DIARIO OFICIAL  Jueves 12 de mayo de 2022  
SECRETARIA DE ECONOMIA  
PROYECTO de Norma Oficial Mexicana PROY -NOM -259-SE-2021, Sistemas para medición y despacho de Gas 
L.P., requisitos y especificaciones . 
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos. - ECONOMÍA. - Secreta ría 
de Economía. - Unidad de Normatividad, Competitividad y Competencia. - Dirección General de Normas.  
PROYECTO DE NORMA OFICIAL MEXICANA PROY -NOM -259-SE-2021, SISTEMAS PARA MEDICIÓN Y 
DESPACHO DE GAS L.P., REQUISITOS Y ESPECIFICACIONES.  
ALFONSO GUATI ROJO SÁNCHEZ, Director General de Normas y Presidente del Comité Consultivo 
Nacional de Normalización de la  Secretaría de Economía (CCONNSE), con fundamento en los artículos 34, 
fracciones II, XIII y XXXIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federa l; 4 de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo; 3, fracción XI, 38, fracciones I, II y III, 39, fracciones V y XII, 40, fracciones I y II, 
41, 47, fracción I de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 28 y 33 del Reglamento de la Ley 
Feder al sobre Metrología y Normalización; Tercero y Cuarto Transitorios del Decreto por el que se expide la 
Ley de Infraestructura de la Calidad y se abroga la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; y 36, 
fracciones I, IX y X del Reglamento Interior de l a Secretaría de Economía expide para consulta pública el 
Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY -NOM -259-SE-2021, SISTEMAS PARA MEDICIÓN Y DESPACHO 
DE GAS L.P., REQUISITOS Y ESPECIFICACIONES, aprobado en la Cuarta Sesión Ordinaria del CCONNSE 
celebrada el 12 de mayo de 2021, a efecto de que dentro de los siguientes 60 días naturales contados a partir 
del día natural inmediato siguiente al de su publicación, las personas interesadas presenten sus comentarios 
ante el CCONNSE, ubicado en Calle Pachuca número 1 89, Colonia Condesa, Alcaldía Cuauhtémoc,  C.P. 
06140, Ciudad de México, teléfono (55) 57 29 91 00, Ext. 13245 o bien al correo electrónico: 
dgn.sectorenergético@economia.gob.mx, para que en los términos de la Ley de la materia se consideren en 
el seno del  Comité que lo propuso. SINEC 20200117143407397.  
Ciudad de México, a 12 de abril de 2022 .- Director General de Normas y Presidente del Comité Consultivo 
Nacional de Normalizaci ón de la Secretaría de Economía, Lic. Alfonso Guati Rojo Sánchez .- Rúbrica.  
 
PRO YECTO DE NORMA OFICIAL MEXICANA  PROY -NOM -259-SE-2021 , SISTEMAS  PARA MEDICIÓN Y 
DESPACHO DE GAS L.P. , REQUISITOS Y ESPECIFICACIONES  
PREFACIO  
La elaboración del presente Proyecto de Norma Oficial Mexicana es competencia del Comité Consultivo 
Nacional de Nor malización de la Secretaría de Economía (CCONNSE), integrado por:  
● Secretaría de Economía.  
● Secretaría de Salud.  
● Secretaría del Trabajo y Previsión Social.  
● Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.  
● Secretaría de Agricultura y Desarrollo Ru ral. 
● Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.  
● Secretaría de Turismo.  
● Secretaría de Bienestar.  
● Secretaría de Gobernación.  
● Secretaría de Energía.  
● Centro Nacional de Metrología.  
● Comisión Federal de Competencia Económica.  
● Procuraduría Federal del Consumidor.  
● Instituto Mexicano del Transporte.  
● Cámara Nacional de la Industria de Transformación.  
● Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo.  
● Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unid os Mexicanos.  Jueves 12 de mayo de 2022  DIARIO OFICIAL    
● Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales.  
● Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana.  
● Cámara de Comercio de la Ciudad de México.  
● Consejo Nacional Agropecuario.  
● Universidad Nac ional Autónoma de México.  
● Instituto Politécnico Nacional.  
Asimismo, con el objeto de elaborar el presente Proyecto de Norma Oficial Mexicana, se constituyó un 
Grupo de Trabajo con la participación voluntaria de los siguientes actores:  
● Centro Nacional d e Metrología  
● Certificadora Mexicana Internacional, S.A.P.I. de C.V.  
● Comisión Reguladora de Energía  
● Gasoductos y Estaciones del Norte, S.A. de C.V.  
● Petrotec Inovacao e Industria S.A.  
● Procuraduría Federal del Consumidor.  
o Dirección General de Veri ficación de Combustibles  
● Secretaría de Economía  
o Dirección General de Normas  
● Secretaría de Energía  
ÍNDICE DEL CONTENIDO  
1. Objetivo y campo de aplicación.  
2. Referencias normativas.  
3. Términos y definiciones.  
4. Componentes generales de los sistemas para medición y despacho de Gas L.P.  
5. Requisitos Generales de los sistemas para medición y despacho de Gas L.P.  
6. Especificaciones de funcionamiento para los dispositivos de medición y sus dispositivos asociados, 
auxiliares y adicionales.  
7. Control met rológico.  
8. Información comercial.  
9. Verificación y Vigilancia.  
10. Procedimiento de Evaluación de la conformidad.  
11. Concordancia con Normas Internacionales.  
 Apéndice A (informativo) Plataforma de Vigilancia Permanente.  
12. Bibliografía.  
 
1. Objetivo y campo de aplicación  
Este Proyecto de Norma Oficial Mexicana establece las especificaciones y los requisitos metrológicos y 
técnicos aplicables a los sistemas para medición y despacho de Gas L.P. en su fase líquida, independiente de 
su principio de operac ión, los cuales se utilizan en todas las transacciones comerciales efectuadas en auto 
tanques, estaciones con fin específico y multimodales en territorio nacional.  
Las disposiciones establecidas en este Proyecto de Norma Oficial Mexicana son de observancia  
obligatoria para los sistemas para medición y despacho de Gas L.P. en fase liquida fabricados, importados, 
comercializados y que se utilicen en la distribución y comercialización de Gas L.P. en el territorio de los 
Estados Unidos Mexicanos.  
La Verificació n y Vigilancia de este Proyecto de Norma Oficial Mexicana será obligatoria para todos los 
comercializadores y distribuidores de Gas L.P. en el territorio nacional.   DIARIO OFICIAL  Jueves 12 de mayo de 2022  
2. Referencias normativas  
Los siguientes documentos normativos vigentes o los que los sustit uyan, son indispensables para la 
aplicación de este Proyecto de Norma Oficial Mexicana:  
2.1 Norma Oficial Mexicana NOM -001-SCFI -2018, Aparatos electrónicos -Requisitos de seguridad y 
métodos de prueba. (cancela a la NOM -001-SCFI -1993), publicada en el Diari o Oficial de la Federación el 17 
de septiembre de 2019.  
2.2 Norma Oficial Mexicana NOM -001-SEDE -2012, Instalaciones Eléctricas -(Utilización), publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 29 de noviembre de 2012.  
2.3 Norma Oficial Mexicana NOM -008-SCFI-2002, Sistema General de Unidades de Medida, publicada en 
el Diario Oficial de la Federación el 27 de noviembre de 2002.  
2.4 Norma Mexicana NMX -Z-12/2-1987, Muestreo para la inspección por atributos -Parte 2: Métodos de 
muestreo, tablas y gráficas. Declar atoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de 
octubre de 1987.  
2.5 Norma Mexicana NMX -CH-140-IMNC -2002, Guía para la expresión de la Incertidumbre en las 
Mediciones, fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación e l 17 de febrero de 2003.  
2.6 IEC 60079 -11:2011/ISH4:2019 Interpretation Sheet 4 - Explosive atmospheres - Part 11: Equipment 
protection by intrinsic safety "i".  
3. Términos y definiciones  
Para los propósitos de este Proyecto de Norma Oficial Mexicana, se a plican los términos y definiciones 
siguientes:  
3.1 accesorios  
dispositivos utilizados para instalar, acoplar y conectar los dispositivos de medición e instrumentos 
asociados; regular y controlar el caudal del Gas L.P. a través de las tuberías. Pueden ser: tuberías, niples, 
coples, válvulas, reguladores, filtros, entre otros.  
3.2 ajuste de un sistema para medición y despacho de Gas L.P.  
conjunto de operaciones realizadas sobre un instrumento de medida y/o sistema para medición y 
despacho de Gas L.P., para qu e proporcione indicaciones prescritas, correspondientes a valores dados de la 
magnitud a medir.  
El ajuste a ceros de un sistema para medición y despacho de Gas L.P. proporcionará una indicación nula 
cuando la magnitud a medir tenga valor cero.  
3.3 aprobaci ón del modelo  
validación de la autoridad correspondiente respecto de un diseño o prototipo de equipo presentado por el 
desarrollador con base en las especificaciones de la(s) norma(s) aplicable(s).  
3.4 autenticación de programas de cómputo  
comprobación de que el o los programas de cómputo que operan el sistema para medición y despacho de 
Gas L.P., corresponden a los aprobados por la Secretaría.  
3.5 bitácora de eventos  
registros de todos los accesos a los dispositivos de medición, configuración y ajustes del  sistema para 
medición y despacho de Gas L.P.  
3.6 bomba  
dispositivo instalado para desplazar o mover el Gas L.P. a través del sistema para medición y despacho de 
Gas L.P.  
3.7 calculador  
componente del medidor que recibe las señales de salida del dispositiv o de medición y, en su caso, de los 
dispositivos asociados de medición, los procesa y almacena los resultados en la memoria hasta que sean 
utilizados. Adicionalmente, el calculador debe tener la capacidad de comunicarse con los dispositivos 
auxiliares en a mbas vías.  
NOTA : Pueden existir otros dispositivos auxiliares, por ejemplo, computadores de flujo que puedan realizar 
funciones similares.  Jueves 12 de mayo de 2022  DIARIO OFICIAL    
3.8 características de confiabilidad  
son aquellas que facilitan la verificación e inspección de la legalidad y operac ión en los sistemas para 
medición y despacho de Gas L.P.  
NOTA : Las características de confiabilidad pueden ser: irremovilidad de circuitos integrados, autenticación 
de programas de cómputo, bitácora de eventos, entre otras.  
3.9 caudal o gasto volumétrico  
cantidad de fluido que circula a través de una sección de tubería por unidad de tiempo, expresado en 
L/min o m3/h. 
3.10 condiciones nominales de operación  
condiciones de operación del sistema para medición y despacho de Gas L.P., dentro del intervalo de 
valores de presión y temperatura que permite mantener las características metrológicas adecuadas dentro de 
los errores máximos tolerados.  
3.11 dispositivo de ajuste electrónico  
dispositivo que permite ajustar electrónicamente la cantidad de Gas L.P., por medi o de acceso a 
parámetros de programación electrónicos.  
3.12 dispositivo de autoservicio:  
dispositivo o configuración que permite al cliente o usuario final utilizar un sistema para medición y 
despacho de Gas L.P. para realizar una transacción comercial sin  la intervención de una segunda parte o del 
personal del expendedor.  
3.13 dispositivo de control de flujo  
dispositivo que regula el fluido a valores preestablecidos de caudal, manteniendo la magnitud a medir en el 
Sistema de despacho y suministro de Gas L. P., lo más cercana posible al punto de ajuste deseado.  
NOTA 1.  Regularmente estos dispositivos son “válvulas”.  
NOTA 2.  Deben ser del tipo de compuerta para una presión de trabajo de 1.37 MPa (14 kgf/cm2). 
3.14 dispositivo de corrección  
dispositivo conectad o o incorporado al calculador para corregir automáticamente la cantidad medida al 
momento de la medición, tomando en cuenta el caudal y/o las características del Gas L.P. a ser medido 
(temperatura, presión, entre otras.) y las curvas de calibración preesta blecidas.  
NOTA.  Las características del Gas L.P. se medirán utilizando dispositivos asociados de medición o se 
almacenarán en la memoria del instrumento.  
3.15 dispositivo de medición  
parte del medidor que convierte la cantidad del líquido a ser medido en s eñales que representan volumen 
o masa, destinadas para el calculador. Se compone de un pulsador.  
3.16 dispositivo de medición asociado  
dispositivo conectado al calculador o al dispositivo de corrección, que durante la medición de las 
características (tempe ratura, presión, entre otros) del Gas L.P., las convierte en señales destinadas al 
calculador, con el objetivo de hacer una corrección. Incluye el sensor asociado de medición y el transductor 
asociado de medición.  
3.17 dispositivos adicionales  
componentes que facilitan las operaciones de medición y evitan afectaciones en las mediciones  
3.18 dispositivos auxiliares  
cualquier componente con funciones específicas no relacionadas con las mediciones.  
3.19 distribuidor de gas combustible por auto -tanque.  
quien pr esta el servicio público domiciliario de distribución de gas combustible.  
3.20 empaque (o llenado de línea)  
proceso mediante el cual se desplaza el aire o gas inerte existente en una línea de suministro, 
reemplazándolo por Gas L.P.   DIARIO OFICIAL  Jueves 12 de mayo de 2022  
3.21 error de repetibili dad 
diferencia entre el resultado más grande y más pequeño de mediciones sucesivas de un mismo valor de 
caudal, realizadas bajo las mismas condiciones.  
3.22 Error Máximo Tolerado (EMT)  
valor extremo del error de medida, con respecto a un valor de referenci a conocido, de acuerdo a lo que se 
establece en el numeral 5.4 de este Proyecto de Norma Oficial Mexicana.  
3.23 filtro  
dispositivo para prevenir el paso de partículas hacia los dispositivos de medición y dispositivos adicionales.  
3.24 Gas L.P.  
Gas Licuado de Petróleo  
3.25 indicador  
parte del sistema para medición y despacho de Gas L.P. que muestra los resultados de la medición de la 
magnitud despachada en unidades de litros o kilogramos, así como el precio unitario del Gas L.P., y el importe 
total de la ven ta de cada operación.  
3.26 inspección  
constatación ocular o comprobación mediante muestreo, medición, pruebas de laboratorio o examen de 
documentos que se realiza por las unidades de inspección para evaluar la conformidad en un momento 
determinado a petici ón de parte interesada.  
3.27 inspección extraordinaria  
aquella que, no siendo inicial o periódica, se realiza respecto de las características de funcionamiento y 
uso de los sistemas para medición y despacho de Gas L.P. para determinar si operan de conformi dad con las 
características metrológicas establecidas en el presente Proyecto de Norma Oficial Mexicana cuando lo 
solicite el permisionario de distribución por medio de auto -tanque o expendio de Gas L.P.  
3.28 inspección inicial  
aquella que, por primera oca sión y antes de su utilización para transacciones comerciales o para 
determinar el precio de un bien o un servicio, debe realizarse respecto de las características de 
funcionamiento y uso de los sistemas para medición y despacho de Gas L.P., para determina r si operan de 
conformidad con las características metrológicas establecidas en el presente Proyecto de Norma Oficial 
Mexicana.  
3.29 inspección periódica  
aquella que, una vez concluida la vigencia de la inicial, se debe realizar en los intervalos de tiempo  
establecidos en este Proyecto de Norma Oficial Mexicana.  
3.30 interfaz de comunicación  
puerto que permite el intercambio de información, entre el sistema para medición y despacho de Gas L.P., 
y algún otro sistema de comunicación.  
3.31 interruptor de acces o al modo de ajuste  
dispositivo eléctrico que permite ingresar al modo de ajuste electrónico del sistema para medición y 
despacho de Gas L.P.  
3.32 manguera de descarga  
tubo flexible que sirve para conducir Gas L.P., desde la salida del sistema para medició n y despacho de 
Gas L.P. para el suministro mediante la válvula de descarga en el vehículo o recipiente.  
NOTA . Debe ser fabricada de material especial para que la manguera siempre esté libre de dobleces 
bruscos y sea resistente en el manejo de Gas L.P.  
3.33 material autoextinguible  
aquel que sometido a una fuente de ignición arde pero que una vez retirada ésta no mantiene la ignición y 
se extinguen las llamas.  
3.34 material dieléctrico  
elemento que aísla eléctricamente dos metales.  Jueves 12 de mayo de 2022  DIARIO OFICIAL    
3.35 mecanismo de alivio  
dispositivo instalado en un sistema presurizado de tuberías para Gas L.P. con el objeto de prevenir que la 
presión dentro del sistema exceda un límite predeterminado; bien sea mediante el venteo del Gas L.P. hacia 
la atmósfera o desviándolo hacia sistemas alternos de menor presión que puedan absorberlo sin exceder sus 
propios límites de seguridad.  
3.36 medidor  
aparato diseñado para medir volúmenes de Gas L.P. en estado líquido. Un medidor se compone por un 
dispositivo de medición, un dispositivo de correcci ón, un dispositivo de ajuste, un calculador y un dispositivo 
indicador.  
3.37 Procuraduría  
Procuraduría Federal del Consumidor.  
3.38 pulsador  
dispositivo electrónico integrado por sensores y, en su caso, transductores, acoplado al eje del dispositivo 
de med ición, que convierte el movimiento mecánico en pulsos eléctricos.  
3.39 punto de transferencia  
punto de conexión donde se considera que el Gas L.P. ha sido entregado.  
3.40 regulador de presión  
dispositivo mecánico empleado para disminuir la presión de entra da y regular uniformemente la presión de 
salida de un sistema.  
3.41 Secretaría  
Secretaría de Economía  
3.42 selector de modo de despacho y cantidad  
teclado para establecer el despacho de Gas L.P., en términos de volumen, masa o importe de la ven ta que 
solicita el consumidor, é ste puede formar parte del calculador.  
3.43 sellante  
sustancias o elementos destinados a garantizar la hermeticidad en montajes mecánicos.  
3.44 sistema para medición y despacho de Gas L.P.  
conjunto de dispositivos y mecanismos utilizado s para medir y despachar en forma automática el volumen 
de gas licuado de petróleo en fase líquida, independientemente de su principio de operación. Este sistema 
consta de un medidor, dispositivos asociados, auxiliares y adicionales que permiten convertir el resultado de la 
medición en un importe a pagar en moneda nacional de acuerdo a un precio autorizado.  
NOTA. Los principios de operación pueden ser de tipo Coriolis , desplazamiento positivo, turbina, 
ultrasónico, entre otros.  
3.45 suma de comprobación  
cadena de 32 caracteres en formato hexadecimal, resultante del algoritmo de reducción criptográfica MD5 
y que sirve para comprobar la autenticidad del programa de cómputo con que operan los sistemas para 
medición y despacho de Gas L.P.  
3.46 totalizador acumul ado 
aquél que indica la cantidad acumulada de los despachos de Gas L.P. por manguera de descarga.  
3.47 unidad de inspección  
persona física o moral debidamente acreditada y aprobada que realiza actos de inspección consistentes 
en la constatación ocular o co mprobación mediante muestreo, medición, pruebas de laboratorio o examen de 
documentos para efectos de evaluar la conformidad en un momento determinado a petición de parte 
interesada respecto de este Proyecto de Norma Oficial Mexicana  
3.48 válvula de descar ga 
dispositivo que permite realizar el despacho de Gas L.P.  
3.49 válvula de seguridad  
conjunto de piezas ensambladas que evitan fugas de Gas L.P. en el caso de desprendimiento de la 
manguera de descarga.   DIARIO OFICIAL  Jueves 12 de mayo de 2022  
3.50 verificación por autoridad competente  
es aquell a que realizada por la Procuraduría a los sistemas para medición y despacho de Gas L.P. que se 
utilizan en todas las transacciones comerciales efectuadas en auto tanques, estaciones con fin específico y 
multimodales en el territorio nacional.  
4. Componente s generales de los sistemas para medición y despacho de Gas L.P.  
4.1 Para los efectos de este Proyecto de Norma Oficial Mexicana, los sistemas para medición y despacho 
de Gas L.P. deben registrar la cantidad de combustible líquido despachado, el importe de  la venta y el precio 
por litro o kilogramo.  
4.2 Para su funcionamiento, deben integrarse por los dispositivos obligatorios y opcionales referidos en la 
Figura Ilustrativa 1 y Tabla 1.  
 
Figura Ilustrativa 1.  Componentes de un Sistema para medición y despa cho de Gas L.P.  
Tabla 1. Componentes de un sistema para medición y despacho de Gas L.P.  
COMPONENTES  OBLIGATORIO  OPCIONAL  
I. MEDIDOR  
Dispositivo de medición:  
Dispositivo pulsador.  
   
Calculador:  
Interfaz de comunicación.  
   
Dispositivo de ajuste electró nico 
  
Indicador  
  
Totalizador acumulado.  
  
Dispositivo de corrección   
 
II. DISPOSITIVOS DE MEDICIÓN ASOCIADOS  
Sensor de temperatura  
  
Sensor de presión   
 Jueves 12 de mayo de 2022  DIARIO OFICIAL    
III. DISPOSITIVOS AUXILIARES  
Impresora  
  
Memoria  
  
Dispositivo de autoservicio1 
  
Dispositivo de predeterminación  
  
Dispositivo de retorno a ceros  
  
Arreglo de autoservicio   
 
IV. ADICIONALES  
Bomba  
  
Control de flujo  
  
Dispositivo de eliminación de gases  
  
Filtro2  
 
NOTAS : 
1 Aplica únicamente para el llenado total o parc ial de recipientes en estaciones de servicio con fin 
específico o multimodales.  
2 Para los sistemas para medición y despacho de Gas L.P. que operan bajo el principio de 
desplazamiento positivo el filtro es obligatorio.  
4.3 Los componentes obligatorios se c onsideran parte integral del sistema para medición y despacho de 
Gas L.P, lo que implica que están sujetos a la inspección y vigilancia pues deben cumplir con las 
especificaciones contenidas en el presente Proyecto de Norma Oficial Mexicana.  
4.4 Respecto d e los dispositivos de medición asociados, auxiliares y adicionales que son opcionales, 
únicamente se inspeccionará y vigilará que no afecten las características metrológicas ni el correcto 
funcionamiento del sistema para medición y despacho de Gas L.P.; in dependientemente si estos dispositivos 
están conectados o desconectados.  
4.5 Uno de los componentes principales que forman parte del sistema para medición y despacho de Gas 
L.P, es el dispositivo de medición de flujo volumétrico o masa, que pueden operar b ajo cualquier de las 
siguientes tecnologías : 
a) Medidores de flujo volumétrico de desplazamiento positivo:  
i. Tipo pistón oscilante, y  
ii. Tipo pistón rotativo.  
b) Medidores de flujo másico tipo Coriolis ; 
c) Medidores de flujo volumétrico del tipo ultrasón icos, o  
d) Medidores con tecnologías diferentes a las mencionadas en los incisos anteriores, que ofrezcan igual 
o mejor desempeño metrológico en la medición y despacho de Gas L.P.  
5. Requisitos Generales de los sistemas para medición y despacho de Gas L.P.  
Todos los sistemas para medición y despacho de Gas L.P. deben cumplir con las siguientes 
especificaciones:  
a) Condiciones nominales de operación;  
b) Cantidad de medida mínima, MMQ;   DIARIO OFICIAL  Jueves 12 de mayo de 2022  
c) Intervalo de caudal del sistema para medición y despacho de Gas L.P. ; 
d) Error Máximo Tolerado;  
e) Indicaciones;  
f) Punto de transferencia;  
g) Llenado completo del sistema para medición y despacho de Gas L.P.;  
h) Marcado;  
i) Sellado de dispositivos;  
j) Eliminación de gases, y  
k) Mecanismos de control y cierre.  
5.1 Condiciones  nominales de operación  
Las condiciones nominales de operación de los sistemas para medición y despacho de Gas L.P. deben 
tener bien identificados los siguientes parámetros en su ficha técnica y deberán operar dentro del margen 
establecido:  
a) Cantidad de medida mínima, MMQ;  
b) Intervalo de caudal: definido por el caudal mínimo, Qmín, y el caudal máximo, Qmáx; 
c) Intervalo de densidad (mínima a máxima): de 507 a 575 kg/m3; 
d) Intervalo de presión: definido por la presión mínima del líquido, pmín, y la presi ón máxima del líquido, 
pmáx; 
e) Intervalo de temperatura: definido por la temperatura mínima del líquido, Tmín, y la temperatura 
máxima del líquido, Tmáx, y 
f) Valor nominal de la tensión de alimentación de AC (corriente alterna) y/o límites del suministro  de la 
tensión de alimentación de DC (corriente continua).  
5.2 Cantidad de medida mínima, MMQ  
5.2.1  La cantidad de medida mínima de un sistema para medición y despacho de Gas L.P. debe tomar 
alguno de los siguientes valores de 1 x 10n, 2 x 10n o 5 x 10n en unidades de volumen o masa, donde n es un 
número entero positivo o negativo.  
5.2.2  El valor dependerá del intervalo de medida del sistema o del medidor u otro componente que forma 
el sistema y de la clase de exactitud. Como regla general, la cantidad míni ma medida (MMQ) debe 
establecerse en un volumen correspondiente al caudal qv min durante 1 minuto.  
5.2.3  La cantidad de medida mínima debe cumplirse dentro de las condiciones de uso del sistema para 
medición y despacho de Gas L.P. y no debe ser menor que la  mayor cantidad de medida mínima de 
cualquiera de sus componentes (medidor, bomba, calculador, entre otros).  
5.3 Intervalo de caudal del sistema para medición y despacho de Gas L.P.  
5.3.1  El sistema para medición y despacho de Gas L.P. debe ser diseñado de  tal manera, que el caudal 
durante la operación se mantenga dentro del intervalo de caudal mínimo y el caudal máximo, excepto al iniciar 
y finalizar la medición (despacho) o durante las interrupciones.  
5.3.2  La relación entre los caudales máximo y mínimo d el sistema para medición y despacho de Gas L.P. 
será por lo menos 5.  
5.3.3  El sistema para medición y despacho de Gas L.P. debe estar equipado con un dispositivo automático 
de seguridad para prevenir o detectar la operación fuera de los límites del interva lo de caudal especificado. 
Esto debe generar una alarma audible/visible para el operador y se mantendrá encendida hasta que el caudal 
se encuentre dentro de los límites restringidos.  
5.4 Error Máximo Tolerado (EMT)  
5.4.1  La clase de exactitud que aplica pa ra los sistemas para medición y despacho de Gas L.P. a presión y 
temperatura igual o superior a -10 °C es de 1.0 %.  
5.4.2  Los EMT son aquellos que se establecen en la Tabla 2.  Jueves 12 de mayo de 2022  DIARIO OFICIAL    
Tabla 2. Errores Máximos Tolerados (para indicaciones de masa y volumen  en el s istema de medición)  
Error Tolerado  
 Aprobación del modelo o 
prototipo  Inspección inicial, periódica o 
extraordinaria  
Error Máximo Tolerado  0.6 %  0.6 %  
NOTA . Los errores máximos permitidos serán en sentido positivo y negativo.  
5.4.3  Los errores máximos t olerados para un sistema para medición y despacho de Gas L.P., bajo 
condiciones nominales de operación, es de 0.6 % de la lectura de volumen o masa.  
5.5 Indicaciones  
El volumen se indicará en litros (L) y la masa en kilogramos (kg).  
Para las mediciones rea lizadas por instrumentos asociados: la temperatura se indicará en grados Celsius 
(°C), la densidad se indicará en kilogramos por metro cúbico (kg/m 3) y la presión en kilo Pascales (kPa).  
5.5.1  El indicador de los sistemas para medición y despacho de Gas L. P. debe:  
a) Marcar ceros al inicio de cada operación de despacho. Esto se constatará visualmente;  
b) Indicar durante la venta directa al público, la cantidad del producto medido o despachado a 
condiciones corregidas, el total de la venta directa al público  y el precio por litro o kilogramo vigente, 
según corresponda; y  
c) Las indicaciones dadas en las carátulas del dispositivo computador deben ser explícitas, de manera 
que la interpretación de las cifras registradas no permita confusión alguna; los números de indicación 
para la cantidad de Gas L.P. despachada y para el precio por litro o kilogramo deben integrarse por 
lo menos con 4 dígitos y con 5 dígitos para el importe de la venta. Asimismo, se debe apreciar 
claramente la carátula que corresponde a la man guera de descarga . 
5.5.2  El indicador de los sistemas para medición y despacho de Gas L.P. debe permitir realizar las 
siguientes actividades:  
a) El acceso para realizar el proceso de ajuste;  
b) El acceso para la descarga de bitácora de eventos;  
c) El acces o para la descarga del programa que controla el sistema para medición y despacho de Gas 
L.P., para realizar el cálculo de la suma de comprobación binaria MD5;  
d) El acceso a la configuración de la interfaz de comunicación;  
e) Comunicarse con la Plataforma de Vigilancia Permanente (ver Apéndice A);  
f) Registrar las variaciones de temperatura, presión en las mediciones realizadas;  
g) Registrar el valor de la densidad en las mediciones realizadas;  
h) Observar el volumen medido sin corrección;  
i) Observar el vo lumen corregido o ajustado con los factores vigentes de corrección, y  
j) El histórico de correcciones realizadas.  
5.6 Punto de transferencia  
5.6.1  Los sistemas para medición y despacho de Gas L.P. deben integrar al menos un punto de 
transferencia.  
5.6.2  El sistema para medición y despacho de Gas L.P. debe mantenerse empacado.  
5.6.3  Cuando la línea de suministro tenga un extremo libre, la válvula se debe instalar lo más cerca posible 
a este extremo.  
5.7. Llenado completo del sistema para medición y despacho de Gas L.P.  
5.7.1  La tubería antes del dispositivo de medición y entre el punto de transferencia debe mantenerse lleno 
de líquido durante la medición y en periodos de apagado o cierre.   DIARIO OFICIAL  Jueves 12 de mayo de 2022  
5.7.2  Cuando no se cumpla esta condición, especialmente en el caso de i nstalaciones fijas, el llenado 
completo del sistema de medición hasta el punto de transferencia se debe realizar manual o automáticamente 
y debe monitorearse durante la medición y el apagado. Para garantizar la completa eliminación de aire y 
gases del sist ema de medición, se debe incluir un dispositivo de eliminación de gases (detección visual o 
automática de llenado completo).  
5.7.3  El efecto de la contracción debido a cambios en la temperatura del Gas L.P. en la tubería entre el 
medidor y el punto de tran sferencia no deben ser mayor al 1 % de la cantidad mínima medida, igual a:  
a) 10 °C para tuberías expuestas.  
b) 2 °C para tubería con aislante térmico o subterránea.  
5.7.4  Para calcular este efecto adicional, el coeficiente de dilatación térmica del Gas L. P. se redondeará  a 
1 × 10-3 por grado Celsius.  
5.7.5  Para garantizar que la presión en el dispositivo de eliminación de gases y en el medidor sea siempre 
mayor que la presión atmosférica y la presión de vapor saturada del líquido, es necesario instalar un  
dispositivo aguas abajo del medidor para mantener la presión.  
5.7.6  El sistema de medición debe estar equipado con una válvula anti -retorno, para prevenir que el líquido 
pueda fluir en la dirección contraria cuando se detenga la bomba, y eliminar errores de medición mayores que 
la desviación de cantidad mínima especificada y daños a los dispositivos instalados en la línea. Si es 
necesario, el sistema debe contar con una válvula de alivio de presión o seguridad.  
5.7.7  Si la longitud de la manguera de descar ga se compone de varias secciones, deben ensamblarse por 
medio de un conector especial que evite fugas entre ellas.  
5.8 Marcado  
5.8.1  Cada sistema para medición y despacho de Gas L.P. debe contener la siguiente información:  
a) Número de aprobación del mode lo; 
b) Identificación de la marca: marca registrada o comercial o nombre del fabricante;  
c) Designación seleccionada por el fabricante (familia, tipo o modelo, entre otros), si aplica;  
d) Año de fabricación;  
e) Número de serie;  
f) Características del siste ma para medición y despacho de Gas L.P., y de sus componentes, según 
aplique, y  
g) Marcas de verificación y/o inspección.  
5.8.2  Esta información debe estar en una o varias placas de identificación, colocada en un espacio o lugar 
visible y donde no sea prob able que se remueva bajo condiciones normales de uso.  
5.8.3  La información marcada en el sistema para medición y despacho de Gas L.P., debe ser la 
información considerada en la aprobación de modelo, incluyendo el intervalo de temperatura del líquido, y no 
debe confundirse con descripciones colocadas por motivos de seguridad, en particular los límites de presión.  
5.9 Sellado de dispositivos  
5.9.1  El sellado se aplicará a todos los componentes del sistema para medición y despacho de Gas L.P. 
que pueden ser su sceptibles de manipulación y/o alteración que afecten la exactitud del sistema de medición 
y la confiabilidad y validez de los resultados de la medición.  
5.9.2  En el dispositivo calculador debe colocarse un precinto, u otros dispositivos de sellado siempre  y 
cuando sean lo suficientemente duraderos y que proporcionen evidencia de manipulación, esto para evitar 
cualquier alteración que se pueda dar por externos.  
5.9.3  El dispositivo calculador debe contar con un interruptor electrónico, protegido detrás de u n precinto, 
que permitirá únicamente bajo su activación la modificación de los parámetros de medición, accediendo a 
ellos mediante una "contraseña" y, después de cambiar los parámetros, el medidor podrá ponerse 
nuevamente en uso "bajo condiciones selladas" , sin ninguna restricción. Esta "contraseña"  podrá ser 
cambiada.  
5.9.4  Cuando se encuentre en el modo de configuración (un modo en el que los parámetros se pueden 
cambiar), el dispositivo calculador: no debe operar o debe indicar claramente que se encuent ra en modo de 
configuración. Este estado continuará hasta que el sistema de medición sea puesto nuevamente en uso "bajo 
condiciones selladas".  Jueves 12 de mayo de 2022  DIARIO OFICIAL    
5.9.5  Se deben registrar automáticamente en la bitácora de eventos la información señalada en el numeral 
7.4.2.1. 4. 
5.9.6  Las partes o componentes removibles y/o intercambiables, deben contar con mecanismos de 
seguridad para que su remoción se realice solo por personal autorizado. Esto se logra con la instalación de las 
partes dentro de gabinetes, colocación de guard as de protección, uso de conexiones especiales u otras 
medidas.  
5.9.7  Las partes o componentes a instalar deben cumplir con las especificaciones indicadas por el 
fabricante, conforme a lo presentado en el proceso de aprobación de modelo.  
5.10 Eliminación d e gases  
5.10.1  Los sistemas para medición y despacho de Gas L.P. deben incorporar un dispositivo de eliminación 
de gases para la apropiada eliminación de cualquier aire o gases no disueltos que puedan estar contenidos en 
el líquido antes de que entre al me didor.  
5.10.2  El dispositivo de eliminación de gases debe ser apropiado según las condiciones del suministro y se 
instalará de tal manera, que el efecto debido a la influencia del aire o gases en el resultado de la medición no 
exceda una quinta parte del E rror Máximo Tolerado señalado en la Tabla 2 de este Proyecto de Norma Oficial 
Mexicana.  
5.10.3  El dispositivo de eliminación de gases no será necesario si el efecto debido a la influencia de aire o 
gases es menor del 1 % de la cantidad mínima medida.  
5.10. 4 Los valores especificados en esta sección aplican a la diferencia entre:  
a) Los errores del medidor con la entrada de aire o gases, y  
b) Los errores del medidor sin la entrada de aire o gases.  
5.10.5  Los dispositivos de eliminación de gases se instalarán  de conformidad con las instrucciones del 
fabricante.  
5.11 Mecanismos de control y cierre  
5.11.1  Si hay riesgo de que las condiciones de suministro puedan sobrecargar el medidor, se debe instalar 
un dispositivo de control de flujo (válvula de control de fl ujo) aguas arriba del medidor. Debe ser  posible 
sellarlo.  
5.11.2  Se debe instalar una válvula de seguridad en la manguera de descarga en el extremo opuesto al de 
la válvula de descarga, la cual deberá evitar fugas de Gas L.P. en el caso de desprendimiento  de la manguera 
de descarga  
5.11.3  Se debe instalar una válvula de descarga en el punto de transferencia para el despacho de Gas 
L.P. y mantener el sistema empacado.  
5.11.4  Las diferentes posiciones de los controles de válvulas de vía múltiple deben ser vi sibles con 
facilidad mediante el uso de muescas, topes u otros dispositivos de fijación. Las desviaciones de este requisito 
están permitidas cuando las posiciones adyacentes de los controles forman un ángulo de 90 ° o más.  
6. Especificaciones de funcionami ento para los dispositivos de medición y sus dispositivos 
asociados, auxiliares y adicionales.  
6.1 Dispositivo de medición  
El dispositivo de medición debe cumplir con las especificaciones de funcionamiento establecidas en la 
ficha técnica del producto, def iniendo las características establecidas en el numeral 5.1.  
6.2 Pulsador  
6.2.1  El pulsador debe contar con las marcas o perforaciones especificadas y su estado físico deberá 
contener las conexiones de alimentación, datos y tierra en la forma indicada en lo s manuales emitidos por el 
fabricante y sin alteraciones.  
6.2.2  En la apertura del pulsador se deben tomar en consideración las especificaciones declaradas por el 
fabricante.  
6.3 Calculador  
6.3.1  Todos los parámetros necesarios para la elaboración de las i ndicaciones que están sujetas a control 
metrológico legal, tales como el precio unitario, la tabla de cálculos o los polinomios de corrección, entre otros, 
deben estar presentes en el calculador al inicio de las operaciones de medición.   DIARIO OFICIAL  Jueves 12 de mayo de 2022  
6.3.2  El calculador  puede ser suministrado con interfaces que permitan el acoplamiento de otros 
dispositivos. Cuando se utilicen estas interfaces, el instrumento debe seguir funcionando correctamente y sus 
funciones metrológicas no se deben ver influenciadas o afectadas.  
6.3.3 Los componentes eléctricos y electrónicos que formen parte del calculador deberán contar con las 
siguientes características de confiabilidad:  
a) Irremovilidad de circuitos integrados:  
i. Circuitos  integrados encapsulados, o  
ii. Tarjeta electrónica princ ipal con sistema basado en circuito de montaje de superficie.  
b) Autenticación de programas de cómputo del sistema para medición y despacho de Gas L.P., y  
c) Bitácora de eventos.  
6.3.4  El calculador debe cumplir con las especificaciones y pruebas de la NOM -001-SCFI -2018 (ver 2.1).  
6.4 Dispositivo de ajuste electrónico  
El dispositivo calculador debe tener un dispositivo de ajuste electrónico mediante el cual se efectúen 
ajustes de volumen o masa, conforme al procedimiento indicado por el fabricante, de tal m odo que los valores 
no excedan los EMT. Esto se constatará visualmente.  
6.4.1  El interruptor de acceso al modo de ajuste electrónico debe incluir una protección para colocar los 
dispositivos oficiales de inviolabilidad (precintos, plomos, entre otros) y qu e no permita un puente eléctrico en 
sus terminales. Esto se constatará visualmente.  
6.4.2  El ajuste electrónico del volumen o masa del sistema para medición y despacho de Gas L.P., se 
debe realizar únicamente mediante los dispositivos previstos para tal ef ecto, debiendo hacerse el ajuste de 
forma directa en el sistema y nunca en forma remota a través de algún otro dispositivo. Los procedimientos de 
ajuste se deben comparar contra las especificaciones del fabricante y el manual de operación 
correspondiente.  
6.5 Interfaz de Comunicación  
En los sistemas para medición y despacho de Gas L.P. se debe identificar el arnés eléctrico que realice la 
función de comunicación, así como el puerto y el protocolo de comunicación empleado y la lista de comandos 
e instruccion es de comunicación. Esto se debe constatar visualmente contra las especificaciones del 
fabricante y el manual de operación correspondiente, en el cual, además se debe señalar la función específica 
a desempeñar por la interfaz y los componentes mencionados.  
6.6 Indicador  
La carátula del indicador del sistema para medición y despacho de Gas L.P. debe indicar como mínimo el 
volumen o masa del Gas L.P. despachado, el precio por litro o kilogramo y el importe de la venta. Esto se 
constatará visualmente.  
6.6.1  Las indicaciones dadas en las carátulas del indicador del sistema para medición y despacho de Gas 
L.P. deben ser explícitas, de manera que la interpretación de las cifras registradas no permita confusión 
alguna; los números de indicación para el volumen o ma sa de Gas L.P. deben integrarse por lo menos con 5 
dígitos y para el precio por litro o kilogramo por lo menos con 4 dígitos.  
6.6.2 Resolución de la carátula del indicador  
Debe indicar el volumen o masa de Gas L.P. con una división mínima de 0,1 L o 0,1 kg , y el importe de la 
venta con la cantidad exacta en centavos. Esto se constata visualmente.  
6.7 Totalizador acumulado  
Los sistemas para medición y despacho de Gas L.P. deben contar con un totalizador acumulado ya sea 
mecánico, electromecánico o electrónic o en el computador para indicar el volumen o masa del Gas L.P. 
acumulado.  
6.8 Dispositivo de retorno a ceros  
Los sistemas para medición y despacho de Gas L.P. deben contar con un dispositivo mediante el cual el 
indicador al inicio de cada transacción  retorne a ceros los valores del importe de la venta y la cantidad de litros 
o kilogramos despachada.  Jueves 12 de mayo de 2022  DIARIO OFICIAL    
6.9 Dispositivo de corrección.  
Los sistemas para medición y despacho de Gas L.P. deberán contar con un dispositivo de corrección por 
temperatura y presión los c uales se podrán encontrar integrados dentro del dispositivo de medición y 
conectados directamente al calculador para realizar las correcciones correspondientes, se considerarán parte 
integral del medidor. La cantidad no corregida debe estar disponible para  efectos de pruebas. La corrección 
por temperatura y presión deberán ser siempre sobre la medición en progreso. Al consumidor únicamente se 
le mostrará por medio del indicador la medición corregida.  
6.10 Memoria  
6.10.1  Los sistemas para medición y despacho  de Gas L.P. deben integrar una memoria para almacenar 
los resultados de mediciones, transacciones, bitácora de eventos, entre otros.  
6.10.2  La capacidad de almacenamiento de la memoria debe ser suficiente para garantizar la 
conservación de la siguiente in formación:  
a) Información de transacciones comerciales y mediciones conforme a la legislación aplicable, y  
b) Bitácora de eventos por un plazo mínimo de 12 meses.  
6.10.3  La memoria, bajo condiciones normales de uso, no podrá modificar los valores almacenad os. La 
información memorizada debe estar protegida contra cambios intencionales y no intencionales con 
herramientas comunes de software.  
6.10.4  Queda prohibido todo tipo de memoria removible, esto para garantizar que no se genere ningún tipo 
de alteración de la información por componentes no autorizados.  
6.11 Bomba  
El trasiego de Gas L.P. en operaciones de suministro debe hacerse mediante bombas para tal uso. No se 
permite el trasiego de Gas L.P. por gravedad.  
Las bombas y compresores deben instalarse sobre  bases fijas.  
6.12 Filtro  
Los filtros deben ser instalados en la tubería de succión de la bomba, de tal manera que no permita el 
paso de partículas mayores a 150 µm. Este dato se constata visualmente contra la especificación del filtro.  
6.13 Sensor de pres ión 
Deben estar conectados directamente al calculador, para que se realice la corrección correspondiente  
Pueden ser secos o amortiguados por líquido.  
Sensor de presión para mediciones en un intervalo de medida de 0.05 MPa a 2.06 MPa y clase de 
exactitud ig ual o mejor de 2.5 % de la lectura.  
6.14 Sensor de temperatura  
Deben estar conectados directamente al calculador, para que se realice la corrección correspondiente  
Deben registrar temperaturas como mínimo  de -10 °C a 50 °C, y clase de exactitud de 0.3 °C.  
7. Control metrológico  
7.1 Evaluación y Aprobación de modelo o prototipo  
7.1.1  General  
Los sistemas para medición y despacho de Gas L.P., deben estar sujetos a la aprobación de modelo o 
prototipo. Para el proceso de Aprobación de Modelo o Prototipo, la doc umentación solicitada será 
responsabilidad del Centro Nacional de Metrología o de los Institutos Designados de Metrología.  
Un sistema para medición y despacho de Gas L.P. debe cumplir los requisitos sin necesidad de ajustes 
durante el proceso de las prueba s. Las pruebas relevantes, que se realizan en conjunto, deben realizarse bajo 
las mismas condiciones y sin ajuste. Sin embargo, si se realiza un ajuste durante el proceso de las prueba s, 
éste debe estar documentado y justificado en el informe.  
7.2 Document ación  
La aprobación del modelo o prototipo debe efectuarse con la información proporcionada por el fabricante, 
en idioma español, la cual debe incluir:  
a) Requisitos del trámite CENAM -2020 -013-002-A Aprobación de modelo de instrumentos de medición 
sujetos a Normas Oficiales Mexicanas de metrología legal, previo a su comercialización, registrado 
en el Catálogo Nacional de Trámites, Servicios, Inspecciones y Regulaciones de todo México;   DIARIO OFICIAL  Jueves 12 de mayo de 2022  
b) Marca, modelo y número de serie del sistema para medición y despacho d e Gas L.P. forma de 
identificar los modelos de la familia y forma de identificar la serie;  
c) Marca, modelo, número de serie, intervalo de caudal y tipo de dispositivo de medición, forma de 
identificar el modelo y forma de identificar la serie;  
d) Instruct ivos y manuales de usuario, instalación, servicio, operación, configuración y programación;  
e) Diagramas de conexión del sistema electrónico, así como la forma de identificar cada una de las 
tarjetas que lo componen y la descripción de las funciones que re alizan;  
f) Cuando en algún componente de la tarjeta se pueda actualizar el programa que controla su 
funcionamiento, debe indicar la forma de identificar dicho componente y cómo se autentifica el 
programa contenido en el mismo;  
g) Diagrama hidráulico del si stema para medición y despacho de Gas L.P., con la descripción de cada 
una de sus partes, del modelo que se presenta en la aprobación de modelo;  
h) Procedimiento de ajuste de volumen (o masa) del sistema para medición y despacho de Gas L.P.;  
i) Código obje to del programa utilizado, la versión con la que se identifica y el nombre del circuito 
integrado en donde se carga dicho programa. Cálculo de la suma de comprobación para ser utilizada 
como referencia respecto del numeral 7.4.2.2.6.2, y  
j) Procedimiento p ara autentificar completamente el sistema para medición y despacho de Gas L.P., 
incluyendo el sistema electrónico y programas de cómputo que lo componen y sus características de 
confiabilidad.  
Se debe comprobar directamente por ensayos y con auxilio de la información antes mencionada, que los 
sistemas para medición y despacho de Gas L.P. especificados por el fabricante poseen los dispositivos 
indispensables para llevar a cabo una medición exacta, correcta y segura de acuerdo con las especificaciones 
estable cidas en este Proyecto de Norma Oficial Mexicana. En caso de ser rechazado, el diseño debe ser 
corregido para volver a ser sometido a consideración de la autoridad competente. Una vez aprobado el 
modelo o prototipo, se puede empezar con la fabricación o co mercialización del equipo.  
7.3 Prueba de exactitud  
El objetivo de esta prueba es evaluar que todos los resultados de las mediciones en cada valor de caudal 
cumplan con los requisitos de los errores máximos tolerados.  
7.3.1 Materiales y fluidos  
a) Gas licua do de petróleo.  
b) Mangueras flexibles de conexión especial y material compatible con Gas L.P.  
7.3.2 Aparatos y equipo de referencia  
7.3.2.1  Los patrones de referencia que pueden usarse en la aprobación de modelo de los sistemas para 
medición y despacho de  Gas L.P., se consideran de tres principios de operación: medida volumétrica, Medidor 
Coriolis , medidor de desplazamiento positivo, con mejores características metrológicas que los medidores que 
integran el sistema para medición y despacho de Gas L.P., inc ertidumbres menores de 0.10 %.  
7.3.2.2  Medida volumétrica cerrada con volumen mínimo de 100 L o mayor con escala graduada y 
divisiones mínimas; la Organización Internacional de Metrología Legal (OIML), recomienda una resolución 
igual a 0.05 % del volumen n ominal de la medida volumétrica. Para una medida de 100 L le corresponde una 
resolución de 50 mL.  
7.3.2.3  Medidor del tipo Coriolis  con re lación máximo/mínimo de caudal > 10, resolución que se observe el 
volumen de la cantidad mínima medida en 5.2.1. e inc ertidumbre menor de 1/5 del EMT.  
7.3.2.4  Medidor de desplazamiento positivo con relación de caudal máximo/mínimo > 10, incertidumbre 
aproximado de 1/5 del EMT.  
7.3.2.5  Instrumentos asociados  
a) Sensor de temperatura ubicado en el patrón de referencia con i ntervalo de medida de -10 °C a 50 °C , 
resolución de 0.01 °C y clase de exactitud igual o menor de 0.1 °C.  
b) Sensor de presión ubicado en el patrón de referencia con intervalo de medida de 0.05 MPa  a 2.06 
MPa de clase de exactitud igual o menor de 0.25 % de la lectura.  
c) Cronómetro con resolución mínima de 0.01 s.  
d) Estos instrumentos de medición deben contar con certificado de calibración (el cronometro no 
necesariamente requiere de certificado de calibración ya que el valor de caudal es informativo).  Jueves 12 de mayo de 2022  DIARIO OFICIAL    
7.3.3 Preparación del sistema para medición y despacho de Gas L.P.  
a) Alimentación de energía eléctrica al sistema para medición y despacho de Gas L.P.  
b) Estando la válvula de descarga activa pero aún cerrada, se debe comprobar que los golpes de 
presión or iginados por la bomba remota no muevan los registros de los totalizadores instantáneos, 
cuando ésta se encuentre funcionando con la válvula de descarga cerrada. La apertura y cierre 
continuo de una válvula de descarga, en el lado opuesto del sistema para m edición y despacho de 
Gas L.P. seleccionado, no muevan los registros de los totalizadores instantáneos correspondientes a 
la válvula de descarga cerrada.  
c) Constatar visualmente que el dispositivo indicador de venta y la cantidad de litros o kilogramos 
despachada  sea cero cada vez que se inicie un despacho de Gas L.P.  
7.3.4  Preparación de la medida volumétrica (patrón de referencia 1)  
a) Revisar que la medida volumétrica se encuentre limpia.  
b) Nivelar la medida volumétrica apoyándose en las patas nivelado ras y usando un instrumento de nivel 
en óptimas condiciones operativas.  
7.3.5  Preparación del medidor tipo Coriolis  (patrón de referencia 2)  
a) Los medidores Coriolis  deben estar soportados firmemente en una estructura para que no se 
transmitan esfuerzos m ecánicos de la tubería al medidor e instalar una válvula a la entrada del 
medidor;  
NOTA:  La longitud de tubería recta a la entrada y salida del medidor no son necesarias, sin embargo, 
puede apoyar a mejorar las condiciones de medición.  
b) Considerar la ins talación de sensores de presión y temperatura a la entrada del medidor Coriolis . 
c) Alimentación de energía eléctrica al patrón de referencia tipo Coriolis (computador, sensores 
asociados)  
d) Revisar que l a configuración del medidor esté  en modo de medició n de masa.  
7.3.6  Preparación del medidor de desplazamiento positivo, DP (patrón de referencia 3)  
a) Los medidores de desplazamiento positivo no requieren condiciones de instalación especial, pero 
son afectados por factores como: temperatura, presión, densi dad, viscosidad. Se recomienda instalar 
una válvula a la entrada del medidor.  
b) Considerar la instalación de sensores de presión y temperatura a la salida del medidor de 
desplazamiento positivo.  
c) Alimentación de energía eléctrica al patrón de referencia  tipo desplazamiento positivo (computador, 
sensores asociados).  
d) La calibración se realizará en unidades de volumen.  
7.3.7  Procedimiento de pruebas en la evaluación y aprobación del sistema para medición y despacho de 
Gas L.P. usando un patrón de referen cia. 
7.3.7.1  Empleando la medida volumétrica como patrón de referencia.  
a) Se conecta la medida volumétrica en serie con el sistema para medición y despacho de Gas L.P., 
usando los accesorios para tal fin (mangueras y conexiones rápidas).  
b) Se empaca o ll ena el sistema para medición y despacho de Gas L.P., y se procede a la apertura de 
la válvula de descarga para llenar la medida volumétrica hasta algún punto cercano al volumen 
nominal. Esto mojará las paredes del recipiente, necesario ya que, normalmente las medidas 
volumétricas utilizadas están calibradas para entregar.  
c) Se debe asegurar que el Gas L.P. mantenga una presión suficiente para evitar su vaporización y 
mantenerlo en fase liquida.  
d) Durante el llenado se debe asegurar la eliminación de burbu jas de aire presentes en la línea.   DIARIO OFICIAL  Jueves 12 de mayo de 2022  
7.3.7.2  Empleando el medidor tipo Coriolis  como patrón de referencia  
a) Se conecta el patrón de referencia tipo Coriolis  en serie con el sistema para medición y despacho de 
Gas L.P., usando los accesorios para tal fin (ma ngueras y conexiones rápidas).  
b) Conectar la alimentación eléctrica (127 V CA y 24 V CD) para el medidor patrón y los medidores de 
presión y temperatura  
c) Se empaca o llena el sistema para medición y despacho de Gas L.P., y se procede a la apertura de 
la válvula de descarga para hacerlo pasar por el patrón de referencia tipo Coriolis . 
d) Durante el llenado se debe asegurar la eliminación de burbujas de aire presentes en la línea.  
e) Se debe asegurar que el Gas L.P. mantenga una presión suficiente para evi tar su vaporización y se 
mantenga siempre en fase liquida.  
7.3.7.3  Empleando el medidor de desplazamiento positivo como patrón de referencia  
a) Se conecta el patrón de referencia tipo desplazamiento positivo en serie con el sistema para 
medición y despacho  de Gas L.P., usando los accesorios para tal fin (mangueras y conexiones 
rápidas).  
b) Conectar la alimentación eléctrica (127 V CA y 24 V CD) para los medidores de presión y 
temperatura  
c) Se empaca o llena el sistema para medición y despacho de Gas L.P., y se procede a la apertura de 
la válvula de descarga para hacerlo pasar por el patrón de referencia tipo desplazamiento positivo.  
d) Durante el llenado se debe asegurar la eliminación de burbujas de aire presentes en la línea.  
e) Se debe asegurar que el Ga s L.P. mantenga una presión suficiente para evitar su vaporización.  
7.3.7.4  Condiciones ambientales a realizarse las pruebas de evaluación y aprobación de modelo:  
- Temperatura ambiente: 5 °C a 50 °C  
- Humedad relativa: 10 % a 90 %  
- Presión atmosférica: 7 4 kPa a 102 kPa  
NOTA:  Durante cada prueba, la temperatura no debe variar en más de 5 °C y la humedad relativa no debe 
variar en más del 10 %.  
La humedad relativa nunca deberá ser superior a los límites de humedad establecidos para la correcta 
operación de todos los componentes del sistema de medición involucrados durante las pruebas.  
7.3.7.5  Inicio de la prueba de medición (aplica para todas las técnicas de medición como patrones  de 
referencia).  
a) Una vez conectados los equipos debe realizarse la ambientac ión del circuito circulando el fluido a 
través de la instalación para lograr el equilibrio térmico.  
Así como precalentar los transmisores de flujo, medidor de presión y temperatura y los componentes 
que integran el sistema de medición y despacho de Gas L.P . 
NOTA:  El equilibrio térmico lo determinará el laboratorio que realice las pruebas.  
b) Fijar el gasto volumétrico, al cual debe realizarse la prueba, haciendo uso de la válvula.  
NOTA:  Se sugieren los siguientes tres valores de caudal: Qmin; ((Qmax – Qmin) × 0.25) + Qmin; y Qmax, Los 
caudales Q min y Qmax se refieren al sistema de me dición y despacho de Gas L. P. informados en la placa del 
sistema de medición.  
c) En cada prueba o despacho se deberá colocar o constatar, que los indicadores del totalizador 
instantáneo del sistema para medi ción y despacho de Gas L.P. esté  en ceros.  
d) Para el caso del patrón de referencia tipo Coriolis , una vez ambientado junto con el sistema para 
medición y despacho de Gas L.P, cerrar la válvula de bloqueo situada a la entrada y a la salida del 
patrón de referencia tipo Coriolis , con el objeto de mantenerlo empacado o lleno y proceder a 
efectuarle el ajuste “Zero”.  
e) Para el caso de la medida volumétrica, abriendo y cerrando la válvula de descarga del sistema para 
medición y de spacho de Gas L.P., colectar de preferencia el volumen nominal de la medida o alguna 
cantidad cercana al volumen nominal.  
f) Para el caso de los medidores del tipo Coriolis  o desplazamiento positivo se recomienda colectar una 
masa o volumen adecuada, donde  la contribución a la incertidumbre de calibración debida este factor 
sea menor que 0.05 %.  Jueves 12 de mayo de 2022  DIARIO OFICIAL    
g) Para el caso de la medida volumétrica, lograda la estabilidad térmica se vacía la medida volumétrica, 
se igualan las presiones de vapor de la medida volumétrica y del sistema de medición y despacho 
Gas L.P. por medio de una manguera que une ambos equipos; se ajusta el nivel del Gas L.P. a la 
marca de cero (escala inferior) en la medida volumétrica y se abre la válvula de descarga para 
colectar el Gas L.P. en el pa trón volumétrico; cuando el nivel del Gas L.P. alcanza la marca de 
volumen nominal de la medida volumétrica se cierra la válvula. Se espera un tiempo de 
estabilización, para tomar y registrar la lectura de la medida volumétrica, la lectura de la temperatur a, 
la lectura de presión y la lectura de volumen del sistema para medición y despacho de Gas L.P.  
h) Para el caso de la medida volumétrica, drenarla antes de realizar nuevamente el cero (escala inferior) 
esperando el escurrido de la medida volumétrica, el tiempo de escurrido debe ser lo indicado en el 
informe de calibración de la medida volumétrica. Realizar 4 réplicas en cada uno de los valores de 
caudal seleccionados.  
i) Para el caso de los medidores de referencia tipo Coriolis  y desplazamiento positivo, esperar a que la 
lectura del caudal sea estable y proceder con las corridas de calibración. Realizar 4 réplicas en cada 
uno de los valores de caudal seleccionados.  
j) Los valores de las lecturas de volumen o masa (del patrón de referencia y sistema para me dición y 
despacho de Gas L.P., temperatura y presión de las pruebas deben de registrarse en la tabla 2, para 
después procesarla mediante un programa que permita realizar el proceso de cálculo  (ejemplo: 
Excel).  
7.3.8  Cálculos  
7.3.8.1  Coeficiente de correcci ón por expansión térmica del material del patrón de referencia,  CTS PR. 
CTS PR = 1 + α (tPR  20) 
Donde : 
α /°C-1 Coeficiente cúbico de expansión térmica del material de fabricación del patrón de referencia.  
0.000 047 7,  para ace ro inoxidable 304  
0.000 034,  para acero a bajo carbono  
tPR/°C Temperatura del patrón de referencia observada durante la prueba.  
20 Valor de temperatura de referencia a la cual se especifica el coeficiente de expansión 
térmico del material del patrón de ref erencia.  
NOTA : Para el caso de la medida volumétrica, es la temperatura a la cual fue informado en el certificado 
de calibración el volumen.  
7.3.8.2  Coeficiente de corrección por efecto de la presión en el cuerpo del patrón de referencia, CPS PR. 
 
Donde:  
pg/kPa presión manométrica de operación en el fluido al momento de la prueba.  
DI/m diámetro interno del patrón de referencia (especificar a qué diámetro se refiere para cada 
caso según el patrón que se use).  
EPR/kPa módulo de elasticidad del material del pa trón de referencia.  
e/m espesor de la pared del patrón de referencia  
7.3.8.3  Coeficiente de corrección por efecto de la expansión volumétrica del fluido,  CTL PR. 
CTL PR = 1  β× (tPR  20) 
Donde:  
β× °C-1 Coeficiente expansión volumétrico del Gas L.P a temperatura de referencia.  
 0.002 30 para una mezcla de propano (60 %) y butano (40 %) a 20 °C  
tPR/°C Temperatura del fluido patrón de referencia obs ervada durante la prueba.  
20 Valor de temperatura de referencia a la cual se especifica el coeficiente de expansión 
volumétrica del Gas L.P.   DIARIO OFICIAL  Jueves 12 de mayo de 2022  
7.3.8.4  Coeficiente de corrección por efecto de la presión en el fluido,  CPL PR. 
 
Donde:  
FGLP/kPa-1 factor de compr esibilidad del Gas L.P.  
5.4E-7 para Gas L. P. (propano 60 % y butano 40 %) a una temperatura de (22 a 25) °C  
PPR/kPa presión del fluido en el patrón de referencia al momento de la prueba  
NOTA : Utilizar este coeficiente en caso de que el sistema para medici ón y despacho de Gas L.P. cuente 
con la medición de presión.  
7.3.8.5  Calcular el volumen del patrón de referencia corregido  
a) Para la medida volumétrica  
 
Donde:  
CPS corrección por presión en el cuerpo de la medida volumétrica, el modelo matemático de est e 
coeficiente se informa en el certificado de calibración.  
VcPR/L volumen de la medida volumétrica corregido a la temperatura.  
V20/L volumen de la medida volumétrica a temperatura de 20 °C.  
NOTA : Este valor se encuentra en el informe de calibración de la m edida volumétrica.  
Lc/mL es la lectura del menisco en la escala del cuello de la medida volumétrica  
NOTA : La lectura es positiva si se sitúa por encima de la marca de volumen nominal y negativa si la 
lectura se sitúa por abajo.  
Kc / es el factor de correcc ión de la escala graduada del cuello de la medida volumétrica.  
NOTA : Este valor está reportado en el informe de calibración de la medida volumétrica).  
CTS PR/ es el coeficiente de corrección por expansión térmica del material de fabricación de la 
medida vol umétrica.  
b) Para el patrón de referencia tipo Coriolis  o desplazamiento positivo.  
 
Donde:  
VcPR/L volumen del patrón de referencia corregido a la temperatura y presión del fluido  
VPR/L volumen del patrón de referencia a las condiciones de medición.  
MF factor de corrección o calibración del patrón de referencia  
NOTA : este valor se informa en el certificado del patrón de referencia.  
CTL PR/ Coeficiente de corrección por expansión térmica del material del patrón de referencia.  
CPL PR/ Coeficiente de corrección por efecto de la presión del fluido.  
NOTA : Utilizar el coeficiente CPL PR en caso de que el sistema para medición y despacho de Gas L.P. 
cuente con la medición de presión.  
7.3.8.6   Cálculo del error de indicación  
 
Donde : 
EI error de indicación del sistema para medición y despacho de Gas L.P.  
LSMD/L volumen registrado en el sistema para medición y despacho de Gas L.P. corregido a la 
temperatura.  
VcPR/L volumen del patrón de referencia corregido a la temperatura y presión.  Jueves 12 de mayo de 2022  DIARIO OFICIAL    
7.3.8.7  Cálculo del error de repetib ilidad  
De acuerdo con el siguiente modelo matemático, el cual se determina en función del valor máximo y del 
valor mínimo del error de indicación, EI 
 
NOTA : Para cualquier cantidad igual o superior a cinco veces la cantidad mínima medida, el error de 
repetibilidad del medidor no debe ser superior a dos quintos del valor EMT.  
7.3.8.8 Errores Máximos Tolerados (EMT)  
Para obtener el error promedio de una prueba a un gasto volumétrico, primero calcule el error de 
indicación de cada corrida y posteriormente cal cule el promedio de ellas.  
El error promedio obtenido para cada uno de los caudales, máximo, medio y mínimo, del sistema para 
medición y despacho de Gas L.P., no debe exceder, el EMT establecido en el inciso 5.4.1.  
Los caudales máximo y mínimo obtenidos en  las corridas no deben exceder el intervalo de medición del 
sistema para medición y despacho de Gas L.P. declarado por el fabricante.  
7.3.8.9 Incertidumbre  
7.3.8.9.1  La estimación de la incertidumbre expandida del error de indicación de volumen o masa debe  ser 
menor de 1/5 del EMT durante la evaluación de modelo y un tercio del EMT para las siguientes evaluaciones:  
7.3.8.9.2  La incertidumbre de la medición debe ser estimada conforme a la Norma Mexicana  NMX -CH-
140-IMNC -2002 (ver 2.5). La incertidumbre expan dida se obtiene multiplicando la incertidumbre típica 
combinada por un factor de cobertura k = 2, el cual corresponde un nivel de confianza de aproximadamente 
95 %, bajo la suposición de que la función de densidad de probabilidad del mensurando es normal.  
Tabla 3. Registro de los datos y resultados de las pruebas de medición.  
 Tiempo de 
entrega  Caudal 
volumétrico 
o caudal 
másico  Temperatura 
del Gas L.P 
en el sistema 
de medición 
y despacho  Temperatura 
del Gas L.P 
en el patrón 
de referencia  Volumen 
registrado  
en el 
sistema para 
medición y 
despacho de 
Gas L.P., 
corregido 
por 
temperatura  Volumen del 
patrón de 
referencia 
corregido 
por 
temperatura 
y presión  Error de 
indicación  
Unidades  min L/min o 
kg/min  °C °C L o kg  L o kg  % 
Prueba 1         
Prueba 2         
Prueba 3         
Prueba 4         
Promedio         
 
7.4 Pruebas de autentificación del sistema electrónico y programas de cómputo.  
7.4.1 Seguridad eléctrica  
El sistema para medición y despacho de Gas L.P. debe de cumplir con los lineamientos establecidos en 
los numerales 4.1.1, 4.1.2, 4.1.4 y 5.7 de la NOM -001-SCFI -2018 (Ver 2.1).  
Aunado a lo anterior, los equipos de tecnologías de la información aplicados a un sistema para medición y 
despacho de Gas L.P. deben integrar circuitos intrínsecamente seguros y cum plir con los puntos 5.6.4, 6.3, 
7.3, 7.5.2 y 8.3 de la norma IEC 60079 -11. 
Las interconexiones eléctricas de los sistemas para medición y despacho de Gas L.P. deben cumplir las 
disposiciones y especificaciones de carácter técnico, a fin de que ofrezcan con diciones de seguridad para las 
personas y sus propiedades, en lo referente a protección contra choque eléctrico, efectos térmicos, sobre 
corrientes, corrientes de falla, sobretensiones, fenómenos atmosféricos e incendios, entre otros, así como  DIARIO OFICIAL  Jueves 12 de mayo de 2022  
contar con i nstalación a prueba de explosión y seguridad intrínseca y cumplir con lo indicado en la  NOM -001-
SEDE -2012 en lo referente a equipos instalados en áreas clasificadas como Clase I División I  (Ver 2.2).  
El sistema para medición y despacho de Gas L.P. debe c umplir con los lineamientos de seguridad 
indicados y requerimientos del fabricante para una operación segura de sus sistemas para medición y 
despacho de Gas L.P.  
Además, el sistema no debe ser ubicado en lugares cercanos a líneas de transmisión de corrient e eléctrica 
de alta tensión, que puedan alterar el contenido de los circuitos electrónicos o causar algún daño  a los 
mismos.  
7.4.2  Método de prueba de autentificación del sistema electrónico y programas de cómputo  
7.4.2.1  Diseño  
La aprobación del modelo o  prototipo referente a la parte electrónica del sistema para medición y 
despacho de Gas L.P., debe ser determinada mediante la información proporcionada por el fabricante, la cual 
está indicada en el numeral 7.2, comprobando directamente que los componente s electrónicos que integran la 
parte electrónica del sistema para medición y despacho de Gas L.P. cumplan con las especificaciones y 
nomenclatura utilizada por el fabricante.  
Los dispositivos auxiliares, no están sujetos a la aprobación del modelo o protot ipo, sino que sólo deben 
ser declarados para los mismos efectos, esto es, comprobar que cumplan con las especificaciones y 
nomenclatura utilizada por el fabricante.  
La evaluación se enfoca sobre los siguientes componentes:  
7.4.2.1.1  Tarjetas electrónicas  
Donde la revisión debe ser de tipo ocular y física en cada una de sus partes, corroborando que cada 
tarjeta contenga los siguientes identificadores, de forma visible, permanente e imborrable:  
a) Marca (Nombre, letra, holograma o logotipo de identificación c aracterísticos de la marca en función);  
b) Número de identificación de la tarjeta;  
c) Número de revisión o versión de la misma; y  
d) En caso de existir algún cambio, reemplazo, reparación, éste debe ser informado y explicado por el 
fabricante.  
7.4.2.1.2 Circuito integrado encapsulado  
Evaluar visualmente que el circuito integrado que contiene el o los programas principales se encuentren 
cubiertos totalmente por una membrana de un material transparente que permita la identificación del circuito 
integrado, com o resina epóxica, cerámica, vidrio, u otro material que lo adhiera permanentemente a la tarjeta 
de circuito impreso, para asegurar de que en caso de una alteración o intervención quede evidencia visual 
fácilmente identificable.  
Los circuitos electrónicos q ue contienen software y/o información del software deben contar con 
encapsulados de montaje de superficie, deben encontrarse incluidos en la placa de manera permanente y sus 
partes no deben poder ser removidas o sustituidas sin dejar marca, para asegurar d e que en caso de una 
alteración o intervención quede evidencia visual fácilmente identificable.  
7.4.2.1.3 Programa del sistema para medición y despacho de Gas L.P.  
El programa o programas de cómputo deben ser controlados y administrados única y exclusivame nte por 
el fabricante del sistema para medición y despacho de Gas L.P. La autentificación de estos programas debe 
ser a través de la suma de comprobación MD5.  
Los programas de cómputo deben estar disponibles para su lectura, exclusivamente a través de un p uerto 
serial (RS232, USB o MicroUSB), cuyos parámetros de comunicación deben ser proporcionados por el 
fabricante del sistema para medición y despacho de Gas L.P.  
La actualización de los programas de cómputo debe realizarse de forma local, esto es, reempla zando la 
tarjeta que contiene los circuitos integrados que albergan tales programas de cómputo, o bien, mediante la 
escritura de los mismos a través de un puerto de comunicación, incluyendo el puerto serial (RS232, USB o 
MicroUSB).  
La lectura de los progra mas de cómputo a través del puerto serial (RS232, USB o MicroUSB) debe de ser 
condicionada a digitar una contraseña en el panel de control del sistema para medición y despacho de Gas 
L.P., la cual debe ser entregada a la Procuraduría para poder realizar la s verificaciones por autoridad 
competente, así como al Centro Nacional de Metrología o a los Institutos Designados de Metrología para la 
aprobación del modelo o prototipo.  
7.4.2.1.4 Bitácora de eventos  Jueves 12 de mayo de 2022  DIARIO OFICIAL    
El sistema para medición y despacho de Gas L.P. debe g enerar una bitácora de eventos, en la cual se 
deben registrar de manera consecutiva los eventos de hasta 12 meses de operación normal. La bitácora, debe 
poder ser descargada por medio del puerto serial (RS232, USB o MicroUSB), y su descarga debe estar 
cond icionada a digitar una contraseña en el panel de control del sistema para medición y despacho de Gas 
L.P., la cual debe ser entregada a la Procuraduría para poder realizar las verificaciones por autoridad 
competente, así como al Centro Nacional de Metrolog ía o a los Institutos Designados de Metrología para la 
aprobación del modelo o prototipo.  
7.4.2.1.4.1  Los eventos que se deben registrar son:  
a) Contador de sucesos;  
b) Ajustes hechos a un sistema para medición y despacho de Gas L.P. (ajustes a la entrega)  incluyendo 
lado, identificación del producto y valor del factor de ajuste;  
c) Cambio de precios incluyendo lado, identificación del producto y el valor del nuevo precio;  
d) Accesos al sistema electrónico (apertura de puertas o del sistema electrónico);  
e) El acceso al modo de programación;  
f) Cambio de fecha y hora del sistema, incluyendo la nueva fecha y hora;  
g) Actualización del o los programas de cómputo incluyendo la o las versiones a la que se actualizó;  
h) Identificación del usuario que generó el ev ento, y  
i) El parámetro afectado y su nuevo valor.  
7.4.2.1.4.2  El registro del evento debe incluir la fecha y la hora de ejecución. En el caso de que la 
descripción de los eventos esté abreviada, se debe entregar a la Procuraduría, Centro Nacional de Metro logía 
o a los Institutos Designados de Metrología la tabla donde se indique a que evento corresponde cada 
abreviatura.  
7.4.2.2 Seguridad de operación en pruebas y análisis  
7.4.2.2.1  Aparatos y equipo  
a) Computadora portátil con puerto serial (RS232, USB o MicroUSB) y cables de conexión del sistema 
para medición y despacho de Gas L.P.  
b) Multímetro.  
7.4.2.2.2  Características del sistema para medición y despacho de Gas L.P. a analizar.  
Debe contar con todos los componentes propios y la evaluación se debe real izar a valores de tensión 
eléctrica nominales. El equipo debe contar con los lineamientos de seguridad interna y externa que señala la 
NOM -001-SCFI -2018 y la NOM -001-SEDE -2012 (ver 2.1 y 2.2).  
7.4.2.2.3  Preparación del sistema para medición y despacho de G as L.P.  
Las carátulas indicadoras no deben presentar variaciones que sean producto o no del desplazamiento 
propio del dispositivo de medición seleccionado, cuando éste no se encuentre en función, y este 
desplazamiento sea sensado por el dispositivo computa dor. 
7.4.2.2.4  Determinación de las condiciones de prueba  
El sistema para medición y despacho de Gas L.P. debe cumplir con los lineamientos de seguridad 
indicados y requerimientos del fabricante para una operación segura de sus sistemas para medición y 
despacho de Gas L.P. Además, el instrumento no debe ser probado en lugares cercanos a líneas de 
transmisión de corriente eléctrica de alta tensión, que puedan alterar el contenido de los circuitos electrónicos 
o causar algún daño a los mismos.  
7.4.2.2.5 Proce dimiento de evaluación electrónica  
Durante esta prueba los sistemas para medición y despacho de Gas L.P., no deben despachar 
combustible.  
7.4.2.2.5.1  El sistema para medición y despacho de Gas L.P. debe estar libre de obstrucciones en sus 
secciones electró nica y mecánica para su evaluación.   DIARIO OFICIAL  Jueves 12 de mayo de 2022  
7.4.2.2.5.2  Registrar por cada sistema para medición y despacho de Gas L.P., los datos siguientes, de 
acuerdo con el procedimiento o guía de configuración que proporcione el fabricante:  
a) Marca;  
b) Modelo;  
c) Número de serie del sistema para medición y despacho de Gas L.P.;  
d) Posición de carga o número de identificación del auto tanque;  
e) Precio unitario y tipo de combustible; e  
f) Indicación del totalizador de ventas realizadas, en volumen (o masa) y precio unitario, para cada 
producto y posición de carga del sistema para medición y despacho de Gas L.P.  
7.4.2.2.5.3  Toma de lecturas  
Tomar lecturas del totalizador acumulado del sistema para medición y despacho de Gas L.P., con la 
finalidad de comprobar su operación y reg istro, respecto del totalizador instantáneo. Se debe comprobar 
manualmente el resultado del producto del volumen o masa entregada por el precio por litro o kilogramo del 
combustible, contra la lectura indicada del importe de la venta mostrado por el sistem a para medición y 
despacho de Gas L.P.  
7.4.2.2.5.4  Evaluación de las conexiones del módulo electrónico  
Realizar la revisión de los arneses eléctricos y del cableado en general de las conexiones de tipo eléctrico, 
comunicaciones o datos; con el fin de deter minar si se cumple con el prototipo, esto es, con las características 
técnicas designadas por el fabricante.  
7.4.2.2.5.5  Revisión del pulsador  
Abrir de ser posible, tomando en consideración que en algunos casos viene sellado de fábrica. Para ello 
se toma e n cuenta lo siguiente, basado y fundamentado en la información especificada por el fabricante:  
a) El pulsador debe cumplir con las especificaciones y diseño del fabricante, a fin de atender lo 
dispuesto en los numerales 5.2 y 5.3 de este Proyecto de Norma Oficial Mexicana.  
b) El estado físico del pulsador tenga las conexiones de alimentación, datos y tierra en la forma indicada 
en los manuales emitidos por el fabricante y sin alteraciones.  
7.4.2.2.5.6  Revisión de sistema electrónico  
Revisar visualmente las conexiones, así como las tarjetas electrónicas y de comunicaciones, mismas que 
deben corresponder a las especificadas por el fabricante del sistema para medición y despacho de Gas L.P. 
en función, revisando además que no existan cables, conexiones o dispos itivos electrónicos ajenos al 
prototipo (ver 7.4.2).  
Al constatar que no existe alteración en la parte electrónica, se procede a la revisión de la configuración 
del sistema para medición y despacho de Gas L.P., de acuerdo con el numeral 7.4.2.2.5.2.  
7.4.2. 2.5.7  Prueba de la configuración a través de la programación del sistema para medición y despacho 
de Gas L.P.  
Dependiendo de la marca, modelo y dispositivo computador contenido en el sistema para medición y 
despacho de Gas L.P., ingresar al modo de program ación del mismo.  
a) Tomar los datos correspondientes a la programación del dispositivo computador y cotejarlos con los 
proporcionados por el fabricante.  
b) Realizar ensayos a las funciones de programación del dispositivo computador, de acuerdo con la 
información proporcionada por el fabricante, respecto de:  
i. Los despachos, tanto en volumen (o masa) como en monto programados;  
ii. El cambio de precios;  
iii. La descarga de la bitácora de eventos;  
iv. Los ajustes electrónicos;  
v. La versión del programa de có mputo que opera el sistema para medición y despacho de Gas 
L.P.; y  
vi. La batería de respaldo.  Jueves 12 de mayo de 2022  DIARIO OFICIAL    
7.4.2.2.5.8  Prueba de retención de información en pantallas y configuración ante una falla en el suministro 
de energía  
Apegado al manual correspondiente a la mar ca del sistema para medición y despacho de Gas L.P., 
interrumpir su suministro de energía eléctrica. La prueba se da por aprobada si cumple las dos siguientes 
condiciones:  
a) Al menos por cinco minutos, las carátulas indicadoras mantienen visibles e inalte rables los datos del 
último despacho:  
i. Volumen o masa (según aplique)  
ii. Precio unitario  
iii. Importe de la venta  
b) Al restablecerse el suministro de energía eléctrica, el sistema para medición y despacho de Gas L.P. 
mantiene la configuración.  
7.4.2.2. 5.9 Prueba de evaluación de la o las versiones de los programas de cómputo que controlan el 
funcionamiento del sistema para medición y despacho de Gas L.P. contenidas en la o las tarjetas de control.  
Apegarse al manual correspondiente del sistema para medi ción y despacho de Gas L.P. según sea la 
marca y dependiendo de su modelo, puede estar dotado con más de un programa que controla su 
funcionamiento.  
7.4.2.2.6  Procedimiento de evaluación de los programas de cómputo que controlan el funcionamiento del 
sistema para medición y despacho de Gas L.P.  
7.4.2.2.6.1  Para evaluar los programas de cómputo:  
a) De ser necesario libere la sección de comunicación;  
b) De ser necesario, interrumpir el suministro de energía al sistema para medición y despacho de Gas 
L.P. desd e el tablero de control eléctrico o desde su fuente de alimentación independiente, siguiendo 
las recomendaciones del fabricante;  
c) Dependiendo de la marca, modelo y computador contenido en el sistema para medición y despacho 
de Gas L.P., realizar la conex ión del puerto serial (RS232, USB o MicroUSB) a la computadora 
portátil y ejecutar el programa de comunicación correspondiente. Este programa debe establecer y 
utilizar el protocolo de comunicación indicado por el fabricante del sistema para medición y des pacho 
de Gas L.P.;  
d) Seguir el procedimiento de descarga del programa que controla el funcionamiento del sistema para 
medición y despacho de Gas L.P., debiendo realizar la descarga por el puerto serial (RS232, USB o 
MicroUSB) a que hace referencia el nume ral 7.4.2.1.3, de tal manera que se obtenga el programa en 
un archivo electrónico para poder realizar su autenticación de acuerdo con el numeral 7.4.2;  
e) Para realizar la descarga del programa por el puerto serial (RS232, USB o MicroUSB), debe utilizarse 
un programa comercial para realizar la comunicación con la computadora. En caso de que el 
fabricante utilice un programa propietario para realizar la descarga del programa de cómputo,  tal 
programa propietario debe ser autenticado con el mismo procedimient o descrito en el  numeral 7.4.2; 
y 
f) Para obtener la suma de comprobación, el programa para aplicar el algoritmo de reducción 
criptográfica MD5 debe ser comercial.  
7.4.2.2.6.2  Suma de comprobación de los programas de cómputo  
Conocida la versión del o los programas de cómputo que operan el sistema para medición y despacho de 
Gas L.P. (la cual se muestra en la pantalla del sistema para medición y despacho de Gas L.P.), se compara la 
suma de comprobación obtenida en la computadora contra la suma de comprobaci ón proporcionada por el 
fabricante, debiendo coincidir. El algoritmo utilizado para el cálculo de la suma de comprobación es el 
conocido como MD5.  
7.4.2.2.6.3  Validación, evaluación y aprobación del o los programas de cómputo  
Anotar los datos desplegados e n la pantalla del sistema para medición y despacho de Gas L.P. y el 
resultado de la lectura de la suma de comprobación obtenida en el numeral 7.4.2.2.6.2.   DIARIO OFICIAL  Jueves 12 de mayo de 2022  
7.4.2.2.6.4  Bitácora de eventos  
La bitácora, debe ser descargada por medio del puerto serial (RS232, USB o MicroUSB), conforme a las 
instrucciones del fabricante, y su descarga debe estar condicionada a digitar una contraseña en el panel de 
control del sistema para medición y despacho de Gas L.P., la cual debe ser entregada a la Procuraduría para 
poder re alizar las verificaciones por autoridad competente, al Centro Nacional de Metrología o a los Institutos 
Designados de Metrología para la aprobación del modelo o prototipo.  
El registro del evento debe incluir la fecha y la hora de ejecución, en el caso de q ue la descripción de los 
eventos esté abreviada, se debe entregar a la Procuraduría, al Centro Nacional de Metrología o a los Institutos 
Designados de Metrología la tabla en donde se indique a qué evento corresponde.  
7.4.2.2.6.5  Restablecimiento del sistem a para medición y despacho de Gas L.P.:  
a) Salir del programa de comunicación del sistema para medición y despacho de Gas L.P., siguiendo 
las recomendaciones del fabricante;  
b) Desconectar el conector serial del puerto de comunicación (RS232, USB o MicroUS B), entre el 
sistema para medición y despacho de Gas L.P. y la computadora portátil;  
c) Restablecer el sistema para medición y despacho de Gas L.P. mediante el tablero eléctrico de control 
o por su fuente de poder independiente (en caso de haberse requerid o suspender la energía eléctrica 
para su evaluación);  
d) Realizar prueba efectuando un despacho de combustible del sistema para medición y despacho de 
Gas L.P. para corroborar su funcionamiento; y  
e) Cerrar el sistema para medición y despacho de Gas L.P. a notando todos los datos encontrados 
durante la evaluación.  
8. Información comercial  
Los sistemas para medición y despacho de Gas L.P. deben llevar marcados en forma permanente y visible 
en la parte externa de su cuerpo, los siguientes datos como mínimo:  
a) Marca o nombre del fabricante;  
b) Número seriado de fabricación;  
c) Tipo y modelo;  
d) Intervalo de caudal del sistema para medición y despacho de Gas L.P. para el cual está diseñado;  
e) Año de fabricación; y  
f) Número de aprobación del modelo o prototipo.  
Para los sistemas para medición y despacho de Gas L.P. instalados en las estaciones de servicio con fin 
específico y multimodal, adicionalmente deben llevar en forma permanente y visible lo siguiente:  
a) La leyenda aviso al consumidor;  
b) Identificación d el producto; y  
c) La leyenda "HECHO EN MÉXICO" para productos de fabricación nacional o indicación del país de 
origen para los de importación.  
NOTA.  Las leyendas o avisos al consumidor consisten en letreros con las siguientes leyendas o 
equivalentes:  
a) Importante para el consumidor;  
b) Asegúrese que antes de la venta los indicadores marquen ceros;  
c) Verifique que el precio por litro o kilogramo sea el correcto; y  
d) Signo de pesos en la carátula.  
En el empaque o embalaje de los sistemas para medición y de spacho de Gas L.P., se deben marcar como 
mínimo los datos siguientes:  
a) Marca o nombre del fabricante;  
b) Modelo;  
c) Número de serie;  Jueves 12 de mayo de 2022  DIARIO OFICIAL    
d) La leyenda "HECHO EN MÉXICO" para productos de fabricación nacional o indicación del país de 
origen para los de import ación; y  
e) Nombre y domicilio del fabricante nacional o del importador.  
9. Verificación y Vigilancia  
La Verificación y Vigilancia del presente Proyecto de Norma Oficial Mexicana estará a cargo de la 
Secretaría, por conducto de la Dirección General de Norm as y de la Procuraduría, conforme a sus respectivas 
atribuciones.  
Para tal efecto, se requerirá que todos los sujetos obligados a la Verificación y Vigilancia del presente 
Proyecto de Norma Oficial Mexicana se den de alta en la Plataforma de Vigilancia Per manente (ver Apéndice 
A), mediante la cual se ejercerá una verificación permanente y se revisará el cumplimiento de las 
especificaciones contenidas en el presente documento, así como con lo indicado en el Anexo 30 de la 
Resolución Miscelánea Fiscal vigente . 
9.1 Verificación por autoridad competente  
La verificación realizada por la Procuraduría a los sistemas para medición y despacho de Gas L.P., 
enajenados e instalados, debe efectuarse de conformidad con los siguientes numerales.  
9.1.1  Verificación visual  
Se verifica que el sistema para medición y despacho de Gas L.P. cumpla con  las especificaciones y los 
requisitos  siguientes:  
El sistema para medición y despacho de Gas L.P. para ser usado y considerado, como apto, para realizar 
transacciones comerciales, no  debe presentar en su funcionamiento condiciones que generen desperfectos, 
es decir, se requiere que estén instalados correctamente, no haya piezas sueltas u otras deficiencias 
evidentes. Además, se debe verificar que cuenta con las leyendas siguientes:  
a) Importante para el consumidor.  
b) Asegúrese que antes de la venta los indicadores marquen ceros.  
c) Verifique que el precio por litro o kilogramo sea el correcto.  
d) Signo de pesos en la carátula.  
Los sistemas para medición y despacho de Gas L.P., una vez  instalados en auto tanques, estaciones con 
fin Específico y multimodales  deben indicar en forma clara y precisa la cantidad de producto a despachar.  
9.1.1.1  Dispositivo computador  
El totalizador acumulado del dispositivo computador al inicio de cada trans acción debe marcar ceros y 
debe indicar como mínimo el volumen de combustible despachado, el precio por litro o kilogramo y el importe 
de la venta.  
9.1.1.2  Carátula indicadora  
Se debe verificar que cumpla con lo establecido en el numeral 5.5.1, inciso c).  
9.1.1.3  Interruptor de acceso al modo de ajuste electrónico  
Además de cumplir con el numeral 6.4.1 este interruptor debe poseer los aditamentos especiales 
necesarios para colocar los dispositivos oficiales de inviolabilidad, con el objeto de que éstos perm anezcan en 
el lugar correspondiente.  
El sistema para medición y despacho de Gas L.P. debe contar con la contraseña de verificación señalada 
en el numeral 10.3.4 de la verificación inicial o periódica o extraordinaria anterior y se debe constatar que 
éstos no han sido violados o alterados por cualquier medio como, por ejemplo: aplicación de calor o acción de 
una fuerza.  
9.1.1.4  Manguera de descarga  
Se debe verificar visualmente que las mangueras de descarga, así como las válvulas de seguridad y 
descarga, no presenten daños en la pared externa, ni fisuras que permitan fugas, así como adaptaciones que 
afecten su funcionamiento según especificaciones del fabricante del sistema para medición y despacho de 
Gas L.P.  
9.1.2  Verificación de cualidades metrológicas  
Para este numeral se debe aplicar lo indicado en el capítulo 7.   DIARIO OFICIAL  Jueves 12 de mayo de 2022  
9.1.2 .1 Verificación del sistema electrónico y programas de cómputo  
Con la información indicada en el numeral 7.4.2, se debe efectuar una verificación para autentificar el 
sistema electrónico y p rogramas de cómputo, los accesorios y demás componentes, equipos o sistemas 
vinculados o conectados al sistema para medición y despacho de Gas L.P., los cuales deben coincidir con la 
aprobación del modelo o prototipo.  
9.1.2.3  Procedimiento  
La verificación referente a la parte electrónica del sistema para medición y despacho de Gas L.P., debe 
ser determinada mediante la información proporcionada por el fabricante, la cual está indicada en el numeral 
7.2, comprobando directamente que los componentes electróni cos que integran la parte electrónica del 
sistema para medición y despacho de Gas L.P., cumplan con las especificaciones y nomenclatura aprobadas.  
Se hace excepción de los componentes electrónicos originales, cuando los sustituidos cuenten con la 
aprobació n de la autoridad competente y siempre y cuando los programas de cómputo sean los originales 
instalados por el fabricante y la verificación de la suma de comprobación cumpla con lo establecido en el 
numeral 8.3.2.6.2.  
9.1.2.4  Seguridad de operación en prue bas y análisis  
9.1.2.4.1  Aparatos y equipo  
Para este numeral se debe aplicar lo indicado en el numeral 7.4.2.2.1.  
9.1.2.4.2  Características del sistema para medición y despacho de Gas L.P. a verificar.  
Debe contar con todos los aditamentos propios y la ver ificación se debe realizar a valores de tensión 
eléctrica nominales.  
El equipo debe contar con los lineamientos de seguridad interna y externa que señala la  NOM -001-SCFI -
2018.  
9.1.2.4.3  Preparación del sistema para medición y despacho de Gas L.P.  
Las cará tulas indicadoras no deben presentar variaciones que sean producto o no del desplazamiento 
propio del sistema para medición y despacho de Gas L.P. cuando éste no se encuentre en función, según el 
numeral 7.4.2.2.3, y este desplazamiento sea sensado por el dispositivo computador.  
9.1.2.4 .4 Procedimiento de verificación electrónica  
Durante esta prueba, los instrumentos de medición del sistema para medición y despacho de Gas L.P. 
necesitan no despachar combustible y la verificación debe realizarse en presencia  del visitado.  
9.1.2.4 .4.1 El sistema para medición y despacho de Gas L.P. debe estar libre de obstrucciones en sus 
secciones electrónica y mecánica para su evaluación.  
9.1.2.4 .4.2 Registrar por cada sistema para medición y despacho de Gas L.P., los datos siguientes, de 
acuerdo con el procedimiento o guía de configuración que proporcione el fabricante:  
a) Marca;  
b) Modelo;  
c) Número de serie del sistema para medición y despacho de Gas L.P.;  
d) Posición de carga o número de identificación del auto -tanque;  
e) Precio unitario y tipo de combustible; e  
f) Indicación del totalizador de ventas realizadas, en volumen o masa y precio unitario, para cada 
producto y posición de carga del sistema para medición y despacho de Gas L.P.  
9.1.2.4 .4.3 Toma de lecturas  
Tomar le cturas del totalizador acumulado del sistema para medición y despacho de Gas L.P., con la 
finalidad de comprobar su operación y registro, respecto del totalizador instantáneo.  Se debe comprobar 
manualmente el resultado del producto del volumen o masa entre gada por el precio por litro o kilogramo del 
combustible, contra el importe de la venta mostrado por el sistema para medición y despacho de Gas L.P.  
9.1.2.4 .4.4 Evaluación de las conexiones del módulo electrónico  
Realizar la revisión de los arneses eléctri cos y del cableado en general de las conexiones de tipo eléctrico, 
comunicaciones o datos; con el fin de determinar si se cumple con el prototipo, esto es, con las características 
técnicas designadas por el fabricante para el modelo aprobado.  Jueves 12 de mayo de 2022  DIARIO OFICIAL    
9.1.2.4 .4.5 Revisión del pulsador  
Abrir de ser posible, tomando en consideración que en algunos casos viene sellado de fábrica. Para ello 
se toma en cuenta lo siguiente, basado y fundamentado en la información especificada por el fabricante:  
a) El pulsador debe cumplir  con las especificaciones y diseño del fabricante, a fin de atender lo 
dispuesto en los numerales 5.2 y 5.3 de este Proyecto de Norma Oficial Mexicana.  
b) El estado físico del pulsador tenga las conexiones de alimentación, datos y tierra en la forma indica da 
en los manuales emitidos por el fabricante y sin alteraciones.  
9.1.2.4 .4.6 Revisión de sistema electrónico  
Revisar visualmente las conexiones, así como las tarjetas electrónicas y de comunicaciones, mismas que 
deben corresponder a las especificadas por el fabricante del sistema para medición y despacho de Gas L.P. 
en función, revisando además que no existan cables, conexiones o dispositivos electrónicos ajenos al 
prototipo (ver 7.4.2).  
Al constatar que no existe alteración en la parte electrónica, se pro cede a la revisión de la configuración 
del sistema para medición y despacho de Gas L.P., de acuerdo con el numeral 7.4.2.2.5.2 . 
9.1.2.4 .4.7 Prueba de la configuración a través de la programación del sistema para medición y despacho 
de Gas L.P.  
Dependiendo de la marca, modelo y dispositivo computador contenido en el sistema para medición y 
despacho de Gas L.P., ingresar al modo de programación del mismo.  
a) Tomar los datos correspondientes a la programación del dispositivo computador y cotejarlos con los 
proporcionados por el fabricante.  
b) Realizar ensayos a las funciones de programación del dispositivo computador, de acuerdo con la 
información proporcionada por el fabricante, respecto de:  
i. Los despachos, tanto en volumen o masa como en el monto programado ; 
ii. El cambio de precios;  
iii. La descarga de la bitácora de eventos;  
iv. Los ajustes electrónicos;  
v. La versión del programa de cómputo que opera el sistema para medición y despacho de Gas 
L.P.; y  
vi. La batería de respaldo.  
9.1.2.4 .4.8 Prueba de reten ción de información en pantallas y configuración ante una falla en el suministro 
de energía  
Apegado al manual correspondiente a la marca del sistema para medición y despacho de Gas L.P., 
interrumpir su suministro de energía eléctrica. La prueba se da por a probada si cumple las dos siguientes 
condiciones:  
a) Al menos por cinco minutos, las carátulas indicadoras mantienen visibles e inalterables los datos del 
último despacho:  
i. Volumen o masa (según aplique)  
ii. Precio unitario  
iii. Importe de la venta, y  
b) Al restablecerse el suministro de energía eléctrica, el sistema para medición y despacho de Gas L.P. 
mantiene la configuración.  
9.1.2.4 .4.9 Prueba de evaluación de la o las versiones de los programas de cómputo que controlan el 
funcionamiento del sistema para medición y despacho de Gas L.P. contenidas en la o las tarjetas de control.  
Apegarse al manual correspondiente del sistema para medición y despacho de Gas L.P. según sea la 
marca y dependiendo de su modelo, puede estar dotado con más de un programa qu e controla su 
funcionamiento.  
9.1.2.4 .4.10  Procedimiento de evaluación de los programas de cómputo que controlan el funcionamiento 
del sistema para medición y despacho de Gas L.P.   DIARIO OFICIAL  Jueves 12 de mayo de 2022  
9.1.2.4 .4.11  Para evaluar los programas de cómputo:  
a) De ser necesario libe re la sección de comunicación;  
b) De ser necesario, interrumpir el suministro de energía al sistema para medición y despacho de Gas 
L.P. desde el tablero de control eléctrico o desde su fuente de alimentación independiente, siguiendo 
las recomendaciones de l fabricante;  
c) Dependiendo de la marca, modelo y computador contenido en el sistema para medición y despacho 
de Gas L.P., realizar la conexión del puerto serial (RS232, USB o MicroUSB) a la computadora 
portátil y ejecutar el programa de comunicación corr espondiente. Este programa debe establecer y 
utilizar el protocolo de comunicación indicado por el fabricante del sistema para medición y despacho 
de Gas L.P.;  
d) Seguir el procedimiento de descarga del programa que controla el funcionamiento del sistema p ara 
medición y despacho de Gas L.P., debiendo realizar la descarga por el puerto serial (RS232, USB o 
MicroUSB) a que hace referencia el numeral 7.4.2.1.3 , de tal manera que se obtenga el programa en 
un archivo electrónico para poder realizar su autenticac ión de acuerdo con el numeral 7.4.2;  
e) Para realizar la descarga del programa por el puerto serial (RS232, USB o MicroUSB), debe utilizarse 
un programa comercial para realizar la comunicación con la computadora. En caso de que el 
fabricante utilice un pro grama propietario para realizar la descarga del programa de cómputo,  tal 
programa propietario debe ser autenticado con el mismo procedimiento descrito en el  numeral 7.4.2; 
y 
f) Para obtener la suma de comprobación, el programa para aplicar el algoritmo d e reducción 
criptográfica MD5 debe ser comercial.  
9.1.2.4 .4.12  Suma de comprobación de los programas de cómputo  
Conocida la versión del o los programas de cómputo que operan el sistema para medición y despacho de 
Gas L.P. (la cual se muestra en la pantalla  del sistema para medición y despacho de Gas L.P.), se compara la 
suma de comprobación obtenida en la computadora contra la suma de comprobación proporcionada por el 
fabricante, debiendo coincidir. El algoritmo utilizado para el cálculo de la suma de compr obación es el 
conocido como MD5.  
9.1.2.4 .4.13  Validación, evaluación y aprobación del o los programas de cómputo.  
Anotar los datos desplegados en la pantalla del sistema para medición y despacho de Gas L.P. y el 
resultado de la lectura de la suma de compro bación obtenida en el numeral 9.1.2.4.4.12.  
9.1.2.4 .4.14  Bitácora de eventos  
La bitácora, debe ser descargada por medio del puerto serial (RS232, USB o MicroUSB), conforme a las 
instrucciones del fabricante, y su descarga debe estar condicionada a digitar una contraseña en el panel de 
control del sistema para medición y despacho de Gas L.P., la cual debe ser entregada a la Procuraduría para 
poder realizar las verificaciones por autoridad competente, así como al Centro Nacional de Metrología o a los 
Institut os Designados de Metrología  para la aprobación del modelo o prototipo.  
El registro del evento debe incluir la fecha y la hora de ejecución, en el caso de que la descripción de los 
eventos esté abreviada, se debe entregar a la Procuraduría, al Centro Nacion al de Metrología o a los Institutos 
Designados de Metrología  la tabla en donde se indique a qué evento corresponde.  
Los eventos a verificar deben apegarse a lo indicado en la siguiente Tabla:  
Descripción  Verificar  
CALI  Los registros de ajuste deben estar documentados con dictámenes expedidos por 
unidad de inspección acreditada y aprobada o por la Procuraduría.  
CAMP  Los registros del cambio de precio deben coincidir con la información proporcionada a 
la autoridad competente.  
APPU  Los registros de la apert ura de puerta deben coincidir con la información señalada en 
hojas de control que al efecto se lleven.  
ACMO  Los registros de acceso al modo de programación y las acciones realizadas 
(actividades, comandos y rutinas) deben coincidir con la información seña lada en las 
hojas de control que al efecto se lleven.  
CAMF  Registro del cambio de fecha y hora del sistema incluyendo la nueva fecha y hora, 
debe coincidir con la información señalada en las hojas de control que al efecto se 
lleven.  
ACTU  Registro de actu alización del o los programas del sistema para medición y despacho 
de Gas L.P. incluyendo la versión a la que se actualizó, debe coincidir con la 
información señalada en las hojas de control que al efecto se lleven.  Jueves 12 de mayo de 2022  DIARIO OFICIAL    
9.1.2.4 .4.15  Restablecimiento del siste ma para medición y despacho de Gas L.P.  
a) Salir del programa de comunicación del sistema para medición y despacho de Gas L.P., siguiendo 
las recomendaciones del fabricante;  
b) Desconectar el conector serial del puerto de comunicación (RS232, USB o MicroUS B), entre el 
sistema para medición y despacho de Gas L.P. y la computadora portátil;  
c) Restablecer el sistema para medición y despacho de Gas L.P. mediante el tablero eléctrico de control 
o por su fuente de poder independiente (en caso de haberse requerid o suspender la energía eléctrica 
para su evaluación);  
d) Realizar prueba efectuando un despacho de combustible del sistema para medición y despacho de 
Gas L.P. para corroborar su funcionamiento; y  
e) Cerrar el sistema para medición y despacho de Gas L.P. a notando todos los datos encontrados 
durante la evaluación.  
10. Procedimiento de Evaluación de la conformidad  
La evaluación de la conformidad de los sistemas para medición y despacho de Gas L.P. objeto del 
presente Proyecto de Norma Oficial Mexicana, se lle vará a cabo por la Procuraduría y las unidades de 
inspección acreditadas y aprobadas en términos de lo dispuesto por la Ley de Infraestructura de la Calidad y 
su Reglamento.  
10.1 El esquema de evaluación de la conformidad del presente Proyecto de Norma Ofi cial Mexicana se 
compondrá de tres tipos de inspección: inicial, periódica y extraordinaria.  
10.1.1  El permisionario de distribución por medio de auto -tanque o expendio de Gas L.P. debe solicitar la 
inspección inicial del sistema para medición y despacho d e Gas L.P. , previo a su utilización en transacciones 
comerciales.  
10.1.2  La inspección periódica para los sistemas para medición y despacho de Gas L.P.  se debe realizar 
anualmente y es responsabilidad del permisionario de distribución por medio de auto -tanque o expendio de 
Gas L.P. solicitar dicha inspección.  
10.1.3  La inspección extraordinaria podrá ser solicitada por el permisionario de distribución por medio de 
auto-tanque o expendio de Gas L.P. en cualquier momento.  
En cualquiera de sus modalidades, la inspección de los sistemas para medición y despacho de Gas L.P. 
contempla la inspección visual y de cualidades metrológicas a fin de determinar el cabal cumplimiento de las 
especificaciones contenidas en los capítulos 4, 5, 6, 7 y 8 del presente Proyecto d e Norma Oficial Mexicana.  
10.2 Inspección visual  
Se verifica que el sistema para medición y despacho de Gas L.P. cumpla con  las especificaciones y los 
requisitos  siguientes:  
El sistema para medición y despacho de Gas L.P. para ser usado y considerado, como  apto, para realizar 
transacciones comerciales, no debe presentar en su funcionamiento condiciones que generen desperfectos, 
es decir, se requiere que estén instalados correctamente, no haya piezas sueltas u otras deficiencias 
evidentes. Además, se debe ve rificar que cuenta con las leyendas siguientes:  
a) Importante para el consumidor.  
b) Asegúrese que antes de la venta los indicadores marquen ceros.  
c) Verifique que el precio por litro sea el correcto.  
d) Signo de pesos en la caratula.  
Los sistemas para me dición y despacho de Gas L.P., una vez instalados en auto tanques, estaciones con 
fin Específico y multimodales deben indicar en forma clara y precisa el tipo de operación.  
10.2.1 Dispositivo computador  
El totalizador acumulador del dispositivo computador debe marcar ceros e indicar como mínimo el volumen 
o masa del Gas L.P. despachado, el precio por litro o kilogramo y el importe de la venta.  
10.2.2  Carátula indicadora  
Debe cumplir con lo establecido en el numeral 5.5.1, inciso c).   DIARIO OFICIAL  Jueves 12 de mayo de 2022  
10.2.3  Interruptor de ac ceso al modo de ajuste electrónico  
Además de cumplir con el numeral 6.4.1 este interruptor debe poseer los aditamentos especiales 
necesarios para colocar los dispositivos oficiales de inviolabilidad; éstos deben permanecer en el lugar 
correspondiente.  
En la inspección periódica o extraordinaria el sistema para medición y despacho de Gas L.P. debe contar 
con la “contraseña” señalada en el numeral 5.9.3 de la inspección inicial o periódica o extraordinaria anterior y 
se debe constatar que éstos no han sido vi olados o alterados por cualquier medio, como, por ejemplo: 
aplicación de calor o acción de una fuerza.  
10.2.4  Dispositivos de despacho  
10.2.4.1  Manguera de descarga  
Se debe constatar visualmente que las mangueras de descarga, así como las válvulas de segur idad y 
descarga, no presenten daños en la pared externa, ni fisuras que permitan fugas, así como adaptaciones que 
afecten su funcionamiento según especificaciones del fabricante del sistema para medición y despacho de 
Gas L.P.  
10.3 Inspección de cualidades  metrológicas  
Esta evaluación debe llevarse a cabo en todas las inspecciones: inicial, periódicas y extraordinarias, de 
acuerdo a lo establecido en el capítulo 7.  
10.3.1 Procedimiento  
Para esta inspección se debe aplicar lo indicado en el numeral 5.4.  
10.3.2 Dispositivo de medición  
Se debe comprobar que la  operación del sistema para medición y despacho de Gas L.P., dentro del 
intervalo de los valores de presión y temperatura definidos en 5.4.1, permite mantener las características 
metrológicas y su desempeñ o dentro de los errores máximos tolerados  declarados en 5.4.2.  
10.3.3  Ajustes  
En toda inspección inicial o periódica o extraordinaria, el sistema para medición y despacho de Gas L.P. 
debe ser ajustado siguiendo las indicaciones del procedimiento del fabric ante, de forma tal, que permita un 
cambio en la curva de error, con el objetivo de que los errores se mantengan dentro del EMT especificado en 
el numeral 5.4.2.  
De no lograrse el ajuste del sistema para medición y despacho de Gas L.P. en los límites citado s, la 
unidad que practica la inspección debe proceder a colocar una calcomanía, en la manguera de despacho 
correspondiente, que indique que el sistema para medición y despacho de Gas L.P. no cumple con los 
requerimientos de este Proyecto de Norma Oficial M exicana y, por lo tanto, no es apto para usarse en 
transacciones comerciales. El sistema para medición y despacho de Gas L.P. no debe ser usado hasta que se 
lleve a cabo la inspección extraordinaria correspondiente.  
10.3.4  Contraseña de inspección  
Una vez realizada la inspección y determinado que el sistema para medición y despacho de Gas L.P. 
cumple satisfactoriamente con las características técnicas establecidas en este procedimiento, se procede a 
colocar los precintos de inviolabilidad de inspección en e l dispositivo de ajuste electrónico y el holograma 
correspondiente a la altura del dispositivo computador sin obstruir el marcado ni las lecturas del sistema para 
medición y despacho de Gas L.P., que denoten que éste ha sido inspeccionado. Se expide el dic tamen de 
inspección correspondiente con los datos de identificación del sistema para medición y despacho de Gas L.P., 
y de los auto tanques, estaciones con fin Específico y multimodales en donde se encuentra instalado.  
10.4 Las unidades de inspección y la Procuraduría, deberán llevar un registro consecutivo de manera 
documental y electrónica, de los servicios de inspección (solicitudes, hojas de resultados y dictámenes de 
inspección) de los sistemas para medición y despacho de Gas L.P.  atendidos, donde se i ndique la marca, 
modelo, número de serie, aprobación del modelo o prototipo y los resultados de los mismos debiendo informar 
de ello, en cualquier tiempo, a la Dirección General de Normas o a la Procuraduría, cuando se les requiera.  
Cuando se trate de sistemas para medición y despacho de Gas L.P. instalados en auto -tanques, adicional 
a lo indicado en el párrafo anterior deben registrar el número de placas y descripción del vehículo.  
10.4.1  La aprobación del modelo o prototipo se otorgará a los fabricantes, importadores o 
comercializadores de los sistemas para medición y despacho de Gas L.P. que demuestren que el sistema 
para medición y despacho de Gas L.P. cumple con el presente Proyecto de Norma Oficial Mexicana.  
Los sistemas para medición y despacho de Gas  L.P., nuevos, que no cuenten con la aprobación del 
modelo o prototipo no podrán ser utilizados para realizar transacciones comerciales.  Jueves 12 de mayo de 2022  DIARIO OFICIAL    
10.4.2  Para obtener la aprobación del modelo o prototipo se requiere un informe de prueba emitido por el 
Centro Naciona l de Metrología o los Institutos Designados de Metrología conforme a lo dispuesto por la Ley.  
10.4.3  Cuando el modelo o prototipo de un sistema para medición y despacho de Gas L.P. cuente con su 
aprobación por parte del Centro Nacional de Metrología y requ iera ser modificado, deberá solicitar 
nuevamente su aprobación de modelo o prototipo.  
10.4.4  El Centro Nacional de Metrología o los Institutos Designados de Metrología pondrán a disposición 
del público en general el registro de los sistemas para medición y  despacho de Gas L.P.  que cuentan con la 
aprobación del modelo o prototipo; así como de los programas informáticos y sistemas electrónicos que 
controlan el funcionamiento de los sistemas de control a distancia o de administración, que cuentan con el 
Dictam en de compatibilidad respectivo.  
10.4.5  La utilización de cualquier programa informático y/o sistema electrónico que controlan el 
funcionamiento de los sistemas de control a distancia o de administración en los sistemas para medición y 
despacho de Gas L.P. , que no haya obtenido su Dictamen de compatibilidad, se le aplicaran las sanciones 
previstas en la normatividad vigente.  
10.4.6  A los programas informáticos y/o sistemas electrónicos que controlan el funcionamiento de los 
sistemas de control a distancia o  de administración en sistemas para medición y despacho de Gas L.P., que 
cuente con Dictamen de compatibilidad y que incorporen partes, programas o mecanismos diferentes a los 
declarados; y además se estén utilizando en transacciones comerciales, se le apl icarán las sanciones 
previstas en la normatividad vigente.  
10.5 Las unidades de inspección, la Procuraduría y las entidades de acreditación, deberán llevar un 
registro de los servicios de inspección (solicitudes y dictámenes), debiendo contener dentro de l os registros de 
los expedientes de las unidades de inspección: la solicitud, hoja de resultados y dictámenes de los sistemas 
para medición y despacho de Gas L.P.  atendidos, donde se indiquen los resultados de los mismos, teniendo 
la obligación de remitir l a información y copia del expediente a la Dirección General de Normas o a la 
Procuraduría, en el plazo que dichas autoridades establezcan.  
Las unidades de inspección a que se refiere el párrafo anterior, deberán informar a la Dirección General de 
Normas, a  la Procuraduría, en cualquier tiempo que se les requiera.  
10.6 Las unidades de inspección y la Procuraduría usarán, para la prestación de sus servicios, 
instrumentos de medición y patrones de medida calibrados, debiendo contar con informe o certificado de  
calibración vigente expedido por laboratorios de calibración acreditados y aprobados o, en su caso, por el 
Centro Nacional de Metrología y los Institutos Designados de Metrología.  
10.7 Una vez efectuada la inspección, si los resultados demuestran que el s istema para medición y 
despacho de Gas L.P. cumple con las especificaciones metrológicas que establece el presente Proyecto de 
Norma Oficial Mexicana, la unidad de inspección o la Procuraduría, deberán expedir un Dictamen de 
inspección donde se informen lo s resultados.  
Adicionalmente deberá colocar en el sistema para medición y despacho de Gas L.P. un holograma que lo 
acredite, así como los dispositivos de inviolabilidad siguientes:  
a) En el indicador, y  
b) En los mecanismos de ajuste del propio sistema par a medición y despacho de Gas L.P. de 
conformidad con lo previsto en el numeral 6.4.1, cuando éstos se encuentren fuera del indicador.  
Las unidades de inspección deberán, además, adherir calcomanía, etiqueta o distintivo de su empresa, 
foliado, indicando la  fecha de la inspección.  
10.7.1  Los hologramas y precintos a que se refiere el numeral 10.3.4, serán diseñados por la Procuraduría 
y controlados por las entidades de acreditación, quienes los asignarán a las unidades de inspección conforme 
los soliciten, t eniendo dichos hologramas y precintos el carácter de intransferible.  
10.7.2  Para el caso del sistema para medición y despacho de Gas L.P. instalado en un auto -tanque, debe 
colocarse, en forma visible, en el cristal lateral del vehículo un holograma, a fin de que se pueda constatar por 
parte del usuario o bien de la autoridad competente que dicho instrumento ya fue verificado.  
11. Concordancia con Normas Internacionales  
Este Proyecto de Norma Oficial Mexicana no es equivalente (NEQ) con ninguna Norma Interna cional, por 
no existir esta última al momento de su elaboración.   DIARIO OFICIAL  Jueves 12 de mayo de 2022  
Apéndice A  
(normativo)  
Plataforma de Vigilancia Permanente (PVP)  
A.1 Objetivo  
Contar con una herramienta informática administrada por la Secretaría a través de la Procuraduría, que 
apoye a la  verificación y vigilancia de los sistemas para medición y despacho de Gas L.P. en el cumplimiento 
de las obligaciones previstas en este Proyecto de Norma Oficial Mexicana y contribuyendo a la protección de 
los derechos del consumidor en materia de Gas L.P . 
A.2 Sujetos Obligados  
Permisionarios que emplean los sistemas para medición y despacho de Gas L.P. objeto de este Proyecto 
de Norma Oficial Mexicana.  
A.3 Características  
La PVP cuenta con un módulo de registro de los sistemas para medición y despacho de Gas L.P. 
destinados a la venta, reparto y distribución de Gas L.P. El sistema para medición y despacho de Gas L.P., 
debe contar con las facilidades de comunicación y trasmisión de datos hacia la PVP. Para tal efecto, se 
presenta un ejemplo de diagrama para  el envío de información:  
 
Diagrama A.1 Ejemplo de diagrama para el envío de información  
Los datos a registrar del sistema para medición y despacho de Gas L.P. en auto -tanques, estaciones con 
fin Específico y multimodales deben ser los siguientes:  
a) Número de permiso de la Comisión Reguladora de Energía ; 
b) Nombre o Razón social del Permisionario y Marca comercial correspondiente;  
c) Número de serie del sistema para medición y despacho de Gas L.P.;  
d) En el caso de auto -tanques, el número de serie del veh ículo auto propulsado;  
e) En el caso de auto -tanques, número de serie del recipiente no desmontable;  
f) En el caso de auto -tanques, el número de placas del auto tanque;  
g) Número de serie del o los dispositivos de inviolabilidad previstos en el numeral 10. 3.4 de este 
Proyecto de Norma Oficial Mexicana;  Jueves 12 de mayo de 2022  DIARIO OFICIAL    
h) Evidencia fotográfica de la instalación hidráulica;  
i) Dictamen vigente de calibración del sistema para medición y despacho de Gas L.P.;  
j) Precios registrados en el sistema para medición y despacho de Gas  L.P. del periodo a reportar;  
k) Versión de software que controla el funcionamiento del sistema de medición;  
l) Fecha y hora del último ajuste de las cualidades metrológicas, y  
m) Factor de calibración del último ajuste de las cualidades metrológicas.  
La información se debe integrar en la PVP conforme a lo siguiente:  
A. Del inciso a) al f): por la Procuraduría con base en los registros de los permisos otorgados por la 
Comisión Reguladora de Energía, para el alta o modificación;  
B. Del inciso g) al j): por e l Permisionario de manera manual, al alta y/o dentro de las 24 h siguientes a 
que se dé algún cambio, y  
C. Del inciso k) al n): por el sistema para medición y despacho de Gas L.P. cada 72 horas.  
La PVP permitirá la baja de los sistemas de medición y despac ho de Gas L.P. siempre y cuando exista 
evidencia documental que acredite la baja ante la Comisión Reguladora de Energía.  
Se podrá modificar la información correspondiente al indicador o al dispositivo de medición, siempre y 
cuando existan las evidencias do cumentales de su reemplazo y se actualicen los números de serie según 
correspondan, los cuales deben constar en dichas evidencias.  
12. Bibliografía  
12.1 Ley de Infraestructura de la Calidad. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de julio  de 
2020.  
12.2 Ley Federal sobre Metrología y Normalización. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de 
julio de 1992 y sus reformas.  
12.3 Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. Publicada en el Diario Oficial de la 
Federaci ón el 14 de enero de 1999 y sus reformas.  
12.4 Norma Mexicana NMX -Z-013-SCFI -2015, Guía para la estructuración y redacción de normas. 
Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de noviembre de 2015, 
así como su aclaració n publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de junio 2016.  
12.5 Lista de instrumentos de medición cuya verificación inicial, periódica o extraordinaria es obligatoria, 
así como las normas aplicables para efectuarla, publicada en el Diario Ofici al de la Federación el 18 
de abril de 2016.  
12.6 Modificación a la Lista de Instrumentos de Medición cuya verificación inicial, periódica o 
extraordinaria es obligatoria, así como las normas aplicables para efectuarla, publicada el 18 de abril 
de 2016, fec ha de publicación en el Diario Oficial de la Federación el 19 de agosto de 2020.  
12.7 Anexo 30 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020, publicada el 28 de diciembre de 2019, fecha 
de publicación en el Diario Oficial de la Federación el 20 de enero de 2020.  
12.8 Recomendación OIML R -117-1: Sistemas Dinámicos de Medición para líquidos diferentes al agua. 
Parte 1: Requisitos técnicos y metrológicos. Edición 2007.  
Ciudad de México, a 12 de abril de 2022 .- Director General de Normas y Presidente del Comité Consultivo 
Nacional de Normalizaci ón de la Secretaría de Economía, Lic. Alfonso Guati Rojo Sánchez .- Rúbrica.   DIARIO OFICIAL  Jueves 12 de mayo de 2022  
AVISO por el que se comunican los montos de azúcar refinada devueltos y disponibles del cupo de exportación 
pertenecientes al ciclo azucarero 2021 -2022.  
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos. - ECONOMÍA. - Secretaría 
de Economía.  
AVISO POR EL QUE SE COMUNICAN LOS MONTOS DE AZÚCAR REFINADA DEVUELTOS Y DISPONIBLES DEL 
CUPO DE EXPORTACIÓN PERTENECIENTES AL CICLO AZ UCARERO 2021 -2022  
El Acuerdo por el que se sujeta a permiso previo la exportación de azúcar y se establece un cupo máximo 
para su exportación (Acuerdo), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de octubre de 2017, y 
modificado mediante diverso publicado en el mismo órgano de difusión oficial el 27 de diciembre de 2020, 
tiene por objeto sujetar a permiso previo la exportación de azúcar del territorio nacional y establecer un cupo 
máximo para exportar a los Estados Unidos de América (EUA) azúcar o riginaria de los Estados Unidos 
Mexicanos que derive de la caña de azúcar o de remolacha.  
El Punto 20 del Acuerdo establece que la Secretaría de Economía dará a conocer el monto disponible de 
azúcar refinada y éste se redistribuirá entre los Ingenios o los  Grupos o consorcios azucareros que presenten 
su solicitud de asignación de azúcar refinada adicional.  
El penúltimo párrafo del Punto 20 del Acuerdo establece que los beneficiarios que al 31 de marzo no 
exporten por lo menos el 50% de azúcar refinada no te ndrán asignación de dicho monto en la tercera 
asignación que se realiza en el mismo mes de marzo, a que se refiere el Punto 15 fracción III del Acuerdo 
antes referido, ni en el ciclo azucarero inmediato posterior.  
El último párrafo del Punto 20 del Acuerdo  establece que los beneficiarios  que hayan manifestado al 31 de 
marzo la intención de exportar un cierto monto de azúcar refinada, y no exporten por lo menos el 90%  de 
dicho monto para el 30 de septiembre siguiente, no tendrán asignación de dicha azúcar e n los dos ciclos 
azucareros inmediatos posteriores . 
Al 30 de septiembre de 2020, con base a los registros del Servicio de Administración Tributaria, se 
comprobó que 3 ingenios no demostraron el cumplimiento del 90% de las exportaciones de azúcar refinada 
respecto al cupo asignado (para este tipo de azúcar) durante el ciclo azucarero que concluyó el pasado 30 de 
septiembre de 2020.  
Al 31 de marzo de 2021, con base a los registros del Servicio de Administración Tributaria, se comprobó 
que 2 ingenios no demostraron el cumplimiento del 50% de las exportaciones de azúcar refinada respecto al 
cupo asignado (para este tipo de azúcar) duran te el ciclo azucarero 2020 -2021.  
En ese sentido, y con fundamento en los artículos 34 fracción I de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal; 5o. fracción V de la Ley de Comercio Exterior, 12 fracciones IV y XXIX, 32 fracciones VII 
inciso a) y XI del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía y el Punto 20 del Acuerdo, se da a 
conocer el siguiente:  
AVISO  
Se informa que, al 15 de marzo de 2022 la Dirección General de Facilitación Comercial y de Comercio 
Exterior, adscrita a la Subsecretaría  de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, pone a disposición 
de los Ingenios o los Grupos o consorcios azucareros interesados la cantidad de 7,557.325 toneladas 
métricas valor crudo de azúcar refinada.  
De conformidad con el Punto 28 del Acuerdo, los Ingenios o los Grupos o consorcios azucareros 
interesados deberán presentar su solicitud de asignación de azúcar refinada adicional durante los 
primeros cinco días hábiles posteriores al de la publicación del presente aviso en el Diario Oficial de la 
Federación y en el Sistema Nacional de Información de Comercio Exterior (SNICE). La Secretaría de 
Economía realizará la asignación conforme a los criterios indicados dentro del Punto 21 del Acuerdo.  
Finalmente, para la exportación del cupo adicional asignad o, los beneficiarios deberán observar que 
deberán contar con los derechos que confieren las exportaciones de “otros azúcares” en apego al criterio 
establecido dentro del Punto 9 del Acuerdo.  
Atentamente  
Ciudad de México, a 2 de mayo de 2022 .- Directora Gen eral de Facilitación Comercial y de Comercio 
Exterior , Dora Clelia Rodríguez Romero .- Rúbrica.