Okružní 31, 638 00  Brno  
legmet@cmi.cz  
 +420 545 555 414  
 
  
Manažerské shrnutí pro EK (není součástí tohoto právního předpisu)  
„Snímače průtoku nosného média  s víceotvorovou clonou“  mohou být  v ČR uváděny na trh a do 
provozu jako stanovená měřidla  podle zákona č. 505/1990 Sb. o metrologii, ve znění pozdějších před-
pisů. Stanovená měřidla jsou podle tohoto zákona měřidla, jejichž typ je uveden v  druhovém seznamu 
stanovených měřidel (vyhl. č. 345/2002 Sb.) a jenž jsou zároveň určena (výrobcem/dovozcem) k  mě-
ření s  významem ochrany veřejného zájmu v  oblastech ochrany spotřebitele, závazkových vztahů, 
stanovení sankcí, poplatků, tarifů a daní, ochrany zdraví, ochrany životního prostředí, bezpečnosti 
při práci nebo ochrany jiných veřejných zájmů chr áněných zvláštními právními předpisy. Jedná se 
tedy o obdobný účel použití, kterým jsou vymezeny stanovené výrobky – měřidla a váhy s neauto-
matickou činností podle směrnic 2014/31/EU a 2014/32/EU. Na měřidla, která nejsou uváděny na  trh 
v ČR pro výše uvede né účely použití, vymezené zákonem  č. 505/1990 Sb., o metrologii, se poža-
davky tohoto předpisu nevztahují.  
Předmětem tohoto notifikovaného předpisu je stanovení metrologických a technických požadavků na 
stanovená  měřidla  uvedeného druhu. Předpis stanovuje dále zkoušky pro účely schválení typu a ově-
řování  stanovených měřidel uvedeného druhu.  
 (Konec manažerského shrnutí.)  
 
  
 
V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A  
 Český metrologický institut (dále jen „ČMI“), jako orgán věcně a místně příslušný ve věci stanovování 
metrologických a technických požadavků na stanovené měřidlo a stanovování metod zkoušení při schva-
lování typu a při ověřování stanoveného měřidla dle § 14 odst. 1 zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zák ona o metrologii“), a dle ustanovení § 172 a následujících zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „SprŘ“), zahájil z  moci úřední dne 
15. 4. 2016 správní řízení dle § 46 SprŘ, a na základě podkladů vydává t oto: 
 
 
I. 
O P A T Ř E N Í   O B E C N É   P O V A H Y  
číslo: 0111- OOP -C095-18 
 
kterým se stanovují metrologické a technické požadavky na stanovená měřidla, včetně metod 
zkoušení při schvalování typu a při ověřování stanovených měřidel:  
„snímače průtoku nosného média  s víceotvorovou  clonou “ Opatření obecné povahy č. 0111- OOP -C095-18 
2 Stanovené technické a metrologické požadavky jsou na úrovni srovnatelné s relevantními požadavky 
evropských norem a uplatňují se na základní provedení snímače průtoku nosného média  s víceotvorovou 
clonou . 
 
1   Základní pojmy 
Pro účely tohoto opatření obecné povahy platí termíny a definice podle  VIM a  VIML1 a následující  
termíny a definice : 
1.1    
nosné médium  
tekutina použitá pro přenos tepla; pro účely tohoto opatření obecné povahy je uvažována vodní pára, tj. 
plynné skupenství vody a /nebo kondenzát  
1.2 
měřicí systém pro měření protečeného množství nosného média  
sestava jednoho nebo více měřidel (členů měřidel) a často dalších zařízení, sestavená a přizpůsobená 
k poskytování informace o kvalitativních a kvantitativních vlastnostech nosného média  
1.3 
snímač průtoku nosného média  s víceotvorovou clonou   
snímač průtoku nosného média  založený na principu měření diferenčního tlaku před a za víceotvorovou 
clonovou deskou vložen ou definovaným způsobem do potrubí stanovených geometrických pa rametrů  
1.4 víceotvorová clonová deska  
tenká deska, v níž j sou vytvořen y kruhov é otvor y – clona  
1.4.1 přední strana A  
strana víceotvorové clonové desky instalovaná směrem k přítoku nosného média  s vyššími požadavky 
na kvalitu  
1.4.2 zadní strana B  
strana víceotvorové clonové desky instalovaná ve směru odtoku nosného média  s nižšími požadavky na 
kvalitu a s místem pro značení  
1.5 odběr tlaku (ve stěně)  
prstencová nebo kruhová dutina vyvrtaná ve stěně potrubí takovým způsobem, že hrana dutiny lícuje 
s vnitřn ím povrchem potrubí  
1.6 
statický tlak nosného média  proudícího potrubím  
                                                      
1    TNI 01 0115 Mezinárodní metrologický slovník  – Základní a všeobecné pojmy a přidružené termíny (VIM)  
a Mezinárodní slovník termínů v  legální metrologii (VIML) jsou součástí sborníku technické harmonizace 
„Terminologie v  oblasti metrologie“ veřej ně dostupného na www.unmz.cz  Opatření obecné povahy č. 0111- OOP -C095-18 
3 tlak, který může být změřen připojením tlakoměru na odběr tlaku ve stěně  
1.7 
diferenční tlak  
rozdíl mezi (statickými) tlaky měřenými v  odběrech tlaku ve stěně, z  nichž jeden je před a druhý za 
víceotvorovou clonovou deskou vložen ou do přímého potrubí, jímž protéká nosné médium , při uvažo-
vání všech rozdílů ve výšce odběrů před a za víceotvorovou cl onovou deskou  
1.8 
poměr průměrů β 
poměr průměru otvor ů víceotvorové  clonové desky k vnitřnímu průměru potrubí před víceotvorovou 
clonovou deskou 
1.9 Reynoldsovo číslo potrubí Re
D 
bezrozměrný parametr vyjadřující poměr mezi setrvačnými silami a třecími sila mi v potrubí před více-
otvorovou clonovou deskou 
1.10    součinitel průtoku C  
součinitel definovaný pro proud nestlačitelné tekutiny; udává poměr skutečného průtoku víceotvorovou 
clonou  k teoretickému průtoku  
1.11    
součinitel expanze  
součinitel charakterizující míru stlačitelnosti uvažované tekutiny  
2   Metrologické požadavky  
Stanovené metrologické požadavky jsou na úrovni srovnatelné s relevantními požadavky evropských 
norem a uplatňují se na základní provedení snímače průtoku nosného média  s víceotvorovou clonou.  
Při ověřování se na snímače průtoku nosného média  s víceotvorovou clonou  uplatňují metrologické po-
žadavky, které byly rozhodné pro jejich uvedení do oběhu.  
2.1   Pracovní podm ínky  
Pracovní podmínky stanoví výrobce s  ohledem na rozsah očekávaných teplot okolí při provozu a  s oh-
ledem na  rozsah teplot měřeného nosného média . V případě významných teplotních rozdílů mezi teplo-
tou okolí a  teplotou proudícího nosného média  musí být snímač průtoku nosného média  vhodným způ-
sobem tepelně izolová n. 
U snímačů průtoku nosného média  s víceotvorovou  clonou platí pro použití jednotlivých druhů odběrů 
tlaku n ásledující podmínky:  
  s koutovými odběry tlaku:  pro 0,40  ≤ β ≤ 0,56: ReD ≥ 5 000  
   pro  β  > 0,56 : ReD ≥ 16 000 β2 
   s přírubovými odběry : ReD ≥ 5 000 a Re D ≥ 170 β2 D, kde D  je v milimetrech  
  s odběry ve vzdálenostech D a D/2: pro 0,40  ≤ β ≤ 0,56: ReD ≥ 5 000  
   pro  β  > 0,56 : ReD ≥ 16 000 β2 Opatření obecné povahy č. 0111- OOP -C095-18 
4 2.2   Meze použití  
Snímače průtoku nosného média  s víceotvorovou clonou mohou být použity pouze pro:  
   vnitřní průměr potrubí D : 25 mm až 1 000 mm 
   minimální průměr otvoru clony  di: 6,25 mm 
   minimální charakteristický rozměr  víceotvorové clony  d: 12,5 mm 
   poměr průměrů β  (d/D): 0,4 až 0, 65 
2.3   Relativní n ejistota součinitele průtoku  víceotvorové clony  
Při dodržení všech technických požadavků a požadavků na instalaci v  mezích nevyžadujících navýšení 
relativní nejistoty součinitele průtoku  o přídavné nejistoty  je nejistot a součinitele průtoku C pro víceo-
tvorovou clonu 0,75 % pro 0,40 ≤  β ≤ 0,65.  
Je-li D < 71,12 mm, musí být k výše uvedeným hodnotám relativní nejistoty součinitele průtoku při-
počtena relativní nejistota  0,9(0,75−𝛽𝛽)�2,8−𝐷𝐷
25,4�%, kde D  je v milimetrech.  
Je-li β > 0,5 a Re D < 10 000, musí být k výše uvedeným hodnotám relativní nejistoty součinitele průtoku 
připočtena relativní nejistota 0,5 %.  
V případě použití přímých délek  potrubí s  přídavnou nejistotou musí být tato nejistota přičtena k  nejis-
totě součinitele průtoku. Použití přímé délky potrubí zatížené přídavnou nejistotou j e omezeno buď jen 
na úsek před clonovou deskou, nebo jen na úsek za clonovou deskou. 
Splnění technických požadavků se zjišťuje při ověřování  jednotlivých částí  snímače průtoku nosného 
média  a splnění požadavků na instalaci se zjišťuje v  rámci ověření vyhodnocovací jednotky pro měření 
protečeného množství nosného média . 
2.4   Relativní nejistota součinitele expanze  
Při dodržení všech stanovených technických požadavků platí, že relativní nejistota součinitele expanze 
ε je 5Δ𝑝𝑝
𝜅𝜅𝑝𝑝1 %, kde κ je izoentropický exponent, Δp diferenční tlak a p1 absolutní statický tlak nosného 
média  před clonovou deskou. 
Splnění technických požadavků se zjišťuje při ověřování jednotlivých částí snímače průtoku nosného 
média . 
3   Technické požadavky  
Stanovené technické požadavky jsou na úrovni relevantních požadavků evropských norem a uplatňují 
se na základní provedení snímače průtoku nosného média  s víceotvorovou clonou.  
Při ověřování se na snímače průtoku nosného média  s víceotvorovou clonou uplatňují technické poža-
davky, které byly rozhodné pro jejich uvedení do oběhu. 
3.1   Konstrukce  
Základní provedení s nímače průtoku nosného média  s víceotvorovou clonou zahrnuj e následující části:  
   clonovou desku;  
   odběry tlaku;  
   uklidňovací přímou délku potrubí před clonovou deskou v celkové minimální délce 10 D, pří-
padně  délku kratší , pokud je to specifikováno v  certifikátu o schválení typu ; Opatření obecné povahy č. 0111- OOP -C095-18 
5    uklidňovací přímou délku potrubí za clonovou deskou v délce minimálně 2D, případně délku 
větší , pokud je to specifikováno v  certifikátu o schválení typu . 
Konstrukce a zabudování víceotvorové clony musí zajistit, aby při provozu pod tlakem protékajícího 
nosného média  nedošlo k její  plastické nebo pružné deformaci, případně aby tato deformace byla pouze 
ve specifikovaných  mezích.  
3.2   Clonová deska 
Část clonové desky o průměru D, která se po instalaci nachází uvnitř potrubí, musí být kruhová a sou-
středná s osou potrubí . Přední a zadní strana clonové desky musí být rovnoběžné. 
Pokud není uvedeno jinak, všechny požadavky kladené na provedení clonové desky se uplatňují pouze 
k té její části, která je umístěna v potrubí.  
3.2.1   Přední strana  A 
3.2.1.1   Rovinnost  
Maximální odchylka mezi přímkovým pravítkem délky D , položeným libovolným směrem nad průmě-
rem D na clonové desce, a rovinou přední strany clonové desky A musí být menší než 0,005( D – d)/2, 
tj. sklon povrchu musí být menší než 0,5 %.  
3.2.1.2   Drsnost povrchu  
Uvnitř kruhu o průměru D, soustředného s  osou potrubí, v  němž je clonová deska zabudována , musí mít 
clonová deska parametr drsnosti Ra  < 10-4 d. 
3.2.2   Zadní strana B  
Zadní strana clonové desky musí být rovinná a rovnoběžná s přední stranou. Drsnost povrchu na zadní 
straně clonové desky nemusí dosahovat kvality požadované u přední strany clonové desky.  
3.2.3   Tloušťka otvorů clony e  a tloušťka clonové desky E  
Tloušťka otvoru clony e musí být mezi 0,005D  a 0,02 D. Rozdíl mezi hodnotami e naměřenými v lib o-
volném bodě otvor ů clony nesmí být větší než 0,001D . 
Tloušťka clonové desky E musí být mezi e a 0,05D . V případě 50 mm ≤ D ≤ 64 mm je přípustná hodnota 
E až do 3,2 mm.  
Rozdíl mezi hodnotami E  naměřenými v libovolném bodě pro clonové desky s D ≥ 200 mm nesmí být 
větší než 0,001D . Pro clonové desky s D  < 200 mm nesmí být rozdíl mezi hodnotami E  naměřenými v 
libovolném bodě větší než 0,2 mm.  
3.2.4   Úhel zkosení α 
Je-li tloušťka E clonové desky větší než tloušťka otvor ů clony e, pak musí být otvor y clony na zadní 
straně clonové desky vyrobeny  se zkosením; úhel zkosení α musí být 45° ± 15°. Zkosená plocha musí 
být hladce opracována.  
3.2.5   Hrany otvorů clony  
Přední hran y otvor ů clony nesmí mít otřepy ani jiná poškození. Hrany  musí být ostr é a pravoúhl é. Po-
loměr zaoblení přední ch hran otvor ů clony nesmí být větší než 0,00 04d. 
Úhel mezi jednotlivými otvor y clony a přední stranou clonové desky musí být 90° ± 0,3°.  Opatření obecné povahy č. 0111- OOP -C095-18 
6 Zadní hrana, respektive hrany otvor ů clony nemusí splňovat kvalitativní požadavky pro přední hrany  
otvor ů clony. 
3.2.6   Průměry otvorů clony d i 
Průměr y otvor ů clony d i musí splňovat požadavky uvedené v článku 2.2. 
Velikost průměr ů otvor ů clony di je střední hodnota z měření alespoň čtyř průměrů svírajících navzájem 
přibližně stejné úhly.  
3.2.7   Válcovitost otvorů clony  
Otvor y clony musí být válcovit é, žádný pr ůměr naměřený ve válcové části otvor ů clony se nesmí lišit o 
více než 0,05 % střední hodnoty průměr ů d i. 
3.2.8   Drsnost povrchu otvorů clony  
Drsnost povrchu válcové části otvor ů clony nesmí ovlivnit měření ostrosti hrany . 
3.2.9   Materiál clonové desky  
Clonová deska smí být vyrobena z jakéhokoliv materiálu, jehož koeficient délkové roztažnosti je znám, 
za předpokladu, že při pracovních podmínkách bude trvale splňovat všechny relevantní požadavky to-
hoto předpisu.  
3.2.10   Konstrukční provedení clonové desky  pro průtok v obou směrech  
U clonové desky určené pro měření průtoku nosného média  v obou směrech musí být na obě strany 
clonové desky (hrany) aplikovány technické a metrologické požadavky pro přední stranu A clonové 
desky. Otvor y clony nesmí být zkosen y. 
3.3   Odběry diferenčního tlaku  
Pro odběry diferenčního tlaku mohou být použity přírubové odběry tlaku, koutové odběry tlaku nebo 
odběry tlaku ve vzdálenostech D  a D/2. 
V případě obousměrného provedení snímače průtoku nosného média  s centrickou clonou a s odběry 
tlaku ve vzdálenostech D  a D/2 musí být použity dva páry těchto odběrů před a za clonou podle směru 
proudění.  
3.4   Přímé délky potrubí před a za clonovou deskou  
3.4.1   Konstrukce  
Minimální přímá délka potrubí před clonovou deskou, která musí být v  konkrétní aplikaci dodržena, se 
stanoví dle poměru průměrů β a podle druhu a vzájemného uspořádání alespoň dvou tvarovek umístě-
ných před clonovou deskou. 
Přím á délka  potrubí mezi první tvarovkou před clonovou deskou a samotnou clonovou deskou smí být 
vyrobe na z jednoho nebo více kusů, avšak č ást potrubí do délky 2D  před clonovou deskou musí být 
vyrobena vždy z  jednoho kusu.  
Konstrukce a provedení přímých délek potrubí musí umožňovat provedení zkoušek definovaných 
v článku 5.2.4, případně v  článku 6.2.4.  Opatření obecné povahy č. 0111- OOP -C095-18 
7 3.4.2   Přímost potrubí  
Přímost uklidňovacích minimálních přímých délek potrubí se považuje za vyhovující, pokud odchylka 
povrchu potrubí od přímé čáry vedené rovnoběžně s  osou potrubí nepřevyšuje 0,4 % jejich délky před  
a za clonovou deskou. 
3.4.3   Střední hodnota vnitřního průměru potrubí  
Střední hodnota vnitřního průměru potrubí D je aritmetickým průměrem z alespoň dvanácti naměřených 
hodnot průměrů, tj. čtyř průměrů ležících navzájem v přibližně stejných úhlech v každém z minimálně 
tří průřezů rovnoměrně rozložených v délce 0,5D  před clonovou deskou. Dva z těchto průřezů musí 
ležet v rovině předního odběru tlaku a ve vzdálenosti 0,5D  od předního odběru tlaku. Nachází -li se v 
délce 0,5D  před předním odběrem tlaku svarový spoj, musí být třetí průřez umístěn právě v tomto spoji . 
3.4.4   Kruhov itost a válcovitost potrubí  
Vnitřní tvar potrubí musí být kruhový v celé minimální přímé délce potrubí.  
V části přímé délky potrubí do vzdálenosti 2 D před clonovou deskou se nesmí žádný vnitřní průměr 
potrubí v  žádné rovině lišit o více než 0,3 % od střední hodnoty vnitřního průměru D. 
V délce př ímého úseku potrubí nad 2D  a do 10D  před clonovou deskou nesmí rozdíl vnitřních průměrů 
potrubí mezi dvěma libovolnými úseky potrubí převýšit 0,3 % střední hodnoty vnitřního průměru D. 
Současně přesah vnitřních průměrů na sebe navazujících částí potrubí, z působený vychýlením a/nebo 
změnou průměru D , nesmí v  libovolném bodě vnitřního obvodu potrubí převýšit 0,3 % střední hodnoty 
vnitřního průměru D . 
Žádný vnitřní průměr přímé délky potrubí za clonovou deskou se alespoň v délce 2D  od přední strany 
clonové des ky nesmí lišit od středního vnitřního průměru D potrubí před clonovou deskou o více než 
3 %.   
3.4.5   Kvalita vnitřního povrchu potrubí  
Vnitřní povrch potrubí musí být čistý a bez viditelných vad.  
V délce stanovené minimální přímé délky  základního provedení snímače  musí před clonovou deskou 
vnitřní povrch potrubí splňovat specifikované požadavky na drsnost povrchu Ra. Hodnota střední arit-
metické úchylky (drsnosti) profilu Ra , musí být taková, že 104 Ra/D je menší než největší dovolená 
hodnota uvedená v  tabulce 1 a větší než nejmenší dovolená  hodnota uvedená v  tabulce 2.  
Tabulka 1  – Největší dovolená hodnota 104 Ra/D 
β ReD 
≤ 104 3 × 104 105 3 × 105 106 3 × 106 107 3 × 107 108 
≤ 0,20 15 15 15 15 15 15 15 15 15 
0,30 15 15 15 15 15 15 15 14 13 
0,40 15 15 10 7,2 5,2 4,1 3,5 3,1 2,7 
0,50 11 7,7 4,9 3,3 2,2 1,6 1,3 1,1 0,9 
0,60 5,6 4,0 2,5 1,6 1,0 0,7 0,6 0,5 0,4 
≥ 0,65  4,2 3,0 1,9 1,2 0,8 0,6 0,4 0,3 0,3 Opatření obecné povahy č. 0111- OOP -C095-18 
8 Tabulka 2 – Nej menší  dovolená hodnota 104Ra/D 
β ReD 
≤ 3 × 106 107 3 × 107 108 
≤ 0,50 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,60 0,0 0,0 0,003  0,004  
≥ 0,65  0,0 0,013  0,016  0,012  
 
3.5   Požadavky na instalaci  
Montážní poloha clonové desky musí být jednoznačně určena  její konstrukcí nebo musí být schematicky 
vyznačena přímo na clonové desce .  
4   Značení měřidla  
4.1   Všeobecně 
Veškeré nápisy a značky musí být za běžných podmínek snadno viditelné, čitelné, nesmazatelné a musí 
být zdrojem informací potřebných pro bezchybnou implementaci snímače průtoku nosného média  s ví-
ceotvorovou clonou do měřicího systém u protečeného množství nosného média  ve vazbě na ostatní 
členy měřicího systému.  
4.2   Označení  
4.2.1   Označení na clonové desce  
Na clonové desce  musí být následující informace:  
 a)  výrobní číslo;  
  b)  hodnota charakteristick ého rozměr u víceotvorové clony d 20 vztažená k  referenční teplotě 20  °C; 
  c)  značka schválení typu;  
  d)  vhodné označení pro identifikaci typu a umístění odběrů diferenčního tlaku, jsou- li odběry tlaku 
pevnou součástí konstrukčního provedení clonové desky . 
V případ ech, kdy po zabudování víceotvorové clony do potrubí nejsou výše uvedené informace vidi-
telné, musí být clonová deska  vybavena také samostatným doplňkovým štítkem s  předmětnými údaji, 
který bude součástí zabezpečení clonové desky  proti neoprávněné demontáži  či výměně. 
V případech, kde by mohlo dojít k nesprávnému zabudování clonové desky vůči směru proudění nos-
ného média , musí být na clonové desce  nezaměnitelným způsobem vyznačen směr průtoku. 
4.2.2   Označení snímače průtoku nosného média  s víceotvorovou cl onou  
Na snímači průtoku nosného média  s víceotvorovou clonou musí být následující informace:  
 a)  název výrobce a typ (varianta provedení);  
  b)  výrobní číslo a rok výroby;  
  c)  hodnota vnitřního průměru potrubí D 20 vztažená k  referenční teplotě 20 °C;  
  d)  značka schválení typu;  
  e)  jmenovitá velikost DN / jmenovitý tlak PN;  
  f)  označení směru proudění;  Opatření obecné povahy č. 0111- OOP -C095-18 
9   g)  vhodné označení pro identifikaci typu a umístění odběrů diferenčního tlaku, jsou- li odběry tlaku 
pevnou součástí konstrukčního provedení přímý ch délek potrubí;  
  h)  rozsah měřeného průtoku nebo hodnota maximálního průtoku.  
Tyto údaje musí být umístěny na části snímače průtoku nosného média  nerozebíratelně spojené s pří-
mým potrubním úsekem 0,5D  před clonou (mont ážní komora, spojovací příruba před clonovou deskou, 
přímá délka potrubí maximálně v  délce 2 D před clonovou deskou).  
Na spojovací přírubě nebo jiném místě přímé délky potrubí za clonou (maximálně v délce 2 D za clono-
vou deskou) musí být uvedeny tyto údaje : 
 i)  název výrobce;  
  j)  výrobní číslo a rok výroby;  
  k)  značka schválení typu;  
  l)  označení směru proudění (je -li možná záměna při montáži).  
Pokud je přímá délka potrubí před clonovou deskou u základního provedení snímače průtoku nosného 
média  sestav ena z více částí potrubí, pak všechny tyto části musí být označeny značkou schválení typu. 
Značkou schválení typu musí být obecně označeny všechny významné samostatné části snímače průtoku 
nosného média  s víceotvorovou clonou.  
4.3   Označení úředními značk ami 
Musí být zajištěna vhodná místa pro umístění značky schválení typu a úřední značky (úředních značek).   
Musí být umožněno zabezpečení clonové desky  proti neoprávněné demontáži či výměně. 
5   Schvalování typu měřidla  
Proces schvalování typu snímače průto ku nosného média  s víceotvorovou clonou  zahrnuje následující 
zkoušky a  činnosti:  
 a)  vnější prohlídka;  
  b)  kontrola geometrických parametrů.  
5.1   Vnější prohlídka  
Při vnější prohlídce se kontrolují:  
   úplnost předepsané technické dokumentace;  
   shoda metrologických a technických charakteristik specifikovaných výrobcem v  dokumentaci 
s technickými a metrologickými požadavky tohoto předpisu, uvedenými v  kapitolách 2 a 3;  
   clonová deska , odběry tlaku a přímé délky potrubí z  hlediska případného mechanického poško-
zení, či případných stop koroze neslučitelných s  dalším zkoušením; a  
   určí se místa pro vyznačení základních geometrických parametrů snímače průtoku nosného média  
s víceotvorovou clonou  a místa pro umístění úředních značek. 
5.2   Kontrola geometrických parametrů  
5.2.1   Zkušební vybavení  
Při kontrole geometrických parametrů musí být používáno odpovídající vybavení s platnou metrologic-
kou návazností.  Opatření obecné povahy č. 0111- OOP -C095-18 
10 5.2.2   Referenční teplota okolí pro zkoušky  
5.2.2.1   Clonová deska  
Teplota okolí při zkou šce musí být v  intervalu (18 až 22)  °C a změny teploty okolí nesmí po dobu 
zkoušky překročit 2 °C.  
5.2.2.2   Přímé délky potrubí  
Potrubí ≤ DN  300:  Teplota okolí při zkoušce musí být v intervalu (15 až 25)  °C a změny teploty okolí 
nesmí po dobu měření překr očit 2 °C.  
Potrubí >  DN 300:  Teplota okolí při zkoušce musí být v intervalu (10 až 30)  °C a změny teploty okolí 
nesmí po dobu zkoušky překročit 5 °C.  
5.2.3   Kontrola geome trických parametrů clonové desky  
Hodnot y vnitřní ch průměr ů otvor ů clony d i musí být  stanoven y v souladu s požadavkem článku 3.2.6 a  
musí být vztaženy  k referenční teplotě 20  °C. 
U clonové desky  se dále kontrolují následující geometrické parametry:  
   rovinnost přední strany  (viz článek 3.2.1.1);  
  drsnost povrchu přední strany  (viz článek 3.2.1.2);  
   tloušťka otvorů clony a tloušťka clonové desky  (viz článek 3.2.3);  
   úhel zkosení  (viz článek 3.2.4);  
    hrany  otvorů clony  (viz článek 3.2.5);  
   válcovitost otvorů clony  (viz článek 3.2.7);  
   drsnost povrchu otvorů clony  (viz článek 3.2.8) . 
V případě clonové desky určené pro měření průtoku nosného média  v obou směrech musí být všechny 
zkoušky specifikované v  článku 5.2.3 provedeny pro obě strany clonové desky. 
5.2.4   Kontrola geometrických parametrů přímých délek potrubí   
Hodnota středního vnitřního průměru potrubí D20 musí být stanovena v  souladu s požadavkem článku 
3.4.3 a  musí být vztažena k  referenční teplotě 20 °C.  
U přímých délek potrubí se  dále  kontrolují následující geometrické parametry:  
   přímost potrubí (viz článek 3.4.2);  
   kruhovitost a válcovitost potrubí (viz článek 3.4.4);  
   drsnost vnitřního povrchu potrubí (viz článek 3.4.5).  
V případě snímače průtoku nosného média  s víceotvorovou  clonou určeného pro průtok v obou směrech 
musí být všechny zkoušky sp ecifikované v článku 5.2.4 provedeny pro přímé délky potrubí umístěné 
před i za clonovou deskou.  
5.2.5   Kontrola geometrických parametrů odběrů diferenčního tlaku  
Zjišťuje se splnění požadavků na odběry diferenčního tlaku podle  specifikace výrobce.  
6   Prvotní ověření  
Při prvotním ověřování snímačů průtoku nosného média  s víceotvorovou clonou a jeho částí se prová-
dějí tyto zkoušky a činnosti:  
 a)  vizuální prohlídka;  Opatření obecné povahy č. 0111- OOP -C095-18 
11   b)  zkouška metrologických charakteristik;  
 c)  vyznačení základních geometrických parametrů na příslušné části snímače průtoku nosného mé-
dia s víceotvorovou clonou.  
6.1   Vizuální prohlídka  
Při vizuální prohlídce se kontroluje, zda:  
   provedení snímače průtoku nosného média  s víceotvorovou clonou je shodné se schváleným ty-
pem;  
    clonová deska, odběry tlaku a přímé délky potrubí nejsou mechanicky poškozeny, či zda nenesou 
stopy koroze neslučitelné s  dalším zkoušením;  
    označení, nápisy a jejich provedení odpovídají údajům a požadavkům uvedeným v  certifikátu 
schválení typu měřidl a. 
Pokud snímač průtoku nosného média  s víceotvorovou clonou  nevyhoví požadavkům vnější prohlídky, 
dále se nezkouší.  
6.2   Kontrola geometrických parametrů  
6.2.1   Zkušební vybavení  
Při kontrole geometrických parametrů musí být používáno odpovídající vybav ení s platnou metrologic-
kou návazností.  
6.2.2   Referenční teplota okolí pro zkoušky  
Pro zkoušení platí požadavky na teplotu okolí podle článku 5.2.2.  
6.2.3   Kontrola geometrických parametrů clonové desky  
Hodnot y vnitřní ch průměr ů otvor ů clony d i musí být  stanoven y v souladu s požadavkem článku 3.2.6 a 
musí být vztaženy  k referenční teplotě 20  °C. 
Při prvotním ověřování se u clonové desky  dále kontrolují následující geometrické parametry:  
   rovinnost přední strany  (viz článek 3.2.1.1);  
  drsnost povrchu přední strany  (viz článek 3.2.1.2);  
   tloušťka otvorů clony a tloušťka clonové desky  (viz článek 3.2.3);  
   úhel zkosení  (viz článek 3.2.4);  
    hrany otvorů clony  (viz článek 3.2.5);  
   válcovitost otvorů clony  (viz článek 3.2.7);  
   drsnost povrchu otvorů clony  (viz článek 3.2.8) . 
V případě clonové desky určené pro měření průtoku nosného média  v obou směrech musí být všechny 
zkoušky specifikované v  článku 6.2.3 provedeny pro obě strany clonové desky. 
6.2.4   Kontrola geometrických parametrů p římých délek potrubí  
Hodnota středního vnitřního průměru potrubí D20 musí být stanovena v  souladu s požadavkem článku 
3.4.3 a musí být vztažena k  referenční teplotě 20 °C.  
Při prvotním ověření se u přímých délek potrubí dále  kontrolují následující geometrické parametry:  
   přímost potrubí (viz článek 3.4.2);  
   kruhovitost a válcovitost potrubí (viz článek 3.4.4);  
   drsnost vnitřního povrchu potrubí (viz článek 3.4.5) , kontroluje se pouze největší dovolená hod-
nota dle tabulky 1 . Opatření obecné povahy č. 0111- OOP -C095-18 
12 V případě snímače průtok u nosného média  s víceotvorovou  clonou určeného pro průtok v obou směrech 
musí být všechny zkoušky specifikované v článku 6.2.4 provedeny pro přímé délky potrubí umístěné 
před i za clonovou deskou.  
6.2.5   Kontrola geometrických parametrů odběrů diferenční ho tlaku  
Při prvotním ověřování se zjišťuje splnění požadavků na odběry diferenčního tlaku podle specifikace 
výrobce . 
6.2.6   Vyznačení základních geometrických parametrů na měřidlo  
Výsledná hodnota charakteristick ého rozměr u víceotvorové clony  d20 vypočtená  z vnitřních průměrů 
otvorů clony d i, stanovených podle článku 6.2.3 musí být vyznačena čitelným a nesmazatelným způso-
bem na vhodném místě clonové desky  v souladu s  článkem 4.2.1. 
Výsledná hodnota vnitřního průměru potrubí D20 stanovená podle člán ku 6.2.4 musí být vyznačena či-
telným a nesmazatelným způsobem na vhodném místě snímače průtoku nosného média  v souladu 
s článkem 4.2.2. 
7   Následné ověření  
Postup následného ověřování clonové desky  je shodný s  postupem při prvotním ověřování dle článku 
6.2.3. 
Následné ověřování přímých délek potrubí snímače průtoku nosného média  s víceotvorovou clonou se 
neprovádí.  
Trvalé plnění pracovních podmínek včetně udržování odpovídajícího stavu a čistoty vni třního povrchu 
potrubí zajišťuje uživatel měřidla. Za tímto účelem uživatel měřidla provádí nebo zajišťuje provedení 
vizuální kontroly stavu vnitřního povrchu potrubí v  intervalech zohledňujících provozní podmínky 
a druh měřeného plynného média. Tato kontr ola musí být provedena také vždy před instalací clonové 
desky . 
Při zkoušce v  době platnosti ověření dle odst. 4 § 11 zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění poz-
dějších předpisů, se na snímač průtoku nosného média  aplikují stejné požadavky jako při prvotním ově-
řování. 
8   Přezkoušení měřidla  
Při přezkušování měřidel podle § 11a zákona o metrologii na žádost osoby, která může být dotčena jeho nesprávným měřením, se postupuje dle kapitoly 6. 
9   Oznámené normy  
ČMI oznámí pro účely specifikace metrologických a technických požadavků na měřidla a pro účely specifikace metod zkoušení při schvalování jejich typu a ověřování, vyplývajících z  tohoto opatření 
obecné povahy, české technické normy, další technické normy n ebo technické dokumenty mezinárod-
ních popřípadě zahraničních organizací, nebo jiné technické dokumenty obsahující podrobnější tech-
nické požadavky (dále jen „oznámené normy“). Seznam těchto oznámených norem s  přiřazením k  pří-
slušnému opatření oznámí ČMI společně s opatřením obecné povahy veřejně dostupným způsobem (na 
webových stránkách www.cmi.cz
). 
Splnění oznámených norem nebo splnění jejich částí se považuje v  rozsahu a za podmínek stanovených 
tímto opatřením obecné povahy za splnění těch požadavků stanovených tímto opatřením, k  nimž se tyto 
normy nebo jejich části vztahují.  Opatření obecné povahy č. 0111- OOP -C095-18 
13 Shoda s oznámenou normou je jedním ze způsobů, jak prokázat splnění požadavků.  Tyto požadavky 
mohou být splněny i jiným technickým řešením garantujíc ím stejnou nebo vyšší úroveň ochrany opráv-
něných zájmů.  
II. 
O D Ů V  O D N Ě N Í  
ČMI vydává podle § 14 odst. 1 písmeno j) zákona o metrologii k provedení § 6 odst. 2, § 9 odst. 1 a 9  
a § 11a odst. 3 zákona o metrologii toto opatření obecné povahy, kterým se stanovují metrologické  
a technické požadavky na stanovená měřidla,  zkoušky při schvalování typu, ověřování a přezkoušení 
stanovených měřidel – „ snímače průtoku nosného média  s víceotvorovou clonou “. 
Vyhláška č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající 
schválení typu, ve znění pozdějších předpisů, zařazuje v příloze Druhový seznam stanovených měřidel 
uvedený druh měřidel pod položkou 3.1.2 b) mezi měřidla podléhající schvalování typu a povinnému 
ověřování.  
Tento předpis (Opatření obecné povahy) bude oznámen v souladu se směrnicí Evropského parlamentu 
a Rady (EU) č. 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických 
předpisů a předpisů pro služby informační společnosti.  
III. 
P O U Č E N Í  
Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek § 173 odst.2 SprŘ.  
Dle ustanovení § 172 odst. 5 SprŘ se proti rozhodnutí o námitkách nelze odvolat ani podat rozklad.  
Soulad opatření obecné povahy s  právními předpisy lze posoudit v  přezkumném řízení dle ust. § 94 až 
§ 96 SprŘ . Účastník může dát podnět k  provedení přezkumného řízení ke správnímu orgánu, který toto 
opatření obecné povahy vydal. Jestliže správní orgán neshledá důvody k  zahájení přezkumného řízení, 
sdělí tuto skutečnost s uvedením důvodů do třiceti dnů podateli. Usnesení o zahájení přezkumného řízení 
lze dle ust. § 174 odst. 2 SprŘ  vydat do tří let od účinnosti opatření obecné povahy.  
IV. 
Ú Č I N N O S  T 
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnost patnáctým dnem od dne vyvěšení na úřední desce (§  24d 
zákona o metrologii).  
 
  Český metrologický institut  
 generální ředitel  
Vyvěšeno dne:   
Sejmuto dne:    
Účinnost: