6.6.6 que deberán 
cumplirse después de 
las caídas  Los tonómetros de aplanamiento que 
se sujetan con la mano operarán 
correctamente luego de una caída libre 
desde una altura de 1  m sobre un 
tablero de madera de ancho 50 mm  
5 mm (madera  600 kg/m3) tendida 
en una base de concreto o de similar 
rigidez. Este requisito se aplicará a 
una caída desde una posición inicial 
en cualquiera de los tres ejes de 
orientación.  
Procedimiento de 
prueba:  PNMP 02X -
2:202X ,12  
Aprobado [     ]   Desaprobado [    ] 
 
2.10.9.2  
 
Requisito:  PNMP 02X -1:202X , 
6.6.8  
 
PNMP 02X -1:202X , 
6.6.5 &  
 
PNMP 02X -1:202X , 
6.6.6 que deberán 
cumplirse después 
de las caídas  Todos los demás tonómetros de 
aplanamiento operarán correctamente 
luego de una caída libre de 5 cm sobre un 
tablero de madera de  ancho 50 mm  5 
mm (madera  600 kg/m3) tendida en 
una base de concreto o de similar rigidez. 
Este requisito se aplicará a una  caída 
desde una posición inicial en cualquiera 
de los tres ejes de orientación.  
Procedimiento 
de prueba:  PNMP 02X -2:202X , 
12  
Aprobado [     ]   Desaprobado [     ] 
 
 
  
PROYECTO DE NORMA   PNMP 02X-3 
METROLÓGICA PERUANA   16-16 
  
 
3. Detalles del informe de pruebas  
Fecha del informe de pruebas: 
______________________________________________________  
Número del informe de pruebas: 
_____________________________________________________  
Firma de la(s) persona(s) responsables de la prueba: 
_____________________________________________________