Český metrologický institut  
Okružní 31, 638 00  Brno  
 
  
 VyĜizuje: Mgr. Tomáš Hendrych 
 Telefon: 545 555 414 
 
 
V E ě E J N Á   V Y H L Á Š K A 
 
Český metrologický institut (dále jen „ČMI“), jako orgán vČcnČ a  místnČ pĜíslušný ve vČci stanovování 
metrologických a technických požadavkĤ na stanovené mČĜidlo a stano vování zkoušek pĜi schvalování 
typu a pĜi ovČĜování stanoveného mČĜidla dle § 14 odst. 1 zákona  č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znČní 
pozdČjších pĜedpisĤ (dále jen „zákona o metrologii“), a dle ustano vení § 172 a následujících zákona č. 
500/2004 Sb., správní Ĝád, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ (dále je n „Sprě“), zahájil z moci úĜední dne 
2. 2. 2017 správní Ĝízení dle § 46 Sprě, a na základČ podkladĤ vydává toto: 
 
I. 
O P A T ě E N Í   O B E C N É   P O V A H Y 
číslo: 0111-OOP-C068-17 
kterým se stanovují metrologické a technické požadavky na stanoven á mČĜidla, včetnČ metod 
zkoušení pro ovČĜování stanovených mČĜidel: 
 „vibrační pĜevodníky relativní hustoty plynĤ prĤtočného typu“ 
 
Tento pĜedpis stanovuje metrologické a technické požadavky pro vibra ční pĜevodníky relativní hustoty 
plynĤ prĤtočného typu s analogovým anebo digitálním výstupním signálem  používané jako členy 
mČĜidel nebo mČĜicích systémĤ protečeného množství tekutin.  
1 Základní pojmy 
Pro účely tohoto opatĜení obecné povahy platí termíny a definic e podle VIM a VIML1 a následující 
termíny a definice:  
1.1  
relativní hustota plynu, hutnota  
podíl hustoty plynu a hustoty suchého vzduchu za stejné teploty a tl aku 
                                                      
1  TNI 01 0115 Mezinárodní metrologický slovník – Základní a všeobe cné pojmy a pĜidružené termíny (VIM)  
a Mezinárodní slovník termínĤ v legální metrologii (VIML) jsou součástí sborníku technické harmonizace 
„Terminologie v oblasti metrologie“ veĜejnČ dostupného na www.unm z.cz OpatĜení obecné povahy č. 0111-OOP-C068-17 
2 
 1.2  
vibrační pĜevodník relativní hustoty plynĤ prĤtočného typu; mČĜi cí pĜevodník relativní 
hustoty; pĜevodník; hutnomČr; gravitometr  
člen mČĜidla nebo mČĜicího systému pĜevádČjící vstupní signál  o mČĜené relativní hustotČ plynu ze 
snímače relativní hustoty na výstupní signál, který má stanove ný vztah k hodnotČ mČĜené relativní 
hustoty  
Pro účely tohoto pĜedpisu je vibrační pĜevodník relativní hustoty pl ynĤ prĤtočného typu považován za 
prĤtočný vibrační hustomČr jako člen mČĜidel nebo mČĜicích systémĤ proteče ného množství tekutin. 
2  Metrologické požadavky 
PĜi ovČĜování se na mČĜicí pĜevodníky relativní hustoty uplatĖuj í metrologické požadavky, které byly 
rozhodné pro jejich uvedení na trh.  
2.1  Referenční podmínky 
Referenční podmínky prostĜedí jsou definovány ve vazbČ na zamýšlené použití mČĜicích pĜevodníkĤ 
relativní hustoty. 
2.2  Stanovené pracovní podmínky  
Pracovní podmínky určí výrobce ve vazbČ na zamýšlené použití mČĜicíc h pĜevodníkĤ relativní hustoty. 
MČĜicí rozpČtí pĜevodníku relativní hustoty musí odpovídat potĜebám pĜíslušné mČĜicí aplikace.  
Musí být splnČny všechny relevantní podmínky použitelnosti mČĜi cího pĜevodníku relativní hustoty ve 
vztahu k druhu aplikace.  
2.3  NejvČtší dovolená chyba 
NejvČtší dovolenou chybu indikace mČĜicího pĜevodníku relativní hus toty stanoví výrobce podle 
pĜedpokládaného použití. V každém zkušebním bodČ musí být splnČna po dmínka: 
dov  (1) 
kde:   .........  je zjištČná chyba mČĜení, 
 dov  .....  nejvČtší dovolená chyba mČĜicího pĜevodníku relativní hus toty. 
2.3.1  NejvČtší dovolená chyba za referenčních podmínek 
NejvČtší dovolená chyba indikace mČĜicího pĜevodníku relativní hustoty je absolutní hodnota chyby 
vyjádĜená v procentech rozpČtí výstupního signálu nebo v procentech hodnot y mČĜené veličiny.  
Je vyjádĜena tĜídou pĜesnosti mČĜicího pĜevodníku relativní hus toty, která pro účely schvalování typu  
a ovČĜování tvoĜí následující Ĝadu tĜíd pĜesnosti:  
 0,1; 0,2; 0,5. 
Na základČ rozhodnutí o schválení typu mČĜidla mĤže být zvolena i jiná forma specifikace pĜesnosti 
mČĜicího pĜevodníku relativní hustoty. 
2.3.2  NejvČtší dovolená chyba za pracovních podmínek 
NejvČtší dovolenou chybu indikace mČĜicího pĜevodníku relativní hustoty za pracovních podmínek 
stanoví výrobce mČĜidla s ohledem na jeho pĜedpokládané použití. Uvažuje se  maximálnČ dvojnásobek 
nejvČtší dovolené chyby mČĜicího pĜevodníku relativní hustoty za refe renčních podmínek. OpatĜení obecné povahy č. 0111-OOP-C068-17 
3 
 2.3.3  NejvČtší dovolená chyba v dobČ používání 
Není-li jiným závazným pĜedpisem stanoveno jinak, uvažuje se dvoj násobek hodnoty nejvČtší dovolené 
chyby za referenčních podmínek dle certifikátu o schválení typu mČ Ĝidla. 
3 Technické požadavky 
Na mČĜicí pĜevodníky relativní hustoty se pĜi ovČĜování uplatĖu jí technické požadavky, které byly 
rozhodné pro jejich uvedení na trh. 
3.1  Konstrukce mČĜidla 
MČĜicí pĜevodník relativní hustoty pĜedstavuje obecnČ funkční ce lek skládající se ze snímače relativní 
hustoty a modulu, který výstupní signál ze snímače dále upravuj e a zesiluje. Tento modul mĤže 
zahrnovat i prostĜedky pro nastavení nulové hodnoty výstupního signál u a mČĜicího rozpČtí. Snímač a 
uvedený modul jsou zabudovány do pouzdra mČĜicího pĜevodníku relati vní hustoty. Součástí 
pĜevodníku je tlakový konektor (tlakové konektory) pro pĜipojení k tlakovému systému a konektor 
(konektory) pro elektrické pĜipojení. 
Konstrukční provedení mČĜicího pĜevodníku relativní hustoty mus í zohledĖovat provozní podmínky 
pĜedpokládaných aplikací. 
3.2  ZajištČní proti neautorizovanému zásahu 
3.2.1  ZajištČní nastavovacích prvkĤ 
Konstrukce a provedení mČĜicího pĜevodníku relativní hustoty musí um ožĖovat zajištČní nastavovacích 
prvkĤ proti neoprávnČnému zásahu. 
3.2.2  Rozhraní vnČjšího systému 
U mČĜicích pĜevodníkĤ relativní hustoty vybavených rozhraním vnČj šího systému, které umožĖuje 
paralelní nebo sériovou komunikaci s vnČjším systémem sbČru dat,  systémem Ĝízení nebo ručním 
terminálem, musí být možné zajištČní zmČny parametrĤ mČĜicíc h pĜevodníkĤ relativní hustoty proti 
neoprávnČnému zásahu pomocí této komunikace. 
ZpĤsob zajištČní proti neoprávnČnému zásahu a umístČní úĜedních značek se uvedou v certifikátu 
o schválení typu mČĜidla. 
3.2.3  Elektromagnetická kompatibilita 
MČĜicí pĜevodníky relativní hustoty nesmí být ovlivnČny elektri ckým ani elektromagnetickým rušením, 
nebo na nČ musí reagovat definovaným zpĤsobem (napĜíklad ohlášením chy by, zablokováním mČĜení). 
Nesmí ani vyzaĜovat nežádoucí elektromagnetické pole. 
PĜi zkouškách elektromagnetické kompatibility musí mČĜidlo vyka zovat normální funkci v mezích 
nejvČtší dovolené chyby podle článku 2.3, nebo pĜi jejím pĜekr očení musí mČĜidlo reagovat definovaným 
zpĤsobem. 
4 Značení mČĜidla 
4.1  ObecnČ 
Veškeré nápisy a značky musí být za bČžných podmínek snadno vidit elné, čitelné, nesmazatelné a musí 
být zdrojem informací potĜebných pro bezchybnou implementaci m ČĜicího pĜevodníku relativní hustoty 
do mČĜicího systému ve vazbČ na jeho ostatní členy. 
Povoluje se používat mezinárodnČ uznávané označení a zkratky. OpatĜení obecné povahy č. 0111-OOP-C068-17 
4 
 4.2  Povinné nápisy 
PĜevodníky relativní hustoty musí mít tyto povinné nápisy: 
a)  název nebo označení výrobce; 
b) typ mČĜicího pĜevodníku relativní hustoty; 
c)  výrobní číslo; 
d)  nastavený mČĜicí rozsah, respektive mČĜicí rozpČtí; 
e)  výstupní elektrický signál (včetnČ mČĜicích jednotek) aneb o druh komunikačního protokolu 
(relevantní informace vztahující se k ovČĜení mČĜidla); 
f)  napájecí napČtí; 
g)  značka schválení typu; 
h)  tĜída pĜesnosti; 
i)  vztah a parametry závislosti mČĜené relativní hustoty na  hodnotČ výstupního signálu. 
V pĜípadČ, že mČĜicí pĜevodník relativní hustoty umožĖuje použití ví ce druhĤ výstupních signálĤ, musí 
být na pouzdĜe pĜevodníku jednoznačnČ vyznačeno, který výstupní signál je  v aplikaci použit, respektive 
který výstupní signál byl pĜedmČtem ovČĜení. Neobsahuje-li mČĜi dlo uvedené označení, je možné 
používat libovolný z uvedených výstupních signálĤ; všechny uvedené signály podléhají ovČĜení podle 
tohoto dokumentu. 
4.3  Označení úĜedními značkami 
Musí být zajištČna vhodná místa pro umístČní značky schválení  typu a úĜední značky (úĜedních značek) 
ovČĜení. 
U mČĜidel konstrukčnČ vybavených justážními prvky nebo prostĜedky um ožĖujícími zmČnu 
metrologických parametrĤ mČĜidla musí být účinným zpĤsobem proved eno zabezpečení pĜístupu 
k tČmto prvkĤm. 
Musí být umožnČno zabezpečení mČĜicího pĜevodníku relativní hus toty proti jeho neoprávnČné 
demontáži či výmČnČ. 
5 Schvalování typu mČĜidla 
Proces schvalování typu mČĜicího pĜevodníku relativní hustoty zahrnuje následující zkoušky a činnosti: 
a)  vnČjší prohlídku; 
b)  základní funkční zkoušku: 
 zkoušku pĜesnosti a opakovatelnosti mČĜení; 
c)  zkoušky odolnosti proti rušivým vlivĤm ovlivĖujících veličin: 
  zkoušku odolnosti proti mezním teplotám okolního prostĜedí; 
  zkoušku vlivu vlhkosti okolního prostĜedí; 
  zkoušku odolnosti proti vibracím; 
  zkoušku vlivu montážní polohy; 
  zkoušku stálosti mČĜidla; 
d)  pĜídavné zkoušky pro mČĜidla s elektrickým napájením: 
 zkoušku odolnosti proti zmČnám napájecího napČtí a kmitočtu; 
 zkoušku elektromagnetické kompatibility (EMC). OpatĜení obecné povahy č. 0111-OOP-C068-17 
5 
 S ohledem na zamýšlené použití mČĜicího pĜevodníku relativní hus toty je možné mimo výše uvedených 
zkoušek provádČt i další zkoušky, nebo naopak lze nČkteré zkouš ky v opodstatnČných pĜípadech 
redukovat nebo zcela vynechat.  
5.1  VnČjší prohlídka 
PĜi vnČjší prohlídce se posuzují: 
 úplnost pĜedepsané technické dokumentace podle § 6 odst. 2 zákona o met rologii; 
  shoda metrologických a technických charakteristik specifikova ných výrobcem v dokumentaci 
s technickými a metrologickými požadavky tohoto pĜedpisu, uvedenými v  čl. 2 a 3; 
  úplnost a stav mČĜicího pĜevodníku relativní hustoty podle pĜede psané technické dokumentace. 
5.2   Podmínky zkoušek pĜi schvalování typu 
5.2.1  Podmínky okolního prostĜedí 
Podmínky okolního prostĜedí pĜi zkouškách schválení typu musí být v závis losti na zamýšleném použití 
mČĜidla udržovány v tČchto mezích:  
  teplota okolního prostĜedí: (20 ± 3) °C; 
  relativní vlhkost prostĜedí: (60 ± 15) %; 
  atmosférický tlak: (86 až 106) kPa, je-li vliv atmosférického t laku relevantní. 
V opodstatnČných pĜípadech mohou být zvoleny i jiné referenční  podmínky okolního prostĜedí.  
Zkoušky se musí provádČt pĜi specifikovaných podmínkách okolníh o prostĜedí pro jednotlivé zkoušky.  
Maximální dovolená rychlost zmČny teploty okolí bČhem ja kékoli zkoušky mĤže být až 1 °C za 10 minut, 
ale ne více než 3 °C za 1 hodinu (nebo se skutečná teplota n esmí bČhem zkoušky zmČnit o více než ±1 
°C). Relativní vlhkost okolního prostĜedí se bČhem zkoušky ne smí zmČnit o více než 10 %. 
5.2.2  Podmínky elektrického napájení   
Referenční hodnoty elektrického napájení mČĜidla stanoví výrobce. Nor mální napájecí napČtí pro mČĜicí 
pĜevodníky relativní hustoty je 24 V stejnosmČrných.  
5.2.3  Podmínky zátČže 
Zkoušený mČĜicí pĜevodník relativní hustoty musí být pĜipojen k  zátČži zpĤsobem stanoveným 
výrobcem. Obvykle používanou hodnotou zátČže pro elektricky napájené mČĜicí  pĜevodníky je 250 ȍ. 
5.2.4  Montážní poloha 
MČĜicí pĜevodník relativní hustoty musí být instalován podle pokynĤ výrobce pouze v jedné z jeho 
stanovených normálních provozních poloh s tolerancí ±3° nebo menší. 
MČĜicí pĜevodník relativní hustoty musí mít pĜi zkouškách nasazeny vše chny kryty. 
5.2.5  VnČjší vibrace 
Instalace mČĜicího pĜevodníku relativní hustoty musí vyloučit pĤsobení  vibrací z vnČjšího prostĜedí. 
5.2.6  VnČjší mechanické namáhání 
KromČ výrobcem doporučených montážních prostĜedkĤ není povoleno žádné vnČjš í mechanické 
namáhání.  OpatĜení obecné povahy č. 0111-OOP-C068-17 
6 
 5.2.7   Požadavky na zkušební zaĜízení  
K jednotlivým zkouškám schválení typu mČĜicího pĜevodníku relativní hustoty musí být použito 
vhodného a požadavkĤm zkoušky odpovídajícího vybavení. 
Ke zkoušce metrologických vlastností se používá následující vybavení: 
  zdroje referenčního plynu s daným stupnČm čistoty (metan alesp oĖ 4.5; dusík nebo argon alespoĖ 
5.0, ostatní plyny a smČsi s nejistotou relativní hustoty rovnající se nejvýše ½ nejvČtší dovolené 
chyby zkoušeného mČĜidla za referenčních podmínek); 
  pĜístrojové anebo komunikační vybavení pro mČĜení a indikaci v ýstupního signálu zkoušeného 
mČĜicího pĜevodníku relativní hustoty; 
  pĜístroje na monitorování podmínek mČĜení: teplomČr, vlhkomČr atd.;  
  pomocná mČĜicí zaĜízení: vývČvy, regulátory, prĤtokomČry, filtry a td.; 
  etalony absolutního tlaku s nejistotou mČĜení nejvýše 0,01 % mČĜené hodn oty; 
  teplomČr pro mČĜení teploty referenčního plynu s nejistotou mČĜení  nejvýše 0,1 °C; 
  softwarové prostĜedky nebo výpočetní postupy pro stanovení rela tivní hustoty referenčního plynu 
na základČ jeho složení, teploty a absolutního tlaku s nejistotou  relativní hustoty rovnou nejvýše ½ 
nejvČtší dovolené chyby zkoušeného mČĜidla za referenčních podmínek. 
Etalony použité pĜi zkoušce musí musí být platnČ metrologicky navázány. 
Softwarové prostĜedky a výpočetní postupy musí být s ohledem na účel použi tí validované. 
5.3  Základní funkční zkoušky 
5.3.1  Zkouška pĜesnosti a opakovatelnosti mČĜení  
Zkouška se provádí v nejménČ dvou zkušebních bodech pĜi konstantní t eplotČ metodou pĜímého 
porovnání s etalonovým mČĜicím systémem. Zkouška se provádí v nej ménČ tĜech opakovaných cyklech 
zahrnujících vzestupný a sestupný smČr zatČžování. 
V pĜípadČ, kdy lze pĜepínat rozsahy nebo mČnit nastavení mČĜicí ho pĜevodníku relativní hustoty, se pĜi 
zkouškách parametrĤ týkajících se pĜesnosti provádí zkoušky pĜi  nastavení rozpČtí na maximální  
a minimální hodnotu deklarovanou výrobcem a na jednu mezilehlou hodnotu. 
Rozdíly mezi hodnotami výstupního signálu získanými v rĤzných zk ušebních bodech pĜi rostoucí 
a klesající relativní hustotČ referenčního plynu a jim odpovídajícími  ideálními hodnotami se 
zaznamenají jako chyby mČĜení.  
Opakovatelnost se z namČĜených a vypočtených hodnot určí jako maximum rozdílĤ mezi všemi 
výstupními hodnotami odpovídajícími kterékoliv jednotlivé vstupní  hodnotČ, a to samostatnČ pro 
vzestupný a sestupný smČr zatČžování.  
Ve všech zkušebních bodech musí být splnČna podmínka uvedená v člá nku 2.3.1 pro referenční 
podmínky prostĜedí. 
Hodnota opakovatelnosti nesmí pĜekročit jednu polovinu nejvČtší dov olené chyby za referenčních 
podmínek uvedenou v článku 2.3.1. 
5.4  Zkoušky odolnosti proti rušivým vlivĤm ovlivĖujících veličin 
5.4.1  Zkouška odolnosti proti mezním teplotám okolního prostĜedí 
Vliv teploty okolí se musí zmČĜit v teplotním rozsahu stanovené m výrobcem nebo v mezích, které jsou 
pĜimČĜené teplotám odpovídajícím uvažovanému provoznímu umístČní mČĜi del.  
Zkouší se vždy stejné vlastnosti pĜi každé ze zvolených zkušebníc h teplot okolí, počínaje referenční 
teplotou (20 °C). Zkušební teploty se volí obecnČ po skocích 20 °C až do pĜíslušných stanovených 
mezních teplot. Doporučená tolerance pro nastavení zkušební teploty je ±2 °C, rychlost zmČny teploty OpatĜení obecné povahy č. 0111-OOP-C068-17 
7 
 okolí má být menší než 1 °C za minutu. Provádí se 2 nebo 3 te plotní cykly. PĜi každé zkušební teplotČ 
se provede zkouška podle čl. 5.3.1. 
Podmínka uvedená v článku 2.3.2 pro pracovní podmínky prostĜedí musí být splnČna v nejménČ 90 % 
zkušebních bodĤ. 
5.4.2  Zkouška vlivu vlhkosti okolního prostĜedí 
Vliv relativní vlhkosti okolního prostĜedí se zjišĢuje ve zkušeb ní komoĜe, kde je udržována hodnota 
relativní vlhkosti v rozmezí −3 % až +2 % od stanovených úrovní relativn í vlhkosti.  
MČĜidlo se musí stabilizovat pĜi referenční vlhkosti <60 % pĜi t eplotČ 40 °C ± 2 °C a následnČ se provede 
zkouška podle článku 5.3.1.  
NáslednČ se relativní vlhkost zvyšuje na hodnotu 93 % po dobu delší ne ž 3 hodiny a na této hodnotČ se 
udržuje po dobu nejménČ 48 hodin. MČĜidlo nemusí být po tuto dobu napájené.  NáslednČ se provede 
zkouška podle článku 5.3.1. 
U mČĜidla ponechaného v provozním stavu se musí relativní v lhkost snižovat po dobu delší než 3 hodiny 
na pĤvodní referenční hodnotu <60 %. MinimálnČ po 12hodinové aklimatizaci  se mČĜení musí 
zopakovat. 
Po zkoušce se provede vizuální prohlídka mČĜidla za účelem zjištČ ní pĜíznakĤ poškození jednotlivých 
součástí nebo vniknutí vlhkosti do utČsnČných krytĤ. 
Ve všech zkušebních bodech musí být splnČna podmínka uvedená v článku 2.3.2 pro pracovní podmínky 
prostĜedí. 
5.4.3  Zkouška odolnosti proti vibracím 
Zkušební podmínky uvede buć výrobce mČĜidel, nebo se stanoví s oh ledem na jejich pĜedpokládané 
prostĜedí použití. MČĜení se provede za referenčních podmínek pĜed a po vystave ní mČĜidla vibracím. 
Ve všech zkušebních bodech pĜed a po vystavení mČĜidla vibra cím musí být splnČna podmínka uvedená 
v článku 2.3.1 pro referenční podmínky prostĜedí. 
5.4.4  Zkouška pádem a pĜeklopením 
PĜed zkouškou a po zkoušce se provede mČĜení za referenčních podmínek. BČhem zkoušky mohou být 
vstupy i napájení nezapojeny. 
MČĜicí pĜevodník postavený ve své normální poloze na hladké, tvr dé a tuhé betonové nebo ocelové 
podložce se naklopí okolo jedné spodní hrany tak, aby vzdálenost  opačné hrany nad zkušební plochou 
byla 50 mm nebo 100 mm nebo tak, aby úhel mezi spodní stranou a  zkušební plochou byl 30° (podle 
toho, co je pĜísnČjší). NáslednČ se mČĜidlo nechá volnČ padnout na zkuš ební podložku. 
PĜevodník se vystaví jednomu pádu na každé ze čtyĜ spodních hran. 
Ve všech zkušebních bodech pĜed a po zkoušce musí být splnČna podmínka uved ená v článku 2.3.2. 
5.4.5  Zkouška vlivu montážní polohy 
Je-li pĜevodník citlivý na polohu, musí se zmČĜit a zaznamenat z mČna dolní meze rozsahu a rozpČtí 
vyvolaná náklony o 10° od polohy (poloh) stanovené (stanovených) výrobcem. 
Provedou se čtyĜi mČĜení pĜi naklopení provedeném ve dvou vzájemnČ  kolmých rovinách. 
V pĜípadech, kdy je vlivem konstrukce mČĜidla naklonČní o 10° pĜíliš velké, musí se použít maximální 
naklonČní stanovené výrobcem. V pĜípadČ, kdy u mČĜidla nelze pro vést korekci chyby mČĜení v 
závislosti na poloze, musí být splnČna podmínka uvedená v člán ku 2.3.1. OpatĜení obecné povahy č. 0111-OOP-C068-17 
8 
 5.4.6 Zkouška stálosti mČĜidla  
Účelem zkoušky je simulovat stárnutí mČĜidla a potvrdit, že mČĜidlo  splĖuje dané specifikace.  
Nejprve se provede zkouška podle článku 5.3.1. Poté se mČĜidlo vyst aví vlivu cyklických zmČn okolní 
teploty mezi minimální a maximální pracovní teplotou. MČĜid lo je stĜídavČ po dobu jednoho týdne 
vystaveno maximální pracovní teplotČ a následnČ po dobu je dnoho týdne minimální teplotČ. Celková 
doba trvání zkoušky jsou 4 týdny. ZmČny mezi minimální a maxi mální teplotou musí být provedeny 
v krocích po 10 °Cāh-1. Po stabilizaci za referenčních podmínek po dobu 24 hodin musí  být opČtovnČ 
provedena zkouška podle článku 5.3.1.  
Ve všech zkušebních bodech nesmí absolutní hodnota rozdílu chyby p Ĝed a po zkoušce stálosti pĜekročit 
hodnotu nejvČtší dovolené chyby za referenčních podmínek podle článk u 2.3.1. 
5.5  PĜídavné zkoušky pro mČĜicí pĜevodníky relativní hustoty s elektric kým napájením 
5.5.1  Zkoušky odolnosti proti zmČnám napájecího napČtí a kmitočtu  
Zkoušky se provádí pĜi ustálené hodnotČ výstupního signálu. Ve všech zku šebních bodech musí být 
splnČna podmínka uvedená v článku 2.3.1 pro referenční podmínky prostĜedí. 
5.5.1.1  Zkoušky odolnosti proti mezním hodnotám stĜídavého napájecího napČ tí  
Odolnost proti mezním hodnotám stĜídavého napájecího napČtí se z kouší na pĜevodníku v zapnutém 
stavu pĜi nejmenším specifikovaném napČtí, pĜi jmenovitém napČtí a pĜi nejvČtším specifikovaném 
napČtí pĜi jmenovitém kmitočtu.  
5.5.1.2  Zkoušky odolnosti proti zmČnám kmitočtu stĜídavého napájecího napČ tí 
Odolnost proti zmČnám kmitočtu stĜídavého napájecího napČtí se zkouší na pĜevodníku v zapnutém 
stavu pĜi nejmenším specifikovaném kmitočtu, pĜi jmenovitém  kmitočtu a pĜi nejvČtším specifikovaném 
kmitočtu pĜi jmenovité hodnotČ napájecího napČtí.  
5.5.1.3  Zkoušky odolnosti proti mezním hodnotám stejnosmČrného napájecího  napČtí 
Odolnost proti mezním hodnotám stejnosmČrného napájecího napČtí s e zkouší na pĜevodníku 
v zapnutém stavu pĜi mezních hodnotách napČtí Umin a Umax, kde Umin a Umax jsou mezní hodnoty 
napájecího napČtí specifikované výrobcem mČĜidla. 
5.5.2  Zkoušky elektromagnetické kompatibility 
BČhem zkoušení se sleduje výstupní signál pĜevodníku. PĜed j ednotlivými zkouškami elektromagnetické 
kompatibility musí být splnČna podmínka uvedená v článku 2.3.1 pro refer enční podmínky prostĜedí. 
Rozdíl mezi chybami zaznamenanými pĜed zkouškami a bČhem z koušek elektromagnetické 
kompatibility nesmí pĜekročit nejvČtší dovolenou chybu za referenč ních, pĜípadnČ za pracovních 
podmínek, nebo musí mČĜicí pĜevodník relativní hustoty reagovat definovaným zp Ĥsobem. 
5.5.2.1  Odolnost proti krátkodobým poklesĤm a pĜerušením napájecího napČtí  
Odolnost mČĜicího pĜevodníku proti poklesĤm napájecího napČtí se z kouší pĜi jmenovitém napájecím 
napČtí. 
Napájecí napČtí se sníží na 75 % hodnoty jmenovitého napájecíh o napČtí po dobu 5 sekund. Pro 
vyloučení pĜechodných jevĤ nemá být doba nábČhu kratší než 100 ms. 
U zaĜízení se stejnosmČrným napájením musí mít pĜerušení délk u trvání 5 ms, 20 ms, 100 ms a 500 ms. 
U zaĜízení se stĜídavým napájením začínají poklesy vždy v oka mžiku prĤchodu napČtí nulou, a to 
postupnČ pĜed kladnou i zápornou periodou. Doba pĜerušení musí mít délk u trvání 1, 5, 10 a 25 period 
stĜídavého napČtí. OpatĜení obecné povahy č. 0111-OOP-C068-17 
9 
 5.5.2.2  Odolnost proti nesymetrickým rušením šíĜeným vedením v kmitoč tovém rozsahu  
(0 až 150) kHz  
U pĜevodníkĤ s vstupními/výstupními svorkami izolovanými od zemního pot enciálu se aplikuje: 
  stĜídavé napČtí 250 V ef, síĢového kmitočtu, souhlasnČ na svorky izolovaných vstupĤ/výstupĤ. 
  stejnosmČrné napČtí 50 V, souhlasnČ na svorky izolovaných vstupĤ/výst upĤ. 
Po zkoušce musí pĜevodník normálnČ pracovat a všechny namČĜené chyby  musí ležet uvnitĜ intervalu 
mezí dovolených chyb mČĜicího pĜevodníku relativní hustoty stanovených v čl ánku 2.3.1. 
5.5.2.3  Odolnost proti symetrickým rušením  
StĜídavé napČtí o velikosti 1 V ef se aplikuje na výstupní svorky pĜevodníku pĜi ustálené hodnotČ 
výstupního signálu.  
5.5.2.4  Odolnost proti rychlým elektrickým pĜechodovým jevĤm / skupinám  impulsĤ 
Odolnost mČĜicího pĜevodníku relativní hustoty proti rychlým ele ktrickým pĜechodovým 
jevĤm / skupinám impulsĤ se zkouší na pĜevodníku v zapnutém stavu napČtí m: 
±2 kV  na svorkách pro pĜipojení stĜídavé napájecí sítČ; 
±2 kV  na svorkách pro pĜipojení stejnosmČrné napájecí sítČ; 
±1 kV  na svorkách pro pĜipojení signálových, komunikačních a Ĝídicích vede ní delších než 3 m; 
±2 kV  na svorkách pro pĜipojení signálových, komunikačních a Ĝídic ích vedení, které mohou být 
pĜímo pĜipojeny k napájecím sítím. 
Opakovací kmitočet impulsĤ je 5 kHz, perioda opakování skupin  impulsĤ je 300 ms, celková doba 
zkoušky na každém z pĜívodĤ a pĜi jedné polaritČ impulsĤ je nejmé nČ 1 minuta. 
BČhem zkoušení se sleduje výstupní signál pĜevodníku.  
5.5.2.5  Odolnost proti rázovému elektrickému impulsu 
Odolnost mČĜicího pĜevodníku relativní hustoty proti rázovému elektri ckému impulsu se zkouší na 
pĜevodníku v zapnutém stavu rázovým impulsem tr/th = 1,2/50 (8/20) µs o napČtí: 
±2 kV  nesymetricky a ±1 kV symetricky na pĜívody stĜídavé nebo stejnos mČrné napájecí sítČ, 
±1 kV  nesymetricky na pĜívody signálových, komunikačních a Ĝídi cích vedení delších než 30 m 
pĜímo nespojených s napájecí sítí, 
±2 kV  nesymetricky a ±1 kV symetricky na pĜívody signálových, ko munikačních a Ĝídicích  
vedení.  
BČhem zkoušení se sleduje výstupní signál pĜevodníku.  
5.5.2.6  Odolnost proti pomalé tlumené oscilační vlnČ 
Odolnost mČĜicího pĜevodníku relativní hustoty proti pomalé tl umené oscilační vlnČ se zkouší na 
pĜevodníku v zapnutém stavu pomalou oscilační vlnou s kmitočtem 1 MH z a 0,1 MHz, a to pĜi napČtí 
prvního vrcholu na zkušebním tvaru vlny o hodnotČ 1,0 kV pro nesymetric ký režim a 0,5 kV pro 
symetrický režim. 
5.5.2.7  Odolnost proti rušením šíĜeným vedením, indukovaným vysokofrekve nčními poli 
Odolnost mČĜicího pĜevodníku relativní hustoty proti rušením š íĜeným vedením, indukovaným 
vysokofrekvenčními poli, se zkouší na pĜevodníku v zapnutém stav u v kmitočtovém pásmu od 150 kHz 
do 80 MHz, pĜi zkušebním napČtí naprázdno 10 V. Rušení se aplikuje na: 
  pĜívody stĜídavé nebo stejnosmČrné napájecí sítČ; 
  na pĜívody signálových, komunikačních a Ĝídicích vedení pĜímo nespoje ných s napájecí sítí 
delších než 30 m; 
  na pĜívody signálových, komunikačních a Ĝídicích vedení pĜímo  spojených s napájecí sítí. 
BČhem zkoušení se sleduje výstupní signál pĜevodníku.  OpatĜení obecné povahy č. 0111-OOP-C068-17 
10 
 5.5.2.8  Odolnost proti elektrostatickému výboji 
Odolnost proti elektrostatickému výboji se zkouší na pĜevodníku v za pnutém stavu napČtím ±6 kV pro 
kontaktní výboj a ±8 kV pro výboj vzduchem. Výboje se aplikují na  kryt pĜevodníku a do vazebních 
desek v blízkosti pĜevodníku. 
BČhem zkoušení se sleduje výstupní signál pĜevodníku.  
5.5.2.9  Odolnost proti magnetickému poli síĢového kmitočtu 
Dlouhodobá odolnost proti magnetickému poli síĢového kmitočtu se z kouší na pĜevodníku v zapnutém 
stavu v magnetickém poli o intenzitČ 100 A/m. PĜevodník musí bý t vystaven pĤsobení pole postupnČ ve 
všech tĜech základních osách.  
Krátkodobá odolnost proti magnetickému poli síĢového kmitočtu se z kouší na pĜevodníku v zapnutém 
stavu v magnetickém poli o intenzitČ 400 A/m po dobu 1 sekundy. PĜev odník musí být vystaven 
pĤsobení pole postupnČ ve všech tĜech základních osách.  
5.5.2.10  Odolnost proti tlumeným kmitĤm magnetického pole 
Odolnost proti tlumeným kmitĤm magnetického pole se zkouší na pĜe vodníku v zapnutém stavu 
v magnetickém poli o špičkové intenzitČ 30 A/m, a to pĜi k mitočtu oscilací 0,1 MHz a 1,0 MHz. 
PĜevodník musí být vystaven pĤsobení pole postupnČ ve všech tĜech zá kladních osách. BČhem zkoušení 
se sleduje výstupní signál pĜevodníku. 
5.5.2.11  Odolnost proti vyzaĜovanému vysokofrekvenčnímu elektromagneti ckému poli  
Odolnost proti vyzaĜovanému vysokofrekvenčnímu elektromagnetickému pol i se zkouší na pĜevodníku 
v zapnutém stavu v kmitočtovém pásmu 80 MHz až 1 GHz pĜi in tenzitČ zkušebního pole 10 V/m. 
Zkušební pole je amplitudovČ modulováno s hloubkou 80 %, modulační signál  má sinusový prĤbČh 
s modulačním kmitočtem 1 kHz. Kmitočtový krok pĜi rozmítání kmit očtu zkušebního pole je nejvýše 
1 %, doba prodlevy na každém kmitočtu nesmí být kratší než doba nu tná pro vyšetĜení zkoušeného 
mČĜiče anebo pro pĜípadnou reakci zkoušeného pĜevodníku na rušen í; v žádném pĜípadČ však nesmí být 
kratší než 0,5 sekundy. Zkušební pole se aplikuje na všechny strany kry tu pĜevodníku.  
BČhem zkoušení se sleduje výstupní signál pĜevodníku.  
6 Prvotní ovČĜení 
Prvotní ovČĜení smí být provedeno pouze tehdy, splĖuje-li mČĜicí pĜevod ník relativní hustoty technické 
a metrologické požadavky a požadavky na označení stanovené v článc ích 2, 3 a 4 tohoto opatĜení obecné 
povahy a má-li platný certifikát o schválení typu. Pokud výrob ce uvádí funkční vztah mezi vstupem a 
výstupem, musí být známy všechny kalibrační konstanty tohot o vztahu. 
PĜi prvotním ovČĜování mČĜicího pĜevodníku relativní hustoty se provádí : 
  vizuální prohlídka včetnČ kontroly značení; 
  zkouška pĜesnosti a zkouška opakovatelnosti. 
6.1  Vizuální prohlídka  
PĜi vizuální prohlídce se kontroluje, zda: 
  se mČĜidlo pĜedložené k ovČĜení shoduje se schváleným typem; 
  mČĜidlo není mechanicky poškozeno, zda nejsou uvolnČny nČkteré jeh o části; 
  mČĜidlo nenese stopy koroze, která by zhoršovala jeho metrologické vlastnosti; 
  označení, nápisy a jejich provedení odpovídají údajĤm a poža davkĤm uvedeným v certifikátu  
o schválení typu mČĜidla. 
Pokud mČĜidlo nevyhoví požadavkĤm vnČjší prohlídky, dále se nezkouší. OpatĜení obecné povahy č. 0111-OOP-C068-17 
11 
 6.2  Podmínky zkoušek pĜi ovČĜování 
6.2.1  Zkušební vybavení 
Požadavky jsou definovány v článku 0. 
6.2.2  Podmínky v prĤbČhu zkoušek 
6.2.2.1  Podmínky okolního prostĜedí pĜi zkoušce mČĜicího pĜevodníku relati vní hustoty 
Zkoušky se musí provádČt pĜi následujících podmínkách okolního prost Ĝedí: 
  teplota: (20 ± 5) °C; 
  relativní vlhkost: (50 ± 30) %; 
  atmosférický tlak: (86 až 106) kPa, je-li vliv atmosférického  tlaku relevantní. 
NejvČtší dovolená rychlost zmČny teploty okolí bČhem zkoušky mĤže být až 1 °C za 10 minut, ale ne 
více než 3 °C za 1 hodinu.  
6.2.2.2  Podmínky napájení 
Požadavky jsou definovány v článku 5.2.2. 
6.2.2.3  Podmínky zátČže 
Požadavky jsou definovány v článku 5.2.3. 
6.2.2.4  Montážní poloha 
Ve smyslu článku 5.2.4 musí být zkoušený pĜevodník instalován podle poky nĤ výrobce a v souladu 
s certifikátem o schválení typu mČĜidla v pracovní poloze s toler ancí ±3° nebo menší.  
6.2.2.5  VnČjší vibrace 
Požadavky jsou definovány v článku 5.2.5. 
6.2.2.6  VnČjší mechanické namáhání 
Požadavky jsou definovány v článku 5.2.6. 
6.3  Zkouška pĜesnosti a opakovatelnosti 
MČĜicí pĜevodník relativní hustoty musí být dostatečnČ teplot nČ stabilizován. Zkouška pĜesnosti se 
provede čistými plyny nebo se smČsí (smČsmi) plynĤ o známé relati vní hustotČ. 
Zkouška se provádí v nejménČ dvou zkušebních bodech pĜi konstantní teplotČ metodou pĜímého 
porovnání s etalonovým mČĜicím systémem. Zkouška se provádí v nejm énČ tĜech opakovaných cyklech 
zahrnujících vzestupný a sestupný smČr zatČžování.  
Rozdíl mezi hodnotami výstupního signálu získanými v rĤzných z kušebních bodech pĜi rostoucí  
a klesající relativní hustotČ referenčního plynu a jim odpovídajícími  ideálními hodnotami se 
zaznamenají jako chyby mČĜení.  
Opakovatelnost se z namČĜených a vypočtených hodnot určí jako maximum  rozdílĤ mezi všemi 
výstupními hodnotami odpovídajícími kterékoliv jednotlivé vstupní  hodnotČ, a to samostatnČ pro 
vzestupný a sestupný smČr zatČžování.  
Ve všech zkušebních bodech musí být splnČna podmínka uvedená v článku 2.3.1 pro referenční 
podmínky prostĜedí, zároveĖ musí být splnČna podmínka, že hodnota opakova telnosti ve všech bodech 
je rovna nejvýše ½ nejvČtší dovolené chyby pro referenční podmínky p rostĜedí podle článku 2.3.1, nebo 
nejvČtší dovolené hodnotČ opakovatelnosti dle certifikátu o schvá lení typu mČĜidla. 
MČĜidlo musí umožĖovat zajištČní proti neoprávnČnému zásahu v soula du s články 3.2 a 4.3. 
MČĜicí pĜevodníky relativní hustoty, které vyhovČly uvedeným požadavkĤm, se opatĜí úĜední značkou 
(značkami) ovČĜení na místech uvedených v certifikátu o schvále ní typu mČĜidla. OpatĜení obecné povahy č. 0111-OOP-C068-17 
12 
 7 Následné ovČĜení 
Postup následného ovČĜení mČĜidla je shodný s postupem pĜi prvot ním ovČĜování podle kapitoly 6. 
8  PĜezkoušení mČĜidla 
PĜi pĜezkušování mČĜidel podle § 11a zákona o metrologii na žádost osob y, která mĤže být dotčena jeho 
nesprávným mČĜením, se postupuje dle kapitoly 7. Jako nejvČtší dovole né chyby se uplatní dvojnásobek 
nejvČtších dovolených chyb dle kapitoly 7. 
9  Oznámené normy 
ČMI oznámí pro účely specifikace metrologických a technických po žadavkĤ na mČĜidla a pro účely 
specifikace metod zkoušení pĜi schvalování jejich typu a ovČĜová ní, vyplývajících z tohoto opatĜení 
obecné povahy, české technické normy, další technické normy n ebo technické dokumenty 
mezinárodních popĜípadČ zahraničních organizací, nebo jiné tec hnické dokumenty obsahující 
podrobnČjší technické požadavky (dále jen „oznámené normy“ ). Seznam tČchto oznámených norem 
s pĜiĜazením k pĜíslušnému opatĜení oznámí ČMI společnČ s o patĜením obecné povahy veĜejnČ 
dostupným zpĤsobem (na webových stránkách www.cmi.cz). 
SplnČní oznámených norem nebo splnČní jejich částí se považuj e v rozsahu a za podmínek stanovených 
tímto opatĜením obecné povahy za splnČní tČch požadavkĤ sta novených tímto opatĜením, k nimž se tyto 
normy nebo jejich části vztahují. 
Shoda s oznámenou normou je jedním ze zpĤsobĤ, jak prokázat splnČn í požadavkĤ.  Tyto požadavky 
mohou být splnČny i jiným technickým Ĝešením garantujícím stejnou  nebo vyšší úroveĖ ochrany 
oprávnČných zájmĤ. 
II. 
O D ģ V O D N ċ N Í 
ČMI vydává podle § 14 odst. 1 písmeno j) zákona o metrologii k provedení § 6 odst. 2, § 9 odst. 1 a 9  
a § 11a odst. 3 zákona o metrologii toto opatĜení obecné povahy, kterým se stanovují metrologické  
a technické požadavky na stanovená mČĜidla a zkoušky pĜi sc hvalování typu a pĜi ovČĜování stanovených 
mČĜidel – „vibrační pĜevodníky relativní hustoty plynĤ prĤtočného typu“.  
Vyhláška č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví mČĜidla k povinnému ovČĜo vání a mČĜidla podléhající 
schválení typu, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, zaĜazuje v pĜíloze Druhový s eznam stanovených mČĜidel 
uvedený druh mČĜidel pod položkou 1.3.11 písm. g) mezi mČĜidla podléhaj ící schvalování typu a 
povinnému ovČĜování.  
Tento pĜedpis (OpatĜení obecné povahy) byl oznámen v souladu se smČrnicí Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 2015/1535 ze dne 9. záĜí 2015 o postupu pĜi poskytování informa cí v oblasti technických 
pĜedpisĤ a pĜedpisĤ pro služby informační společnosti. 
III. 
P O U Č E N Í 
Proti opatĜení obecné povahy nelze podat opravný prostĜedek § 173 odst.2 Sprě . 
Dle ustanovení § 172 odst. 5 Sprě se proti rozhodnutí o námitkách ne lze odvolat ani podat rozklad. OpatĜení obecné povahy č. 0111-OOP-C068-17 
13 
 Soulad opatĜení obecné povahy s právními pĜedpisy lze posoudit v  pĜezkumném Ĝízení dle ust. § 94 až 
§ 96 Sprě. Účastník mĤže dát podnČt k provedení pĜezkumné ho Ĝízení ke správnímu orgánu, který toto 
opatĜení obecné povahy vydal. Jestliže správní orgán neshle dá dĤvody k zahájení pĜezkumného Ĝízení, 
sdČlí tuto skutečnost s uvedením dĤvodĤ do tĜiceti dnĤ podateli.  Usnesení o zahájení pĜezkumného Ĝízení 
lze dle ust. § 174 odst. 2 Sprě vydat do tĜí let od účinnosti o patĜení obecné povahy. 
 
IV. 
Ú Č I N N O S T  
Toto opatĜení obecné povahy nabývá účinnost patnáctým dnem od dne vyvČš ení na úĜední desce (§ 24d 
zákona o metrologii). 
 
 
 
  
 RNDr. Pavel Klenovský v.r. 
 generální Ĝeditel 
 
 
Za správnost vyhotovení: Mgr. Tomáš Hendrych 
 
VyvČšeno dne: 21. 11. 2018 
Podpis oprávnČné osoby, potvrzující vyvČšení: Tomáš Hendrych v.r. 
 
Sejmuto dne:   24. 1. 2019 
Podpis oprávnČné osoby, potvrzující sejmutí: Tomáš Hendrych v.r.  
 
Účinnost:  6. 12. 2018    
Podpis oprávnČné osoby, vyznačující účinnost: Tomáš Hendrych v.r. 
 
 
  
 
  Český metrologický institut  
Okružní 31, 638 00  Brno  
 
 
 
 VyĜizuje: Mgr. Tomáš Hendrych 
 Telefon: 545 555 414 
 
 
V E ě E J N Á   V Y H L Á Š K A 
 
Český metrologický institut (dále jen „ČMI“), jako orgán vČ cnČ a místnČ pĜíslušný ve vČci stanovování 
metrologických a technických požadavkĤ na stanovené mČĜ idlo a stanovování zkoušek pĜi schvalování 
typu a pĜi ovČĜování stanoveného mČĜidla dle § 14 odst. 1 z ákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve 
znČní pozdČjších pĜedpisĤ (dále jen „zákon o metrologi i“), a dle ustanovení § 24 odst. 1 zákona o 
metrologii a § 172 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní Ĝád, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ 
(dále jen „Spě“), vydává z moci úĜední v souladu s ustanove ními § 174, § 70 Spě toto: 
I. 
O P R A V N É   U S N E S E N Í 
č.j.: 0111-OOP-C068-17- 2 
 
OpatĜení obecné povahy č. 0111-OOP-C068-17, kterým se stanovují metrologické a technické 
požadavky na stanovená mČĜidla, včetnČ metod zkoušení pro ovČĜování  stanovených mČĜidel:  „vibrační 
pĜevodníky relativní hustoty plynĤ prĤtočného typu“, vydané Českým met rologickým institutem dne 
21. 11. 2018 
se opravuje takto: 
 
nesprávnČ uvedené znČní článku 6.2.1 Zkušební vybavení: 
„Požadavky jsou definovány v článku 0.“ 
 
se opravuje na: 
„Požadavky jsou definovány v článku 5.2.7. “ 
 
 
II. 
O D ģ V O D N ċ N Í 
ČMI vydává podle § 14 odst. 1 písmeno j) zákona o metrologii k prov edení § 6 odst. 2, § 9 odst. 1 a 9  
a § 11a odst. 3 zákona o metrologii toto opatĜení obecné povahy, kterým  se stanovují metrologické  
a technické požadavky na stanovená mČĜidla a zkoušky pĜi schvalování typu a pĜi ovČĜování stanovených 
mČĜidel.  
PĜedmČtné opatĜení obecné povahy bylo v souladu s ustanovením § 172 odst. 2 Spě zveĜejnČno jako 
návrh 12. 4. 2018 s tím, že do 30 dnĤ od vyvČšení je možno uplatĖovat námitky.  Český metrologický institut  
Okružní 31, 638 00  Brno  
 
 
Dále bylo dne 21. 11. 2018 oznámeno v souladu § 173 odst. 1 vyvČšením na  úĜední desku a 
elektronickou úĜední desku opatĜení s chybou, jak je uvedeno ve výroku toh oto usnesení. 
Odkaz na první pohled neexistující článek, je zĜejmou chybou. Výkladem  textu je možné dovodit, na 
jaký článek by mČlo být odkazováno, a to z dĤvodu, že se jedná o zkuše bní vybavení požadované v rámci 
kapitoly 6 opatĜení a jediným článkem upravující zkušební vybaven í je článek 5.2.7. 
Návrh opatĜení opravovanou chybu neobsahoval a osoby, jejichž oprávnČné zájmy mohou být opatĜením 
obecné povahy pĜímo dotčeny, tak mohly vznášet námitky ke znČní totož nému se správným 
(opraveným) znČním. 
Z dĤvodĤ výše uvedených bylo v souladu § 70 Spě vydáno usnesení, kterým by la chyba opravena. 
III. 
P O U Č E N Í 
Proti tomuto usnesení lze podat dle § 24 odst. 3 zákona o metrologii  odvolání k ÚĜadu pro technickou 
normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví do 15 dnĤ od jeho oznámení prostĜednictvím Českého 
metrologického institutu.  
 
 
 
 
 
 RNDr. Pavel Klenovský v.r. 
 generální Ĝeditel 
 
 
 
Za správnost vyhotovení: Mgr. Tomáš Hendrych 
VyvČšeno dne: 15. 3. 2019 
Podpis oprávnČné osoby, potvrzující vyvČšení: Tomáš Hendrych v.r. 
Sejmuto dne:  10. 4. 2019  
Podpis oprávnČné osoby, potvrzující sejmutí: Tomáš Hendrych v.r . 
Právní moc:  31. 3. 2019  
Podpis oprávnČné osoby, vyznačující účinnost: Tomáš Hendrych v.r.