Okružní 31, 638 00  Brno  
legmet@cmi.cz  
 +420 545 555 414  
 
  
Manažerské shrnutí pro EK (není součástí tohoto právního předpisu)  
„Snímače průtoku plynu s víceotvorovou clonou“  mohou být  v ČR uváděny na trh a do provozu jako 
stanovená měřidla  podle zákona č. 505/1990 Sb. o metrologii, ve znění pozdějších předpisů. Stano-
vená měřidla jsou podle tohoto zákona měřidla, jejichž typ je uveden v  druhovém seznamu stanove-
ných měřidel (vyhl. č. 345/2002 Sb.) a jenž jsou zároveň určena (výrobcem/dovozcem ) k měření 
s významem ochrany veřejného zájmu v  oblastech ochrany spotřebitele, závazkových vztahů, stano-
vení sankcí, poplatků, tarifů a daní, ochrany zdraví, ochrany životního prostředí, bezpečnosti při 
práci nebo ochrany jiných veřejných zájmů chráněných  zvláštními právními předpisy . Jedná se tedy 
o obdobný účel použití, kterým jsou vymezeny stanovené výrobky – měřidla a váhy s neautomatickou 
činností podle směrnic 2014/31/EU a 2014/32/EU. Na měřidla, která nejsou uváděny na  trh v ČR pro 
výše uvedené účel y použití, vymezené zákon em č. 505/1990 Sb., o metrologii, se požadavky tohoto 
předpisu nevztahují.  
Stanovené technické a metrologické požadavky jsou na úrovni srovnatelné s relevantními požadavky 
evropských norem a uplatňují se na základní provedení snímače průtoku plynu s víceotvorovou clo-
nou. 
Předmětem tohoto notifikovaného předpisu je stanovení metrologických a technických požadavků na 
stanovená  měřidla  uvedeného druhu. Předpis stanovuje dále zkoušky pro účely schválení typu a ově-
řování  stanovených měřidel uvedeného druhu.  
 (Konec manažerského shrnutí.)  
 
  
V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A  
 Český metrologický institut (dále jen „ČMI“), jako orgán věcně a místně příslušný ve věci stanovování 
metrologických a technických požadavků na stanovené měřidlo a stanovování metod zkoušení při schva-
lování typu a při ověřování stanoveného měřidla dle § 14 odst. 1 zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o metrologii“), a dle ustanovení § 172 a následují cích zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „SprŘ“), zahájil z  moci úřední dne 
15. 4. 2016 správní řízení dle § 46 SprŘ, a na základě podkladů vydává t oto: 
 
 
I. 
O P A T Ř E N Í   O B E C N É   P O V A H Y  
číslo: 0111- OOP -C094-18 
 
kterým se stanovují metrologické a technické požadavky na stanovená měřidla, včetně metod 
zkoušení při schvalování typu a při ověřování stanovených měřidel:  
„snímače průtoku plynu s víceotvorovou  clonou “ Opatření obecné povahy č. 0111- OOP -C094-18 
2  
1   Základní pojmy 
Pro účely tohoto opat ření obecné povahy platí termíny a definice podle  VIM a  VIML1 a následující  
termíny a definice : 
1.1 
měřicí systém pro měření protečeného množství plynu  
sestava jednoho nebo více měřidel (členů měřidel) a často dalších zařízení, sestavená a přizpůsobená 
k poskytování informace o kvalitativních a kvantitativních vlastnostech plynu 
1.2 
snímač průtoku plynu s  víceotvorovou clonou   
snímač průtoku plynu založený na principu měření diferenčního tlaku před a za víceotvorovou clonovou 
deskou vložen ou definovaným způsobem do potrubí stanovených geometrických parametrů  
1.3 víceotvorová clonová deska  
tenká deska, v níž j sou vytvořen y kruhov é otvor y – clona  
1.3.1 přední strana A  
strana víceotvorové clonové desky instalovaná směrem k přítoku plynu s vyššími požadavky na kvalitu 
1.3.2 zadní strana B  
strana víceotvorové clonové desky instalovaná ve směru odtoku plynu s nižšími požadavky na kvalitu a 
s místem pro značení  
1.4 odběr tlaku (ve stěně)  
prstencová nebo kruhová dutina vyvrtaná ve stěně potrubí takovým způsobem, že hrana dutiny lícuje 
s vnitřním povrchem potrubí  
1.5 statický tlak plynu proudícího potrubím  
tlak, který může být změřen připojením tlakoměru na odběr tlaku ve stěně  
1.6 diferenční tlak  
rozdíl mezi (statickými) tlaky měřenými v  odběrech tlaku ve stěně, z  nichž jeden je před a druhý za 
víceotvorovou clonovou deskou vložen ou do přímého potrubí, jímž protéká plyn, při uvažování všech 
rozdílů ve výšce odběrů před a za víceotvorovou clonovou deskou 
                                                      
1    TNI 01 0115 Mezinárodní metrologický slovník  – Základní a všeobecné pojmy a přidružené termíny (VIM)  
a Mezinárodní slovník termínů v  legální metrologii (VIML) jsou součástí sborníku technické harmonizace 
„Terminologie v  oblasti metrologie“ veřej ně dostupného na www.unmz.cz  Opatření obecné povahy č. 0111- OOP -C094-18 
3 1.7 
poměr průměrů β 
poměr průměru otvor ů víceotvorové  clonové desky k vnitřnímu průměru potrubí před víceotvorovou 
clonovou deskou 
1.8 Reynoldsovo číslo potrubí Re
D 
bezrozměrný parametr vyjadřující poměr mezi setrvačnými silami a třecími silami v  potrubí před více-
otvorovou clonovou deskou 
1.9    součinitel průtoku C  
součinitel definovaný pro proud nestlačitelné tekutiny; udává poměr skutečného průtoku víceotvorovou 
clonou  k teoretickému průtoku  
1.10    
součinitel expanze  
součinitel charakterizující míru stlačitelnosti uvažované tekutiny  
2   Met rologické požadavky 
Stanovené metrologické požadavky jsou na úrovni srovnatelné s relevantními požadavky evropských 
norem a uplatňují se na základní provedení snímače průtoku plynu s víceotvorovou  clonou.  
Při ověřování se na snímače průtoku plynu s  víceotvorovou clonou uplatňují metrologické požadavky, 
které byly rozhodné pro jejich uvedení do oběhu.  
2.1   Pracovní podm ínky  
Pracovní podmínky stanoví výrobce s  ohledem na rozsah očekávaných teplot okolí při provozu a  s oh-
ledem na  rozsah teplot měřeného plynu. V případě významných teplotních rozdílů mezi teplotou okolí 
a teplotou proudícího plynu musí být snímač průtoku plynu vhodným způsobem tepelně izolován.  
U snímačů průtoku plynu s víceotvorovou clonou platí pro použití jednotlivých druhů odběrů tlaku ná-
sledující podmínky:  
  s koutovými odběry tlaku:  pro 0,40  ≤ β ≤ 0,56: ReD ≥ 5 000  
   pro  β  > 0,56 : ReD ≥ 16 000 β2 
   s přírubovými odběry : ReD ≥ 5 000 a Re D ≥ 170 β2 D, kde D  je v milimetrech  
  s odběry ve vzdálenostech D a D/2: pro 0,40  ≤ β ≤ 0,56: ReD ≥ 5 000  
   pro  β  > 0,56 : ReD ≥ 16 000 β2 
2.2   Meze použití  
Snímače průtoku plynu s  víceotvorovou clonou mohou být použity pouze pro:  
   vnitřní průměr potrubí D : 25 mm až 1 000 mm 
   minimální průměr otvoru clony  di: 6,25 mm 
   minimální charakteristický rozměr  víceotvorové clony  d: 12,5 mm 
   poměr průměrů β  (d/D): 0,4 až 0, 65 Opatření obecné povahy č. 0111- OOP -C094-18 
4 2.3   Relativní n ejistota součinitele průtoku  víceotvorové clony  
Při dodržení všech technických požadavků a požadavků na instalaci v  mezích nevyžadujících navýšení  
relativní nejistoty součinitele průtoku  o přídavné nejistoty  je nejistot a součinitele průtoku C pro víceo-
tvorovou clonu 0,75 % pro 0,40 ≤  β ≤ 0,65.  
Je-li D < 71,12 mm, musí být k výše uvedeným hodnotám relativní nejistoty součinitele průtoku při-
počtena re lativní nejistota  0,9(0,75−𝛽𝛽)�2,8−𝐷𝐷
25,4�%, kde D  je v milimetrech.  
Je-li β > 0,5 a Re D < 10 000, musí být k výše uvedeným hodnotám relativní nejistoty součinitele průtoku 
připočtena relativní nejistota 0,5 %.  
V případě použití přímých délek  potrubí s  přídavnou nejistotou musí být tato nejistota přičtena k  nejis-
totě součinitele průtoku. Použití přímé délky potrubí zatížené přídavnou nejistotou je omezeno buď jen 
na úsek před clonovou deskou, nebo jen na úsek za clonovou deskou. 
Splnění techni ckých požadavků se zjišťuje při ověřování  jednotlivých částí  snímače průtoku plynu a spl-
nění požadavků na instalaci se zjišťuje v  rámci ověření vyhodnocovací jednotky pro měření protečeného 
množství plynu. 
2.4   Relativní nejistota součinitele expanze  
Při dodržení všech stanovených technických požadavků platí, že relativní nejistota součinitele expanze 
ε je 5Δ𝑝𝑝
𝜅𝜅𝑝𝑝1 %, kde κ je iz oentropický exponent, Δ p diferenční tlak a p1 absolutní statický tlak plynu před 
clonovou deskou. 
Splnění technických požadavků se zjišťuje při ověř ování jednotlivých částí snímače průtoku plynu.  
3   Technické požadavky  
Stanovené technické požadavky jsou na úrovni relevantních požadavků evropských norem a uplatňují 
se na základní provedení snímače průt oku plynu s víceotvorovou clonou.  
Při ověřování se na snímače průtoku plynu s  víceotvorovou clonou uplatňují technické požadavky, které 
byly rozhodné pro jejich uvedení do oběhu.  
3.1   Konstrukce  
Základní provedení s nímače průtoku plynu s  víceotvorovou clo nou zahrnuj e následující části:  
   clonovou desku;  
   odběry tlaku;  
   uklidňovací přímou délku potrubí před clonovou deskou v celkové minimální délce 10 D, pří-
padně  délku kratší , pokud je to specifikováno v  certifikátu o schválení typu ; 
   uklidňovací přímou délku potrubí za clonovou deskou v délce minimálně 2D, případně délku 
větší , pokud je to specifikováno v  certifikátu o schválení typu  
Konstrukce a zabudování víceotvorové clony musí zajistit, aby při provozu pod tlakem protékajícího 
plynu nedošlo k její  plastické nebo pružné deformaci, případně aby tato deformace byla pouze ve spe-
cifikovaných  mezích.  
3.2   Clonová deska 
Část clonové desky o průměru D, která se po instalaci nachází uvnitř potrubí, musí být kruhová a sou-
středná s osou potrubí . Přední a zadní strana clonové desky musí být rovnoběžné. Opatření obecné povahy č. 0111- OOP -C094-18 
5 Pokud není uvedeno jinak, všechny požadavky kladené na provedení clonové desky se uplatňují pouze 
k té její části, která je umístěna v potrubí.  
3.2.1   Přední strana  A 
3.2.1.1   Rovinnost  
Maximální odchylka mezi přímkovým pravítkem délky D , položeným libovolným směrem nad průmě-
rem D na clonové desce, a rovinou přední strany clonové desky A musí být menší než 0,005( D – d)/2, 
tj. sklon povrchu musí být menší než 0,5 %.  
3.2.1.2   Drsnost povrc hu 
Uvnitř kruhu o průměru D, soustředného s  osou potrubí, v  němž je clonová deska zabudována , musí mít 
clonová deska parametr drsnosti Ra  < 10-4 d. 
3.2.2   Zadní strana B  
Zadní strana clonové desky musí být rovinná a rovnoběžná s přední stranou. Drsnost povrchu na zadní 
straně clonové desky nemusí dosahovat kvality požadované u přední strany clonové desky. 
3.2.3   Tloušťka otvorů clony e  a tloušťka clonové desky E  
Tloušťka otvoru clony e musí být mezi 0,005D  a 0,02 D. Rozdíl mezi hodnotami e naměřenými v lib o-
volném bodě otvor ů clony nesmí být větší než 0,001D . 
Tloušťka clonové desky E musí být mezi e a 0,05D . V případě 50 mm ≤ D ≤ 64 mm je přípustná hodnota 
E až do 3,2 mm.  
Rozdíl mezi hodnotami E  naměřenými v libovolném bodě pro clonové desky s D ≥ 200 mm nes mí být 
větší než 0,001D . Pro clonové desky s D  < 200 mm nesmí být rozdíl mezi hodnotami E  naměřenými v 
libovolném bodě větší než 0,2 mm.  
3.2.4   Úhel zkosení α 
Je-li tloušťka E clonové desky větší než tloušťka otvor ů clony e, pak musí být otvor y clony na z adní 
straně clonové desky vyrobeny  se zkosením; úhel zkosení α musí být 45° ± 15°. Zkosená plocha musí 
být hladce opracována.  
3.2.5   Hrany otvorů clony  
Přední hran y otvor ů clony nesmí mít otřepy ani jiná poškození. Hrany  musí být ostr é a pravoúhl é. Po-
lomě r zaoblení přední ch hran otvor ů clony nesmí být větší než 0,0004d.  
Úhel mezi jednotlivými otvor y clony a přední stranou clonové desky musí být 90° ± 0,3°.  
Zadní hrana, respektive hrany otvor ů clony nemusí splňovat kvalitativní požadavky pro přední hrany  
otvor ů clony. 
3.2.6   Průměry otvorů clony d i 
Průměr y otvor ů clony d i musí splňovat požadavky uvedené v článku 2.2. 
Velikost průměr ů otvor ů clony di je střední hodnota z měření alespoň čtyř průměrů svírajících navzájem 
přibližně stejné úhly.  Opatření obecné povahy č. 0111- OOP -C094-18 
6 3.2.7   Válco vitost otvorů clony 
Otvor y clony musí být válcovit é, žádný průměr naměřený ve válcové části otvor ů clony se nesmí lišit o 
více než 0,05 % střední hodnoty průměr ů d i. 
3.2.8   Drsnost povrchu otvorů clony  
Drsnost povrchu válcové části otvor ů clony nesmí ovlivnit měření ostrosti hrany . 
3.2.9   Materiál clonové desky  
Clonová deska smí být vyrobena z jakéhokoliv materiálu, jehož koeficient délkové roztažnosti je znám, 
za předpokladu, že při pracovních podmínkách bude trvale splňovat všechny rele vantní požadavky to-
hoto předpisu.  
3.2.10   Konstrukční provedení clonové desky pro průtok v  obou směrech  
U clonové desky určené pro měření průtoku plynu v obou směrech musí být na obě strany clonové desky 
(hrany) aplikovány technické a metrologické požadav ky pro přední stranu A clonové desky. Otvor y 
clony nesmí být zkoseny . 
3.3   Odběry diferenčního tlaku  
Pro odběry diferenčního tlaku mohou být použity přírubové odběry tlaku, koutové odběry tlaku nebo 
odběry tlaku ve vzdálenostech D  a D/2. 
V případě obousmě rného provedení snímače průtoku plynu s centrickou clonou a s odběry tlaku ve 
vzdálenostech D a D/2 musí být použity dva páry těchto odběrů před a za clonou podle směru proudění.  
3.4   Přímé délky potrubí před a za clonovou deskou  
3.4.1   Konstrukce  
Minimální přímá délka potrubí před clonovou deskou, která musí být v konkrétní aplikaci dodržena, se 
stanoví dle poměru průměrů β a podle druhu a vzájemného uspořádání alespoň dvou tvarovek umístě-
ných před clonovou deskou. 
Přím á délka  potrubí mezi první tv arovkou před clonovou deskou a samotnou clonovou deskou smí být 
vyrobe na z jednoho nebo více kusů, avšak č ást potrubí do délky 2D  před clonovou deskou musí být 
vyrobena vždy z  jednoho kusu.  
Konstrukce a provedení přímých délek potrubí musí umožňovat provedení zkoušek definovaných 
v článku 5.2.4, případně v  článku 6.2.4.  
3.4.2   Přímost potrubí  
Přímost uklidňovacích minimálních přímých délek potrubí se považuje za vyhovující, pokud odchylka 
povrchu potrubí od přímé čáry vedené rovnoběžně s  osou potrubí nepře vyšuje 0,4 % jejich délky před  
a za clonovou deskou. 
3.4.3   Střední hodnota vnitřního průměru potrubí  
Střední hodnota vnitřního průměru potrubí D je aritmetickým průměrem z alespoň dvanácti naměřených 
hodnot průměrů, tj. čtyř průměrů ležících navzájem v přibližně stejných úhlech v každém z minimálně 
tří průřezů rovnoměrně rozložených v délce 0,5D  před clonovou deskou. Dva z těchto průřezů musí 
ležet v rovině předního odběru tlaku a ve vzdálenosti 0,5D  od předního odběru tlaku. Nachází -li se v 
délce 0,5D  před předním odběrem tlaku svarový spoj, musí být třetí průřez umístěn právě v tomto spoji . Opatření obecné povahy č. 0111- OOP -C094-18 
7 3.4.4   Kruhov itost a válcovitost potrubí  
Vnitřní tvar potrubí musí být kruhový v  celé minimální přímé délce potrubí.  
V části přímé délky potrubí do vzdálenosti 2 D před clonovou deskou se nesmí žádný vnitřní průměr 
potrubí v  žádné rovině lišit o více než 0,3 % od střední hodnoty vnitřního průměru D. 
V délce přímého úseku potrubí nad 2D  a do 10D  před clonovou deskou nesmí rozdíl vnitřních průměrů 
potrubí mezi dvěma libovolnými úseky potrubí převýšit 0,3 % střední hodnoty vnitřního průměru D. 
Současně přesah vnitřních průměrů na sebe navazujících čá stí potrubí, způsobený vychýlením a/nebo 
změnou průměru D , nesmí v  libovolném bodě vnitřního obvodu potrubí převýšit 0,3 % střední hodnoty 
vnitřního průměru D . 
Žádný vnitřní průměr přímé délky potrubí za clonovou deskou se alespoň v délce 2D  od přední stra ny 
clonové desky nesmí lišit od středního vnitřního průměru D potrubí před clonovou deskou o více než 
3 %.   
3.4.5   Kvalita vnitřního povrchu potrubí  
Vnitřní povrch potrubí musí být čistý a bez viditelných vad.  
V délce stanovené minimální přímé délky  základního provedení snímače  musí před clonovou deskou 
vnitřní povrch potrubí splňovat specifikované požadavky na drsnost povrchu Ra. Hodnota střední arit-
metické úchylky (drsnosti) profilu Ra , musí být taková, že 104 Ra/D je menší než největší dovolená  
hodnota uvedená v  tabulce 1 a větší než nejmenší dovolená  hodnota uvedená v  tabulce 2.  
Tabulka 1  – Největší dovolená hodnota 104 Ra/D 
β ReD 
≤ 104 3 × 104 105 3 × 105 106 3 × 106 107 3 × 107 108 
≤ 0,20 15 15 15 15 15 15 15 15 15 
0,30 15 15 15 15 15 15 15 14 13 
0,40 15 15 10 7,2 5,2 4,1 3,5 3,1 2,7 
0,50 11 7,7 4,9 3,3 2,2 1,6 1,3 1,1 0,9 
0,60 5,6 4,0 2,5 1,6 1,0 0,7 0,6 0,5 0,4 
≥ 0,65  4,2 3,0 1,9 1,2 0,8 0,6 0,4 0,3 0,3 
Tabulka 2 – Nej menší  dovolená hodnota 104Ra/D 
β ReD 
≤ 3 × 106 107 3 × 107 108 
≤ 0,50 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,60 0,0 0,0 0,003  0,004  
≥ 0,65 0,0 0,013  0,016  0,012  
3.5   Požadavky na instalaci  
Montážní poloha clonové desky musí být jednoznačně určena  její konstrukcí nebo musí být schematicky 
vyznačena přímo na clonové desce .  Opatření obecné povahy č. 0111- OOP -C094-18 
8 4   Značení měřidla  
4.1   Všeobecně 
Veškeré nápisy a značky musí být za běžných podmínek snadno viditelné, čitelné, nesmazatelné a musí 
být zdrojem informací potřebných pro bezchybnou implementaci snímače průtoku plynu s víceotvoro-
vou clonou do měřicího systému proteč eného množství plynu ve vazbě na ostatní členy měřicího sys-
tému.  
4.2   Označení  
4.2.1   Označení na clonové desce  
Na clonové desce  musí být následující informace:  
 a)  výrobní číslo;  
  b)  hodnota charakteristick ého rozměr u víceotvorové clony d 20 vztažená k  referenční teplotě 20  °C; 
  c)  značka schválení typu;  
  d)  vhodné označení pro identifikaci typu a umístění odběrů diferenčního tlaku, jsou- li odběry tlaku 
pevnou součástí konstrukčního provedení clonové desky . 
V případech, kdy po zabudování víceotvorové clony do potrubí nejsou výše uvedené informace vidi-
telné, musí být clonová deska  vybavena také samostatným doplňkovým štítkem s  předmětnými údaji, 
který bude součástí zabezpečení clonové desky  proti neoprávněné demontáži či výměně. 
V případech , kde by mohlo dojít k  nesprávnému zabudování clonové desky  vůči směru proudění plynu, 
musí být na clonové desce nezaměnitelným způsobem vyznačen směr průtoku.  
4.2.2   Označení snímače průtoku plynu s  víceotvorovou clonou  
Na snímači průtoku plynu s  víceotv orovou clonou musí být následující informace:  
 a)  název výrobce a typ (varianta provedení);  
  b)  výrobní číslo a rok výroby;  
  c)  hodnota vnitřního průměru potrubí D 20 vztažená k  referenční teplotě 20 °C;  
  d)  značka schválení typu;  
  e)  jmenovitá velikost DN / jmenovitý tlak PN;  
  f)  označení směru proudění;  
  g)  vhodné označení pro identifikaci typu a umístění odběrů diferenčního tlaku, jsou- li odběry tlaku 
pevnou součástí konstrukčního provedení přímých délek potrubí;  
  h)  rozsah měřeného průt oku nebo hodnota maximálního průtoku.  
Tyto údaje musí být umístěny na části snímače průtoku plynu nerozebíratelně spojené s přímým potrub-
ním úsekem 0,5D  před clonou (mont ážní komora, spojovací příruba před clonovou deskou, přímá délka 
potrubí maximálně v  délce 2 D před clonovou deskou).  
Na spojovací přírubě nebo jiném místě přímé délky potrubí za clonou (maximálně v délce 2 D za clono-
vou deskou) musí být uvedeny tyto údaje : 
 i)  název výrobce;  
  j)  výrobní číslo a rok výroby;  
  k)  značka schválení typu;  
  l)  označení směru proudění (je -li možná záměna při montáži).  Opatření obecné povahy č. 0111- OOP -C094-18 
9 Pokud je přímá délka potrubí před clonovou deskou u základního provedení snímače průtoku plynu 
sestavena z více částí potrubí, pak všechny tyto části musí být označeny značkou schválení typu. Znač-
kou schválení typu musí být obecně označeny všechny významné samostatné části snímače průtoku 
plynu s víceotvorovou  clonou. 
4.3   Označení úředními značkami  
Musí být zajištěna vhodná místa pro umístění značky schválení typu a úřední značky (úředních znač ek).  
Musí být umožněno zabezpečení clonové desky  proti neoprávněné demontáži či výměně. 
5   Schvalování typu měřidla  
Proces schvalování typu snímače průtoku plynu s víceotvorovou clonou zahrnuje následující zkoušky 
a činnosti:  
 a)  vnější prohlídka;  
  b)  kontrola geometrických parametrů.  
5.1   Vnější prohlídka  
Při vnější prohlídce se kontrolují:  
   úplnost předepsané technické dokumentace;  
   shoda metrologických a technických charakteristik specifikovaných výrobcem v  dokumentaci 
s technickými a metrol ogickými požadavky tohoto předpisu, uvedenými v  kapitolách 2 a 3;  
   clonová deska , odběry tlaku a přímé délky potrubí z  hlediska případného mechanického poško-
zení, či případných stop koroze neslučitelných s  dalším zkoušením; a  
   určí se místa pro vyzna čení základních geometrických parametrů snímače průtoku plynu s více-
otvorovou clonou a místa pro umístění úředních značek.  
5.2   Kontrola geometrických parametrů  
5.2.1   Zkušební vybavení  
Při kontrole geometrických parametrů musí být používáno odpovídající  vybavení s platnou metrologic-
kou návazností.  
5.2.2   Referenční teplota okolí pro zkoušky  
5.2.2.1   Clonová deska  
Teplota okolí při zkoušce musí být v  intervalu (18 až 22)  °C a změny teploty okolí nesmí po dobu 
zkoušky překročit 2 °C.  
5.2.2.2   Přímé délky potrubí  
Potrubí ≤ DN  300:  Teplota okolí při zkoušce musí být v intervalu (15 až 25)  °C a změny teploty okolí 
nesmí po dobu měření překročit 2 °C.  
Potrubí >  DN 300:  Teplota okolí při zkoušce musí být v intervalu (10 až 30)  °C a změny teploty okolí 
nesmí po dobu zkoušky překročit 5 °C.  
5.2.3   Kontrola geome trických parametrů clonové desky  
Hodnot y vnitřní ch průměr ů otvor ů clony d i musí být stanoveny  v souladu s požadavkem článku 3.2.6 a  
musí být vztaženy  k referenční teplotě 20  °C. Opatření obecné povahy č. 0111- OOP -C094-18 
10 U clonové desky  se dále kontrolují následující geometrické parametry:  
   rovinnost přední strany  (viz článek 3.2.1.1);  
  drsnost povrchu přední strany  (viz článek 3.2.1.2);  
   tloušťka otvorů clony a tloušťka clonové desky  (viz článek 3.2.3);  
   úhel zkosení  (viz článek 3.2.4);  
    hrany  otvorů clony  (viz článek 3.2.5);  
   válcovitost otvorů clony  (viz článek 3.2.7);  
   drsnost povrchu otvorů clony  (viz článek 3.2.8) . 
V případě clonové desky určené pro měření průtoku plynu v  obou směrech musí být všechny zkoušky 
specif ikované v článku 5.2.3 provedeny pro obě strany clonové desky.  
5.2.4   Kontrola geometrických parametrů přímých délek potrubí  
Hodnota středního vnitřního průměru potrubí D20 musí být stanovena v  souladu s požadavkem článku 
3.4.3 a  musí být vztažena k  referenční teplotě 20 °C.  
U přímých délek potrubí se  dále  kontrolují následující geometrické parametry:  
   přímost potrubí (viz článek 3.4.2);  
   kruhovitost a válcovitost potrubí (viz článek 3.4.4);  
   drsnost vnitřního povrchu pot rubí (viz článek 3.4.5).  
V případě snímače průtoku plynu s víceotvorovou clonou určeného pro průtok v obou směrech musí být 
všechny zkoušky specifikované v článku 5.2.4 provedeny pro přímé délky potrubí umístěné před i za 
clonovou deskou. 
5.2.5   Kontrola geometrických parametrů odběrů diferenčního tlaku  
Zjišťuje se splnění požadavků na odběry diferenčního tlaku podle  specifikace výrobce.  
6   Prvotní ověření  
Při prvotním ověřování snímačů průtoku plynu s víceotvorovou clonou a jeho částí se provádějí tyto 
zkoušky a činnosti:  
 a)  vizuální prohlídka;  
  b)  zkouška metrologických charakteristik;  
 c)  vyznačení základních geometrických parametrů na příslušné části snímače průtoku plynu s více-
otvorovou clonou.  
6.1   Vizuální prohlídka  
Při vizuální prohlídce se  kontroluje, zda:  
   provedení snímače průtoku plynu s  víceotvorovou clonou je shodné se schváleným typem;  
    clonová deska, odběry tlaku a přímé délky potrubí nejsou mechanicky poškozeny, či zda nenesou 
stopy koroze neslučitelné s  dalším zkoušením;  
    označení, nápisy a jejich provedení odpovídají údajům a požadavkům uvedeným v  certifikátu 
schválení typu měřidla.  
Pokud snímač průtoku plynu s víceotvorovou clonou nevyhoví požadavkům vnější prohlídky, dále se 
nezkouší. Opatření obecné povahy č. 0111- OOP -C094-18 
11 6.2   Kontrola geometrických parametrů  
6.2.1   Zkušební vybavení  
Při kontrole geometrických parametrů musí být používáno odpovídající vybavení s platnou metrologic-
kou návazností.  
6.2.2   Referenční teplota okolí pro zkoušky  
Pro zkoušení platí požadavky na teplotu okolí podle článku 5.2.2.  
6.2.3   Kontrola geometrických parametrů clonové desky  
Hodnot y vnitřní ch průměr ů otvor ů clony d i musí být stanoveny  v souladu s požadavkem článku 3.2.6 a 
musí být vztaženy  k referenční teplotě 20  °C. 
Při prvotním ověřování se u clonové desky  dále kont rolují následující geometrické parametry:  
   rovinnost přední strany  (viz článek 3.2.1.1);  
  drsnost povrchu přední strany  (viz článek 3.2.1.2);  
   tloušťka otvorů clony a tloušťka clonové desky  (viz článek 3.2.3);  
   úhel zkosení  (viz článek 3.2.4);  
    hrany otvorů clony  (viz článek 3.2.5);  
   válcovitost otvorů clony  (viz článek 3.2.7);  
   drsnost povrchu otvorů clony  (viz článek 3.2.8) . 
V případě clonové desky určené pro měření průtoku plynu v  obou směrech musí být všechny zkoušky 
specifikované v  článku 6.2.3 provedeny pro obě strany clonové desky.  
6.2.4   Kontrola geometrických parametrů přímých délek potrubí  
Hodnota středního vnitřního průměru potrubí D20 musí být stanovena v  souladu s požadavkem článku 
3.4.3 a musí být vztažena k  referenční te plotě 20  °C. 
Při prvotním ověření se u přímých délek potrubí dále  kontrolují následující geometrické parametry:  
   přímost potrubí (viz článek 3.4.2);  
   kruhovitost a válcovitost potrubí (viz článek 3.4.4);  
   drsnost vnitřního povrchu potrubí (viz článek 3.4.5) , kontroluje se pouze největší dovolená  hod-
nota dle tabulky 1 . 
V případě snímače průtoku plynu s víceotvorovou clonou určeného pro průtok v obou směrech musí být 
všechny zkoušky specifikované v článku 6.2.4 provedeny pro přímé délky potrubí um ístěné před i za 
clonovou deskou. 
6.2.5   Kontrola geometrických parametrů odběrů diferenčního tlaku  
Při prvotním ověřování se zjišťuje splnění požadavků na odběry diferenčního tlaku podle specifikace 
výrobce . 
6.2.6   Vyznačení základních geometrických pa rametrů na měřidlo  
Výsledná hodnota charakteristick ého rozměr u víceotvorové clony  d20 vypočtená  z vnitřních průměrů 
otvorů clony d i, stanovených podle článku 6.2.3 musí být vyznačena čitelným a nesmazatelným způso-
bem na vhodném místě clonové desky  v souladu s  článkem 4.2.1. 
Výsledná hodnota vnitřního průměru potrubí D20 stanovená podle článku 6.2.4 musí být vyznačena či-
telným a nesmazatelným způsobem na vhodném místě snímače průtoku plynu v  souladu s  článkem 
4.2.2.  Opatření obecné povahy č. 0111- OOP -C094-18 
12 7   Následné ověření  
Postup násle dného ověřování clonové desky  je shodný s  postupem při prvotním ověřování dle článku 
6.2.3. 
Následné ověřování přímých délek potrubí snímače průtoku plynu s  víceotvorovou clonou  se neprovádí.  
Trvalé plnění pracovních podmínek včetně udržování odpovídající ho stavu a čistoty vnitřního povrchu 
potrubí zajišťuje uživatel měřidla. Za tímto účelem uživatel měřidla provádí nebo zajišťuje provedení 
vizuální kontroly stavu vnitřního povrchu potrubí v  intervalech zohledňujících provozní podmínky 
a druh měřeného plyn ného média. Tato kontrola musí být provedena také vždy před instalací clonové 
desky .  
8   Přezkoušení měřidla  
Při přezkušování měřidel podle § 11a zákona o metrologii na žádost osoby, která může být dotčena jeho 
nesprávným měřením, se postupuje dle kapitol y 6.  
9   Oznámené normy  
ČMI oznámí pro účely specifikace metrologických a technických požadavků na měřidla a pro účely specifikace metod zkoušení při schvalování jejich typu a ověřování, vyplývajících z  tohoto opatření 
obecné povahy, české technické normy, další technické normy n ebo technické dokumenty mezinárod-
ních popřípadě zahraničních organizací, nebo jiné technické dokumenty obsahující podrobnější tech-
nické požadavky (dále jen „oznámené normy“). Seznam těchto oznámených norem s  přiřazením k  pří-
slušnému opatření oznámí ČMI společně s opatřením obecné povahy veřejně dostupným způsobem (na 
webových stránkách www.cmi.cz
). 
Splnění oznámených norem nebo splnění jejich částí se považuje v  rozsahu a za podmínek stanovených 
tímto opatřením obecné povahy za splnění těch požadavků stanovených tímto opatřením, k  nimž se tyto 
normy nebo jejich části vztahují.  
Shoda s oznámenou normou je jedním ze způsobů, jak prokázat splnění požadavků.  Tyto požadavky mohou být splněny i jiným technickým řešením garan tujícím stejnou nebo vyšší úroveň ochrany opráv-
něných zájmů.  
II. 
O D Ů V  O D N Ě N Í  
ČMI vydává podle § 14 odst. 1 písmeno j) zákona o metrologii k provedení § 6 odst. 2, § 9 odst. 1 a 9  
a § 11a odst. 3 zákona o metrologii toto opatření obecné povahy, kt erým se stanovují metrologické  
a technické požadavky na stanovená měřidla,  zkoušky při schvalování typu, ověřování a přezkoušení 
stanovených měřidel – „ snímače průtoku plynu s  víceotvorovou clonou“ . 
Vyhláška č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající 
schválení typu, ve znění pozdějších předpisů, zařazuje v příloze Druhový seznam stanovených měřidel 
uvedený druh měřidel pod položkou 1.3.11 c ) mezi měřidla podléhající schvalování typu a povinnému 
ověřování.  
Tento předpis (Opatření obecné povahy) byl oznámen v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických 
předpisů a předpisů pro služby informační společnosti.  Opatření obecné povahy č. 0111- OOP -C094-18 
13 III. 
P O U Č E N Í  
Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek § 173 odst.2 SprŘ.  
Dle ustanovení § 172 odst. 5 SprŘ se proti rozhodnutí o námitkách nelze odvolat ani podat rozklad.  
Soulad opatření obecné povahy s  právními předpisy lze posoudit v  přezkumném řízení dle ust. § 94 až 
§ 96 SprŘ . Účastník může dát podnět k  provedení přezkumného řízení ke správnímu orgánu, který toto 
opatření obecné povahy vydal. Jestliže správní orgán neshledá důvody k  zahájení přezkumného řízení, 
sdělí tuto skutečnost s uvedením důvodů do třiceti dnů podateli. Usnesení o zahájení přezkumného řízení 
lze dle ust. § 174 odst. 2 SprŘ  vydat do tří let od účinnosti opatření obecné povahy.  
IV. 
Ú Č I N N O S  T 
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnost patnáctým dnem od dne vyvěšení na úřední desce (§  24d 
zákona o metrologii).  
 
 
  
 Český metrologický institut  
 generální ředitel  
 
Vyvěšeno dne:   
Sejmuto dne:    
Účinnost: