MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO  
 
RESOLUCIÓN NÚMERO _________________ DE 20 23 
 
(   ) 
 
“Por la cual se modifica el Capítulo Sexto en el Título VI de la Circular Única de la Super intendencia de 
Industria y  Comercio ” 
 
LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO  
 
En ejercicio de sus facultades legales, en especial, las que confieren la Ley 1480 de 2011 y los 
Decretos 4886 de 2011 y 1074 de 2015, y , 
 
CONSIDERANDO  
 
Que el artículo 334 de la Constitución Políti ca faculta al Estado para intervenir por mandato de la ley 
en la producción, distribución, utilización y consumo de los bienes para racionalizar la economía con 
el fin de obtener el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, l os beneficios del d esarrollo 
y la pre servación  de un ambiente sano.  
 
Que el artículo 78 de la Constitución Política, prevé  que “[l]a ley regulará el control de calidad de 
bienes y servicios ofrecidos y prestados a la comunidad, así como la información que debe 
suministrarse al  público en su comercialización. Serán responsables, de acuerdo con la ley, quienes 
en la producción y en la comercialización de bienes y servicios, atenten contra la salud, la seguridad 
y el adecuado aprovisionamiento a consumidores y  usuarios ”. 
 
Que el a rtículo 3 de la Ley 155 de 1959 dispone que “[e]l Gobierno intervendrá en la fijación de 
normas sobre pesas y medidas, calidad, empaque y clasificación de los productos, materias primas y 
artículos o mercancías con miras a defender el interés de los consum idores y de los productores de 
materias primas ”. 
 
Que el artículo 2.2.1.7.14.21 del Decreto 1074 de 2015 Decreto Único  Reglamentario del Sector 
Comercio, Industria y Turismo, señala que  “[t]odos los equipos, aparatos, medio s o sistemas que 
sirvan como inst rument os de medida o tengan como finalidad la actividad de medir, pesar o contar y 
que sean utilizados en el comercio, en la salud, en la seguridad o en la protección del medio 
ambiente o por razones de interés público, pro tección al consumidor o lealtad e n las prácticas 
comerciales, deberán cumplir las disposiciones y los requisitos establecidos en el presente decreto y 
con los reglamentos técnicos metrológicos que para tal efecto expida la Superintendencia de 
Industria y C omercio y, en su defecto, con las  recom endaciones de la Organización Internacional de 
la Metrología Legal (OIML) para cada tipo de instrumento ”. 
 
Que el artículo 2.2.1.7.14.32 del Decreto 1074 de 2015, establece que “[e]n especial, están sujetos al 
cumplimi ento de lo establecido en el pre sente ca pítulo los instrumentos de medida que sirvan para 
medir, pesar o contar y que tengan como finalidad, entre otras:  
 
1. Realizar  transacciones  comerciales  o determinar  el precio  de servicios.  
2. Remunerar  o estimar  en cualquier  forma  labores  profesionales.  
(…) 
4. Realizar actividades  que puedan  afectar  la vida,  la salud  o la integridad  física , la seguridad  
nacional  o el medio  ambiente.  
5. Ejecutar  actos  de naturaleza  pericial,  judicial  o administrativa.  
 
1 Modificado por el Decreto 1595 de 2015 que expidió las normas relativas al Su bsistema Nacional de la Calidad y 
modificó el C apítulo 7 y la Sección 1 del Capítulo 1 de la parte 2 del libro 2 del  Decret o 1074 de 2015.  
2 Ibidem .  
REPUBLICA DE COLOMBIA
I 2 RESOLUCI ÓN NÚMERO                DE  HOJA No. 
“Por la cual se  modifica el Capítulo Sexto en el Título VI de la Circular Única de la Super inten dencia de Industria y 
Comercio ” 
 
 
6. Evaluar  la conformidad  de productos  y de instalaciones.  
7. Dete rminar  cuantitativamente  los componentes de  un producto cuyo precio  o calidad  dependa  
de esos  componentes ”. 
Que en el artículo 2.2.1.7.14.13 del Decreto 1074 de 2015, se precisa  que “[l]a Superintendencia de 
Industria y Comercio es la Entidad competente pa ra instr uir y ex pedir reglamentos técnicos 
metrológicos para instrumentos de medición sujetos a control metrológico.   
 
Así mismo , dispone que “(…) podrá además impleme ntar las herramientas tecnológicas o 
informati vas que considere necesarias para aseg urar el adecuad o control metrológico e instruirá la 
forma en que los productores, importadores, reparadores y responsables de los instrumentos de 
medición, reportarán infor mación al sistema ”. Finalmente , señala que: “La Superintendencia de 
Industria y Comercio reglamenta rá las condiciones y los requisitos de operación de los Organismos 
Autorizados de Verificación Metrológica y Organismos Evaluadores de la Conformidad que actúen 
frente a los ins trumentos de medici ón”. 
 
Que de conformidad con lo ordenado en los nu merales 41, 42, 44, 45, 48 y 49, del artículo 1 del 
Decreto 4886 de 2011, entre otras facultades, le corresponde a la Superintendencia de Industria y 
Comercio, respectivamente: “41. Organizar e instruir la forma en que funcionará la Metrología Legal 
en Col ombia ; 42. Ejercer funciones de control metrológico de carácter obligatorio en el orden 
nacional ; (…) 44. Establecer el procedimiento e instruir la forma en que se hará la aprobación de 
modelo para los inst rumentos de medida que cuenten con la respectiva a probación de mo delo, 
acorde con lo establecido en el Decreto 2269 de 1993 o las normas que lo sustituyan,  modifiquen o 
complementen ; 45. Ejercer el control de pesas y medidas directamente o en coordinación con las 
autoridades del orden territorial ; (…) 48. Fijar las  tolerancias permisibles para efectos del control 
metrológico  [y] 49. Expedir la reglamentación para la operación de la metrología legal ”. 
 
Que teniendo en cuenta lo establecido en los numerales 4 y  9 del artículo 14 del Decreto 4886 de 
2011, es función del Super intendente Delegado para el Control y Verificación de Reglamentos 
Técnicos y Metrología Legal: “4. Fijar las tolerancias permisibles para efectos del control metrológico ” 
y “9. Estandarizar  métodos y procedimientos de medición y calibració n, así com o un b anco de 
información para su difusión ”. 
 
Que en virtud de lo previsto en los numerales 8 y 9 del artículo 59 de la Ley 1480 de 2011, se faculta 
a la Superintendencia de Industria y Comercio p ara ordenar la suspensión inmediata y de manera 
preventiva d e la p roducción o comercialización de productos cuando se tenga indicios graves de que 
dicho producto no cumple, entre otros, con el  reglamento técnico correspondiente, o para evitar que 
se cause daño o perjuicio a los consumidores por violación a las norm as sob re protección al 
consumidor.  
 
Que en el numeral 2 del artículo 2.2.1.7.14.4 del Decreto 1074 de 2015, modificado por el artícu lo 3 
del Decreto 1595 de 2015, se dispone : “(…) Instrumentos de medición en servicio. Toda persona que 
use o mante nga un ins trumen to de medición que sea usado en cualquiera de las actividades 
relacionadas en el presente capítulo será responsable del buen f uncionamiento y de la conservación 
del instrumento de medición, en cuanto a sus características metrológicas oblig atorias y a la 
confiabilidad de sus mediciones, así como del cumplimiento del reglamento técnico metrológico 
correspondiente. Igualmente deber á permitir la realización de las verificaciones periódicas 
estab lecidas en el reglamento técnico o las que se haga n después de una  reparación o modificación 
del instrumento, a su costa, permitiendo el acceso al instrumento de medición y a los documentos 
pertinentes ”. 
 
Que a efectos de desarrollar lo dispuesto en los ar tículos 2.2.1.7.14.1 y siguientes del Decreto 1074  
de 2015, así co mo lo señalado en la Resolución No. 64190 de 2015  de la Superintendencia de 
Industria y Comercio , y para impulsar la defensa de la seguridad, la protección de la salud  y de los 
interes es económicos de los consumidores y usuarios,  mediante R esolución No. 77506 de l 10 de 
novie mbre de 2016  se adicionó el Capitulo Sexto en el Titulo VI de la Circular  Única de la 
 
3  Modificado por el Decreto 1595 de 2015. Artículo 3.   3 RESOLUCI ÓN NÚMERO                DE  HOJA No. 
“Por la cual se  modifica el Capítulo Sexto en el Título VI de la Circular Única de la Super inten dencia de Industria y 
Comercio ” 
 
 
Superintend encia de Industr ia y Comercio y se reglament ó el control metrológico  aplicable a 
instrumento s de pesaje de funcionamiento no  automátic o producidos en Colombia o importados al 
país, para efectos de ser declara da su conformidad, y ser ut ilizados en Colombia.  
 
Que de confo rmidad con lo señalado en el artículo 4 de la  resolució n ibidem, este reglamento técnico 
metrológico  comenzó a  regir el 16 de mayo de 2017.  
 
Que posteriormente,  esta Superintendencia advirt ió la necesidad de aclarar y precisar el alcance de 
algunas disposiciones del reglamento  técnico metrológico  de instrumentos de pe saje expedido en 
2016, por lo  cual, previa pub licaci ón en la página web de la Entidad y  análisis  por parte de l Grupo de 
Abogacía  de la Competenci a cuya comunicación reposa en el radicado No. 18 -101764 de mayo de 
2018 , se procedió a expedir  la Resolución No. 67759 del 13 de septiembre de 201 8 por la cu al se 
modi ficó la Resolución No . 77506 d el 10 de noviembre de 2016  en aras de  facilitar la implementación  
de la regulación  por parte de las personas ob ligadas a su cumplimiento, especialmente en lo que 
concernía  a instrumentos de p esaje que se encontraban en fun cionamien to.  
 
Que el artículo 2.2.1.7.6.7 del Decreto 1074 de 2015 , establece que los reglamentos técnicos 
expedidos serán sometidos a revisión por parte de la autoridad reguladora, con el fin de determinar 
su permanencia, modificación o derogatoria , por lo m enos una vez cada cinco (5) años,  contados a 
partir de su entrada en vigor,  o antes, si cambian las causas que le dieron  origen.  
 
Que en el marco de la política de mejora normativa, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
2.2.1.7.6.2 del  Decreto 1 074 de 2015 , en noviembre de  2021 esta Superintendencia finalizó el  
Análisis de Impacto Normativo – AIN ex post de las Resoluciones 77506 d el 10 de noviembre de 
2016  y 67759 del 13 de septiembre de 20 18, concluyendo que , “(…) Tras los análisis ef ectuados y  
presentados en este documento, la SIC considera que la problemática que dio  origen a la expedición 
del RTM se mantiene. El Ministerio de Transporte ha  expedido normatividad para regular el peso 
máximo vehicular, y la DIAN utiliza la información de peso de  la carga para cotejarla con los registros 
de las básculas camioneras en el  ejercicio de sus funciones en materia aduanera.  (…) Otra de las 
causas que dio origen a este reglamento es la asimetría de información que enfrenta un usuario o un 
consum idor frent e al resultado arrojado por un instrumento de pesaje de funcionamiento no 
automático, toda vez que debe confiar en que este valor es correcto, pese a que cuenta con menos 
información que el titular frente al mantenimiento, trato y ajuste que reci be el inst rumento de pesaje. 
Esta situación de asimetría aún permanece y por tanto sigue  motivando la vigencia del RTM.  
  
Los indicadores calculados y las entrevistas adelantadas revelaron avances en materia de 
confiabilidad de las medidas. Por un lado , se observan p roporciones crecientes de instrumentos 
conformes con el reglamento, tanto en bal anzas comerciales como en básculas camioneras, 
principalmente cuando estos instrumentos son objeto de verificaciones periódicas.  Asimismo, la 
exigencia de registro de los inst rumentos fabricados o importados ha permitido asegurar en el 
mercado una calidad  mínima de los instrumentos cubiertos por el RTM que se comercializan en el 
país, lo que redunda en la calidad de sus mediciones. El registro de los reparadores tamb ién ha 
perm itido centralizar la información de quienes intervienen los instrumentos de pes aje, aunque se 
identificó necesario profundizar en la vigilancia y el control de estos agentes.  Por las razones 
anteriores, se recomienda mantener vigente el RTM  (…)” 
 
Que con base en dichas conclusiones, y dando cumplimiento a lo d ispuesto en el Dec reto 1074 de 
2015 modificado por el Decreto 146 8 de 2020, proce dió la re alización de un  Análisis de Impacto 
Normativo  Ex ante , y por consiguiente , en consideración a  la nec esidad de c ontinuar ejerciendo 
control metrológico  de los instrumento s de  pesaje de funcionamiento no automático , hub o lugar 
mediante Resolución No . 73136 del 11 de noviembre de 2021 extender la vigencia de la Resoluci ón 
No. 77506 d el 10 de noviembre de 20 16 hasta el  15 de n oviembre de 2023.   
 
Que la Superintendencia de Ind ustria y Comercio desarrolló  el Análisis de Impacto Normativo ex ant e 
simple del Re glamento metrológico  aplica ble a instrumento s de  pesaje de funcionamiento no 
automático producidos en C olombia o i mportados  al país  contenido  en las Resoluciones 77506 d el 
10 de noviembre de 2016  y 67759 del 13 de septiembre de 201 8, habiéndose  identificado la  4 RESOLUCI ÓN NÚMERO                DE  HOJA No. 
“Por la cual se  modifica el Capítulo Sexto en el Título VI de la Circular Única de la Super inten dencia de Industria y 
Comercio ” 
 
 
necesidad de efectuar cambios específicos  en la regulación , encaminados a hac er menos gravosa la 
situación  de los regulados, aclarar disposic iones de la reglamentación, y con ello propender por un 
mayor grado de cumplimien to y eficacia .  
  
Que el referido Análisis  de Impa cto Normativo Simple fue publicado e l 29 de julio  de 2022 , para 
recibir comentario s y adicion almente f ue revisado por  el Departamento Nacional de  Planeación 
(DNP), entidad que emitió concepto favorable.  
 
Que de ac uerdo con el parágrafo  2 del artículo 2.2.1.7.5.6 del Decreto 10 74 de 2015 , modificado por 
el Decreto 1468 de 2020, el conce pto previo del Minis terio de Comercio, Industria y Turismo  solo 
debe realizarse cuando se tr ate de un Análisis de Impacto Norm ativo e x ante comple to; por lo que en 
el caso concreto  dicho concepto no aplica . 
Que a sí mism o, en consideración a lo previsto en el parágraf o 1 del artículo 2.2.1.7.5.5 d el Decreto 
1074 de 2015, no se de be realizar notificación o consulta pública internacional c uando la 
modificación del reglamento técnico haga menos gravosa la situa ción para los regulados , conforme a 
los términos de finidos en el mismo  Decreto. Para el caso concreto, el Análisis de Impacto Normativo  
simple e laborado, permitió evidenciar que las modificaciones propuestas hacen menos gravosa la 
situación  para l os sujetos obligados , por lo que no procede re alizar la notificación  o consulta  pública 
internacional .  
 
Que en cumplimiento d e lo dispuesto en el numeral 3.2.3.1 de la etapa 3 (para AIN simple) del 
artículo 2.2.1.7.5.4  y el artículo 2.2.1.7.5.5 . del Decreto 10 74 de 2015 , la presente resolución fue 
publicada en la página web de la Su perintend encia de In dustr ia y Comercio para surtir e l término de 
consulta entre el  28 de marzo y el 11 de abril de 2023 .  
 
Que además de lo anterior,  con radica ción número 23 -216229 -3 la Superintendencia de Industr ia y 
Comercio, rindió c oncepto previo de abogacía  de la comp etencia en virtud de lo prev isto en el 
artículo 7 de la Ley 1340 de 2009 , concluy endo  que la “(…) iniciativa regulatoria no generaría  un 
impacto negativo sobre la libre compete ncia económica  en el mercado de i nstrumento s de pesa je de 
funciona miento no automátic o. De hecho , podría  promover efectos pro competi tivos sobre los 
mercados  afectados . Por esta razón , no se formularán  recomendaciones ”.  
 
En mérito de lo expuesto,  
 
 
RESUELVE  
 
ARTÍCULO 1. Modificar  el Capítulo Sexto  del Título VI “Metrología  Legal”  de la Circular Única de la 
Supe rintendencia de Industria y Comercio, el cual quedará así: 
 
CAPÍTULO SEXTO. REGLAMENTO TÉCNIC O METROLÓGICO APLICABLE A INSTRUMENTOS 
DE PESAJE DE  FUNCIONAMIENTO NO AUTOMÁTICO  
 
6.1. Objeto . El presente reglamen to técnico metrológico  tiene por objeto prevenir  la inducción a error 
a los consumidor es y usu arios en  general, asegurando la calidad de las mediciones que proveen l os 
instrumentos de pesaje d e funcionamiento no automático.  
 
Para cumplir e ste objetivo , el presente reglamento fija  los requisitos técnicos , metrológicos y 
administrativos que d eben cum plir los  instrumentos de pesaje de funcionamien to no automático, 
establ ece el procedimiento de eva luación de la conformidad, define las obligacio nes para fabrican tes, 
importadores y  comercializadores , y dispone  el procedimiento de verificación metr ológica para los  
instrumentos de este tipo que son util izado s en actividades su jetas a control metrológico . 
 
6.2. Ámbito de aplicación . Los requisitos té cnicos, metrológi cos y administrativos de este 
reglamento técnico  son aplicables a los instrumentos de pesaje d e funcio namiento no automático 
que son utilizad os pa ra determinar la ma sa de un objeto en cualquie ra de las actividades sujetas a  5 RESOLUCI ÓN NÚMERO                DE  HOJA No. 
“Por la cual se  modifica el Capítulo Sexto en el Título VI de la Circular Única de la Super inten dencia de Industria y 
Comercio ” 
 
 
control metroló gico según lo dis puesto  en el artículo 2.2.1.7.14.3 del Decreto 1 074 de 2015 , y cuyas 
partidas arancela rias se definen a continu ación:  
 
Ítem 
No. Partida No.  Descripción arancelaria  Productos 
1  9016 .00.11.00 Balanzas sensibles a un peso inferior 
o igual a  5 cg, incluso co n pesas. 
Balanzas e léctricas . Según descripción  
arancelaria  
2  8423 .81.00.00 Aparatos  e instr umentos de pesar, 
incluidas las básculas y bal anzas 
para comprobar o co ntar piezas 
fabricadas, exc epto las balanzas 
sensibles a un peso inferior o igual a 
5 cg; pesas para toda clase de 
básculas o balanzas.  
 
Los demás aparatos e instrumentos 
de pes ar con c apacidad  inferior o 
igual a 30 kg . Balanzas li quidadoras de 
precio (uti lizadas en tiendas, 
superme rcados, carnicerías) 
con y sin impresora, solo 
peso, contadoras,  para POS 
(balanzas solo peso 
conectables a PC para 
cálculo de prec io) con división 
de escala mayor o igual a 0,1 
g.  Básicamente equipos 
clase III, aunque también 
puede incluir algunas 
config uraciones en clase II  
3  8423 .82.90.00 Aparato s e instrumentos de pesar, 
incluidas las básculas y balanzas 
para comprobar o contar piezas 
fabricadas,  excepto  las bal anzas 
sensibles a un peso inferior o i gual a 
5 cg; pesas para t oda clase de 
básculas o bal anzas.  
- Los demás aparatos e instrumentos 
de pesar: 
- - Con cap acidad superior a 30 kg, 
pero inferior o igual a 5.000 kg . Basculas de plataforma y 
colgantes,  con cap acidad 
entre 30 y 5 000 kg. Clase III  
4  8423 .82.10.00 Aparato s e instrumentos de pesar, 
incluidas las básculas y balanzas 
para comproba r o contar piezas  
fabricadas, excepto las balanzas 
sensibles a u n peso inferior o igual a 
5 cg; pesas p ara toda  clase d e 
básculas o balanzas.  
- Los demás apa ratos e instrumentos 
de pesar: 
- - Con capacidad sup erior a 30 kg, 
pero inferior o igual a 5.000 kg : 
- - - De pesar vehículos  Basculas entre 30 y 5 00 0 kg 
para pes ar vehículos  
5  8423 .89.10.00 Aparatos  e instr umentos de pesar, 
incluidas las básculas y bal anzas 
para comprobar o co ntar piezas 
fabricadas, exc epto las balanzas 
sensibles a un peso inferior o igual a 
5 cg; p esas para toda clase de 
básculas o balanzas.  
 
- Los demás aparatos e instrumentos 
de pesar:  
- - Los de más:  
- - - De pesar vehículos  Básculas  para pesar 
vehículos de más de 5 000 kg  
 
 
 
 
 
 
 
6   
 
9016 .00.12.00  
Balanzas sensibles a un peso i nferior 
o igual a  5 cg, incluso con pesas.  
- Balanzas electróni cas  
Balanzas con división de 
escala me nor o ig ual a 0, 05 g. 
Equipos clase II y clase I   6 RESOLUCI ÓN NÚMERO                DE  HOJA No. 
“Por la cual se  modifica el Capítulo Sexto en el Título VI de la Circular Única de la Super inten dencia de Industria y 
Comercio ” 
 
 
 
Parágrafo  primero . El presente reglamento técnico no ap lica para productos que , a pesar de 
encontrarse  incluidos en las  subpartidas arancelarias descritas atrás , no son instrumentos de pesaje 
de funcionami ento no automáti co. No obstante, si un instrumento d e pesaje de los regulados por este 
reglamento ingresa al país bajo una partida arancelaria distinta d e aquellas descri tas en este 
numeral, está sujeto al cumplimie nto de las disposiciones contempladas en este reg lamento.  
 
Parágrafo segundo. Excepción de de mostración de conformidad. Sin perjuicio de lo dispues to 
en este numera l, podrán ingresar al mercado nacional instrume ntos de pesaje de producción 
extranjera sin d emostrar conformidad, cuando vayan a ser objeto d e certif icación en el país por parte 
de un Organismo Evaluador de la Conformidad -OEC -, siempre qu e se haya celebra do un contrato 
entre el import ador y el OEC par a ese propósito.  El número de instrumentos d e pesaje de 
funcionamiento no automático p ermitido  será el que se señale en el contrato suscr ito entre el 
importador y el OE C. 
 
Así mismo, se deberá  dar observancia a lo dispuesto en el artículo 2.2.1.7.5.16 del Decreto 1 074 de 
2015 o las normas que lo mod ifiquen o sustituyan.  
 
6.3. Definicione s. Para efecto s de la aplicación e interpretación del presente reglamento técnico  
metrológico, se deberán ten er en cuenta las definiciones incluidas en el artículo 2.2.1. 7.2.1 del 
Decreto 1074 de 2015 , y aquellas cont enidas en el numeral 3.3 del Capítulo T ercero d el Tít ulo VI de 
la Circular Única de la SIC qu e le s ean aplicables.  
 
Adiciona lmente, se tendrá en cue nta la terminología sobre instrumentos de pesaj e de funcionam iento 
no automático contendida en los numerales  T.1 a l T.9 de la Norma Técnica Colombi ana NTC 
2031:2 014, por lo que hace  parte integral de e sta. 
 
Para efectos de la termin ología básica usada en e l marco de la metrología legal, se tendrá en cu enta 
el Vocabu lario Internacional de términos en Metrología L egal (VIML) OIML V 1:20 22 o del documen to 
OIML que lo  adicione, modifique, aclare o sustituya . 
 
En el presente reglamento si empre que se refiera al instrumento de pesaje o simplemente 
instrumento , se está haci endo referencia al instrumento de pesaje de fun cionamiento no automático 
sujeto a cont rol metr ológic o. 
 
6.4. Principios técnicos  
 
6.4.1. Unidades de medida . Las unidades d e masa que deben utiliza r los instrumentos de pesaje 
sometidos a contro l metrológico  son las del Sistema Internacional de Unidades ( SI), según lo 
dispuesto en el Capítulo Primero  del Título VI de la Circular Única de la S uperintendencia de 
Industria y Come rcio. 
 
6.4.2. Principios  de los requisitos metrológicos . Los requisi tos establecidos en este reglamento 
técnico  aplican a todos  los instrumentos de pesaje y a todos los mo delos de  esos instrumentos, 
independientemente de sus principios de medición.  Los instrumentos  se clasifican  según:  
 
- La división  de escala  de verificación,  que repres enta la exactitud  absolut a; y,  
- El número  de divisi ones  de escala  de verificaci ón, que representa  la exactitud relativa.  
 
Los errores máximos  permitidos ( EMP ) son del orden de magnitud de la división  de esc ala de 
verificación. Estos  se aplican  a las cargas  brutas y, cuando  un dispositivo  de tara está en 
funcionamiento,  se aplican  a las cargas  netas.  Los errores máx imos p ermitidos  no se aplican  a los 
valores  netos  calculados  cuando un disposi tivo de tara predeterminada está  en funcionamiento.  
 
La capacidad  mínim a (Min) del instrumento se utiliza  para indicar  que es probable  que el uso  del 
instrum ento por debaj o de este valor  arroje  errores  de medici ón relativos considerables.  
  7 RESOLUCI ÓN NÚMERO                DE  HOJA No. 
“Por la cual se  modifica el Capítulo Sexto en el Título VI de la Circular Única de la Super inten dencia de Industria y 
Comercio ” 
 
 
6.4.3. Principios de los r equisitos técnicos . Los requisi tos técnicos  generales se aplican a todos  
los modelos  de instrumentos, ya  sean mecánicos  o electrónicos,  y son modif icados  o 
compl ementados  con requisitos  adicionales  para instrumentos  usados  para una aplicación  específica  
o diseñados  para una tecnolog ía especial. Tienen  por objeto  especificar  el funcionamiento de  los 
instrumentos,  no su diseño.  
 
6.4.4. Aplicación de lo s requis itos. Los requisitos de este reglamento aplica n a todos los 
dispositivos que r ealizan las funciones de medición, ya sea que estén incorporadas en un  
instrumento o  fabricados como unidades separadas. Tal es el caso de:  
 
- Dispositivo de medición de ca rga; 
- Dispositi vo indicador ; 
- Dispositivo de tara predet erminada; y  
- Dispositivo calculad or de precio.  
 
6.5. Requisitos metrológicos, técnicos y generales de c onstrucción . Los requisitos que debe n 
satisfacer los instrume ntos de pesaje a los que se refiere est e reglam ento i ncluyendo los errores 
máximos permitidos  (EMP ), son definidos en los cap ítulos 3 “Requisitos me trológicos ”, 4 “Requisitos 
técnicos para los in strumentos con  indicación automática  o indicación semiautomát ica”, 5 “Requisitos 
técnicos para los i nstrumen tos el ectrónicos ” y 6 “Requisitos técnicos par a los instrumentos con 
indicació n no automática”  de la NTC 2031:2014 , la cual hace parte integral de p resente reglam ento 
técnico metrológico.  
 
6.6. Marcado de inst rumentos y módulos. Los instrumentos de  pesaje sujeto s a control 
metrológico deben cumplir la s dispo siciones sobre marcado de finidas en el capítulo 7 “Marcado de 
instrumentos y módulos ” de la NTC 2031:2014 . 
 
6.6.1. Marcado de instrumentos de pesaje no some tidos a control metrológico . En aplicac ión de 
lo disp uesto en el numeral 3.2 del Capítulo Tercero del Título VI de la Circula r Única de la 
Superinte ndencia de Industria y Comercio, aquellos instr umentos de pes aje de funcionamiento no 
automático no sujetos a control metrológico  deberán  ser rotul ados previo a su importación y 
comercialización con un a etiqueta indeleble adherida en  una parte de fácil acc eso del instrumento y  
permanentemente visible que cubra al me nos el 30% del área del mismo, en idioma castel lano, 
cuyas características son las sig uiente s: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si bien la obligación de adherir esta etiqueta e n los instrumentos de pesaje de funcionamiento no 
automático no su jetos a control metrológico recae sobre  el fabr icante  y/o importador del instrumento, 
es de s eñalar que el comercializador, d istribuidor  y/o titular de dicho instrumento no podrá removerla  
o cubrirla . 
 
Si por la naturaleza del instrumento de pesaje no es p osible adherir la etiqueta de informaci ón 
exigida, se  deberá informar al comprador del instru mento acerca de dicha circunstan cia por escrito  
en la factura de compraventa , o bien mediante la entrega de un folle to informativo o en las 
instrucciones de manejo  del instrumento.   
Esta báscula no puede ser utilizada en actividades mercantiles o 
sanitarias . 
Artículo 2.2.1.7.14.3 . del Decreto 1074 de 2015 . 
 
Hacerlo podría aca rrear la imposición  de multas hasta por dos mil 
(2.000) salarios m ínimos legales mensuales vigentes por p arte de la 
Superinten dencia de Industria y Comercio.  
Artículo 61 de la Ley 1480 de 201 1.  8 RESOLUCI ÓN NÚMERO                DE  HOJA No. 
“Por la cual se  modifica el Capítulo Sexto en el Título VI de la Circular Única de la Super inten dencia de Industria y 
Comercio ” 
 
 
 
6.7. Demostración de  la conf ormida d. La conformidad de los instrumentos de  pesaje de 
funcionamiento no aut omát ico de producc ión nacional y extranjera con los requisitos de finidos en el 
prese nte reglamento técnico  se demostrará mediante (i) un certificado de examen de tipo o 
aprobaci ón de modelo del instrumento emitido en cumpli miento de los requisitos estable cidos en el 
numeral  6.7.1.  y (ii) una declaración de conformidad d el productor o imp ortador del instrumento 
individualmente consid erado, emitida en cumplimiento de los re quisitos  previ stos en el numeral 6.7. 2 
de esta resolu ción.  
 
6.7.1. Requisitos para la  expedición del cert ificado de examen de tipo o aprobación de 
model o. 
 
La certificaci ón de examen de tipo deberá ser emitid a bajo e l esquema de certificación 1A definido e n 
la nor ma ISO /IEC 17067 , con alcance al presente reg lamento técnico o sus normas equ ivalentes  
definidas en el numeral 6.7.4 , por parte de (i) un organi smo de certificaci ón de producto acreditado 
ante el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia – ONA C bajo l a norm a ISO/IEC 17065  con 
alcance al presente reglamento técnico metrológ ico, o (ii) un organismo  evaluador de la conformidad 
reconocido en el m arco de los acuerd os de reconocimie nto multilateral de los que haga parte el 
ONAC , o (iii) un organismo notifica do. 
 
También  se podrá demostrar conformidad c on certificaciones de tipo emitidas por autoridades 
emisoras de certificados de conformidad en el m arco del sistema d e certificación de la OIML . 
 
Adicionalmente, se permite demostrar la conformidad del m odelo de l instrument o, mediante la 
aprobación de mode lo emitida por una Autoridad de Metrología Legal de un país con base en los 
ensayos efectuados por parte de un Instit uto Nacional de Metrología - INM cuyas capacidades de 
calibración y medición (CMC4) en las magnitudes relacionada s con los ensayos realizad os al 
instrumento de medición, hayan sido publicadas  ante la Oficina Internacional de Pesas y Medid as5. 
 
La certifica ción de examen de tipo y la aprobación de modelo estará n vigente s mientras el producto r 
no mod ifique ninguna de las características y/o pro piedade s del instrumento de pesaje que fueron 
evalua das. En caso de que se efectúe cualquier modifi cación, se deberá volver a certificar o aprobar 
el modelo del instrumento.  
 
6.7.1.1 . Ensayos y exámenes para la expedición del certificado de examen de tipo. Para efectos 
de expedir el certificado de examen de  tipo del instrumento de pesaje, se deberán efe ctuar los 
ensayos establecidos en el numeral 3.10 de la NTC 2031:2014 , bajo las condiciones allí estable cidas  
en labor atorios acreditados ante el Organismo Naciona l de Acreditación de Colombia - ONAC  bajo la 
norma ISO/IEC 17025  cuyo alcance de acreditación  corresponda al en sayo respectivo; o  practicar 
las pruebas y ensayos previstos en las normas equivalente s al pr esente reglamento técnico 
metrológico en laboratorios , siempre que ostenten acreditación vigente b ajo la norma ISO/IEC 170 25 
emitida por un miemb ro signatario del  acuerdo de reconocimiento mutuo  de la Cooperación 
Interna cional para la Acreditación de Lab oratorio s - ILAC , por sus siglas en inglés . 
 
6.7.2. Requisitos para l a expedición de la declaración  de confor midad de los instrumentos de 
pesaje i ndividualmente c onsiderados. Con la declaración de conformidad del instrumen to de 
pesaje, el productor o  impo rtador ga rantiza la conformidad del instrumento individ ualm ente 
consid erado con el modelo certificad o. Esta d eclaración debe ser expedida de confor midad con los 
requisitos establecidos en la norma internacional ISO/IEC 170 50:2004, utilizando el modelo  de 
declaració n de conformidad incluido en el Anexo  de esta  resolución, y debe ir acompañada del 
informe de result ados de los ensayos que se señalan en el numeral 6.7. 2.1. 
 
La declaración de conformidad debe identificar individ ualmente cada instrumento con  número serial . 
 
 
        4 Calibration and Measurements Capa bilities ( CMC ). 
        5 Bureau  International des Poids et Mesures - BIPM .  9 RESOLUCI ÓN NÚMERO                DE  HOJA No. 
“Por la cual se  modifica el Capítulo Sexto en el Título VI de la Circular Única de la Super inten dencia de Industria y 
Comercio ” 
 
 
6.7.2.1. Ensayos para la expedición de la declaración de conformidad del instrumento de 
pesaje. Para efectos de expedir la declaración de conformidad del instrumento de pesaje, el 
productor y/o importador es re sponsable de la realización, e n al men os el diez por ciento (10 %) de 
los instrumentos qu e ingresan al m ercado nacional con el mismo ce rtificado de examen de tipo o 
aprobación modelo , de los ensayo s establecidos en el numeral 8.3 de la NTC 2031:2014 , bajo l as 
condiciones allí establecid as por p arte d e (i) un laboratorio de  ensayo  o de calibr ación, acreditado 
ante el Organismo Nacional de  Acreditación de Colombia – ONAC  bajo la norma ISO/IEC 17025 , 
cuyo alcance de acreditación corresponda a lo s instrumentos de pesaje  de funcio namiento no  
automát ico; o (ii) en laboratorios  de ensay o o de calibra ción siempre qu e ostenten acreditación 
vigente  bajo la norma ISO/IEC 17025  emitida por un mie mbro signatario de l acuerdo de 
reconocimien to mutuo  de la Cooperación Internacional para la Acreditación  de Labo ratori os - ILAC , 
por sus siglas en inglés , con alcanc e de acreditación a instrumentos de pesaje de funcionamiento no 
automátic o. 
 
Parágrafo.  En la ausencia de la boratorios de ensayo en el territorio nacional  acreditados para 
adelantar l os ensayos p ropuesto s en e l numeral 6.7. 2.1. de la presente resolución  bajo las 
condiciones allí establecid as, se po drá efectuar una calibración pa ra este tipo de instrumentos de 
medición con base en las dispos iciones establecidas en la Guía vigente expedi da p or el Si stema 
Interame ricano de Metrología - SIM para la calibraci ón de instrumentos de pesaje de funci onamiento  
no automático , (i) en laborato rios de calibr ación acreditados an te el Organismo Nacional de 
Acreditación de Colombia - ONAC , bajo la nor ma ISO/ IEC 1702 5; o (ii) en laboratorios  de 
calibració n siempre que oste nten acreditación vigente bajo la no rma ISO/IE C 17025  emitida por un 
miembro signatario de l acuerdo de reconoci miento mutuo  de la Cooperación Internacional para la 
Acreditación de La boratorios - ILAC, por sus si glas en inglés . 
 
Así mismo , se debe ten er en cuenta que los errores máximos permitidos para la calibración son los 
que se señalan en e l numeral 3.5 .1 de la  NTC 2031:20 14 (Valores de los errores máximos permitidos 
en la v erifica ción inicial) . 
 
6.7.3. Dispos ición transitoria . Mientras  no exista a l menos u n (1) organismo de certificación 
acreditad o ante el Organismo Naciona l de Acreditación  de Colombia - ONAC  cuyo alcance d e 
certificación corresponda al presente reglamento té cnico  metrológico, se  aceptar á, com o medio para 
demostrar la co nformidad de l instrumento de pesaje con los requisitos estable cidos en esta norma, la 
declaración de conf ormidad del productor y/o importado r expedida de conformidad con los requisitos 
establec idos en la norma inte rnaciona l ISO/ IEC 17050:2004, utilizando e l modelo de declaración de 
conformidad incluido en el Anexo  de este reglamento técnico . 
 
Esta declaración  debe estar soportada sobre la base  de haberse observado las reglas y efectuado 
los ensa yos s eñalados en el n umeral 3 .10 de  la NTC 2031:2014 , por parte de un labor atorio de   
ensayo  o de calibración, acreditado ant e el Organismo Nac ional de Acreditación de Colombia - 
ONAC  bajo l a norma ISO/IEC 17025  cuyo alcance de acred itación c orresponda a los i nstrumentos 
de pe saje de funcio namiento no automático ; o por parte de un labo ratorio que efectúe los ensayos 
establecidos  en una de las normas equivalentes a este  regla mento técnico definidas en el numeral 
6.7.4 , siemp re que os tenten acreditación vigente bajo la norma ISO/ IEC 1702 5 emitida por u n 
miembro signatario del acuerdo de reconocimiento mutuo  de la Coope ración Inter nacional para la 
Acreditación d e Laborato rios - ILAC, por sus sig las en inglé s. 
 
Parágrafo.  El certificado de exame n de tipo del instr umento de pesaje de  que tra ta el numeral 6.7.1 . 
de la presente resolución , solo será exigible transcurridos tr es (3) meses  de haberse acreditado el 
primer organis mo de c ertificación de pr oduct o con alcance al presente reglamento técnico por parte 
del ONAC . 
 
6.7.4. N ormas equ ivalente s para  demostrar conformidad de instrumentos de pe saje de 
funcionamiento no automát ico.  
  10 RESOLUCI ÓN NÚMERO                DE  HOJA No. 
“Por la cual se  modifica el Capítulo Sexto en el Título VI de la Circular Única de la Super inten dencia de Industria y 
Comercio ” 
 
 
a) Recom endación de la Organización Internaciona l de la  Metrología Legal - OIML  R-76-1 
edición 2006  “Non-automatic weighing instruments, Par t 1 Metrologi cal and technica l 
requirements ”; 
b) Directiva 2014/31/U E del Parlament o Eu ropeo y del Consejo del 26 de  febrero de  2014 sobre 
la armonización de las legislacione s de los Estados m iembros de la Unión Europea  en materia 
de comercial ización  de instr umentos de pe saje de funciona miento  no automático . 
c) Sección 2.20 de l Manual No. 4 4 en su última versión sobre “Especificacion es, tolerancias y 
otros requerimientos técnicos  para instrumentos  de pesaje y medición ” adoptado por la 
Conferencia Nacional de Pes as y Medidas, publicad o por el  Instituto Nacional de Estándares y 
Tecnología de l os Estados Unidos de América  - NIST, por sus  siglas en inglés . 
d) Norma Oficial Me xicana  NOM-010-SCFI -1994  o la que la sustituya. “Instrumentos de medición 
- Instru mentos para  pesar de funciona miento no autom ático - Requisitos técnicos y 
metrológicos ”. 
 
6.8. Precintado del instrumento de pesa je por par te del productor . Una vez  el instru mento de  
pesaje haya superado satisfactoriamente la fase de evaluación de la confo rmidad en l os términos 
señala dos en el prese nte re glamento , el productor o importador deberá pre cintar todas las partes o 
compone ntes esenc iales del instrumento , proveyendo u na medid a de seguridad contra cualquier tipo 
de operación que pueda afectar la pre cisión de l as medidas que se obtiene n. Para ello, se deberán  
utilizar precintos que, sin importa r el material del que estén hecho s, sean lo  suficientemente durables 
y que dej en evide ncia de su alteración o manipulación si existe.  
 
Igualmente, se deberán fi jar precint os para restringir  el acc eso al c ambio de parámetros que 
participan en la determinaci ón de los resultados de medición.  
 
En cada precinto de seguridad deberá fijars e un cód igo de barras o un cód igo QR, el cual debe 
contener como mínimo la siguien te informac ión: a) Identifica ción única, global e inequívoca de l 
productor y/o i mportador , de mínimo  trece (13) números , y; b) Número seria l del precinto de 
seguridad asignad o en ord en c onsecutivo, compue sto por una codificación alfanumérica que 
combine má ximo veinte  (20) caracteres e scogido s por el  produ ctor y/o importador.  
 
El productor y/o importa dor deberá documentar el proceso de colocac ión de precintos respectivo 
mediant e un esq uema  de precintos.  
 
Si el instrumento de pesaje  cuenta con un dispositivo mediante el  cual se tiene acc eso al cambio d e 
parámetros que participan en la determinación de l os resultados de medición sin que  estén 
protegidos mecánicamente por medio de precinto s, cualquiera que sea el esquema de protección 
que se adopte deberá cumpli r lo siguie nte: 
 
(i) El acceso al  dispos itivo po r medi o del cual se ajustan parámetros para determin ar los 
resultados de la medición  solo deber á otorgarse a personal au torizado mediante  la 
asignación de un no mbre de usuario y contraseña, y después de cambiar los parámetros de 
determinaci ón de re sultados , aseg urándose de que el instrumento vuelva a ser p uesto en 
servicio bajo condicione s de precin tado sin ninguna restricc ión; o , 
(ii) Reconoc er acce so sin ninguna res tricción al dispositivo de ajuste de par ámetros p ara 
determinar los resultados  de medici ón, pero  que, después de cambiar los parámetros de 
determ inación de resultados, el instrum ento solo pod rá ser puest o en servicio por parte de 
una pers ona autorizada, me diante el ingreso de un nombre de usuari o y contr aseña. 
 
Cuando el acceso a la  determina ción de los pa rámetros de medición se obtiene por medio  de 
software en modo de configuraci ón (modo que permite la m odificación de esos parámetr os), el  
instrumento en cu estión no debe ser operado o al menos de berá indi car claramente que se 
encuent ra en modo  de conf igurac ión y deberá permanecer en ese estado hasta  que el instrumento 
sea puesto en  servicio baj o condicione s de precintado.  
 
6.9. Oblig aciones  del productor e i mportador . Son obligaciones del producto r y/o imp ortador  de 
instrumentos nuevo s, en relac ión con el cum plimiento del presente reglamento técnico las siguientes:   11 RESOLUCI ÓN NÚMERO                DE  HOJA No. 
“Por la cual se  modifica el Capítulo Sexto en el Título VI de la Circular Única de la Super inten dencia de Industria y 
Comercio ” 
 
 
 
6.9.1. Introduci r al mercado nacional ins trumentos de pesaje que estando sujetos a control 
metrológico se encuentren conformes con los  requisit os establecidos en el present e reglament o 
técnic o. 
 
6.9.2. Fijar un código de barras  o código QR  a cada instrumento de p esaje , el cual conteng a la 
siguien te información : 
 
(i) Identificac ión úni ca, global e inequ ívoca del equipo de pesaje que varíe dep endiendo de las 
características princi pales del e quipo, t ales c omo modelo, clase de precisión, Max, Min, e, d, 
tipo de instrumentos, entre  otras, de tr ece (13) núm eros.  
(ii) Número se rial alfanumé rico de  veinte (20) dígit os. 
 
6.9.3. Elaborar y preparar la docum entación técnica necesaria para efectos  de evalua r la 
conformid ad de los instrumentos de pesaje . 
 
6.9.4. Elaborar la declaración de confor midad a que s e refiere los numerales 6.7.2 y 6.7.3 del 
prese nte regl amento téc nico según corresponda , bajo los parámet ros estab lecidos en la norma 
ISO/IEC 17 050:2004 . 
 
6.9.5. Conser var copia de la documentación técnica que soporta la demostración de la con formidad, 
por el término que se establece para la cons ervaci ón de los papeles de comercio previsto en el 
artículo 60 d el Código  de Comercio, contado a partir  de la fec ha de in troduc ción al mercado del 
instrumento de pesaje .  
 
6.9.6. Identificar los instrum entos de pesa je que son i ntroducidos al mercado nacion al, en  su cubierta 
exter ior, con su nombre comercial o marca, di rección f ísica y electrónica y teléfono  de contac to. 
 
6.9.7. Entregar al titular del instrumento de pesaje  las instrucciones de operación y manual de 
usuario  en ca stellano, como también copia de los  certificados y de claraciones de conformidad 
obtenidos par a efectos  de demostrar la conformidad d e sus inst rumentos . 
 
6.9.8. Tomar las medidas correctivas necesaria s pa ra recoger o retirar del mer cado aquellos  
instrumento s de pesaje en us o respecto d e los cuales se tenga mo tivos para pensar que no están 
conformes  con los requisitos establecidos en el presente r eglament o técn ico metrológico . 
 
6.9.9. Permitir a la Supe rintendencia de Industria y Come rcio y/o al Organismo Aut orizado de 
Verificación Metro lógica  que sea designado  por este, el acceso a toda clase de inf ormación y 
documentación que sea necesa ria para e fectos d e demo strar la conformidad de los instrumentos de  
pesaje que introdujo al mercado . 
 
6.9.10. Previo a la puesta en circulación, si es fa bricad o en el país, o a la importación,  el productor o 
importado r de un i nstrumento de pesaje de funcio namiento n o automá tico que se utilice: (i) para 
determinar el preci o de  un bien en transacciones co merciales, (ii) para dete rminar el peso de los 
vehícul os de transporte de carg a de acuerdo con la información incorpor ada en lo s manifiestos de 
carga o docum entos equi valentes  y en actividades admini strativas de control de p eso de vehículos 
en carreteras, vías y puerto s del país ; (iii) en transacciones comerc iales de arroz paddy o su 
equivalente en arroz blanco según lo d ispuesto en la Resolución  del Ministeri o de Agric ultura y  
Desar rollo Rural  vigente sobre la m ateria , (iv) en la liquidación del valor de l os servicios postales a 
nivel nacional y (v) en la liq uidaci ón del valor de tr ansporte de carga en terminales de trans porte de 
pasajeros aéreos y terrestres , deberá re gistrar en el Sistema de Información de Metrología Legal  - 
SIMEL el modelo y característi cas metrológi cas de di cho instrumento de med ición, adj untando los 
siguientes d ocumentos:  
 
• Certificado de examen de tipo o aprob ación de modelo ;  12 RESOLUCI ÓN NÚMERO                DE  HOJA No. 
“Por la cual se  modifica el Capítulo Sexto en el Título VI de la Circular Única de la Super inten dencia de Industria y 
Comercio ” 
 
 
• Manual de ins talación y  de us uario del modelo de instrumento registrado , el cual  debe estar 
en idioma castellano ; y, 
• Esquema de prec intos del instrumento donde se especi fique:  su ubicación en el cuerpo del 
instrumento, sus c aracterísticas y codificación . 
 
Parágrafo. La S uperint endencia  de In dustria y Comercio podrá retirar el registro d el modelo del 
instrumento respec to del cua l no se  incorporen al SIMEL  cualquiera de lo s documentos señalado s en 
el presente numeral.  
 
6.9.11. Todo importador d e instrumentos de pesaje de funcionam iento no  autom ático sujeto a control 
metrológico debe presen tar y adjuntar los documentos me ncionados en el n umeral 6.9.10 a la 
licencia de import ación que se presente  a través de la Ventanilla Única de  Comercio Exterio r 
(VUCE ). 
 
Así mismo, se deb erá indic ar en di cha li cencia de importación el número de registro en  el SIMEL  (ID) 
del modelo de ins trumento d e pesaj e objeto de importación . 
 
6.10. Prohi bición de comercializ ación y uso de instrumentos de pesa je. Los instrumen tos de 
pesaje sujetos a contro l metro lógico q ue no superen la evaluación de la conformidad en los  términos 
establecidos en est a reglament ación técnica no podrán ser comercializados ni  utilizados dentro de l 
territorio nacional en cualquiera  de las actividad es señaladas en el artí culo 2. 2.1.7.1 4.3 del Decret o 
1074 de 2015 , con sus modificaciones y adicio nes. Tampoco podrán ser comercia lizados, 
importa dos ni utilizados dentro del territori o nacional en activi dades sujetas a control metrológico , 
aquellos instrum entos de pesaje cuya in formaci ón des crita en  el nu meral 6. 9.10 no haya sido 
incorporada a l SIMEL  de ma nera completa.  
 
Quedará reti rado del  servic io y, por tanto , no podrá ser utilizado en ninguna de las actividades 
sujetas a control metro lógico , y deberá ser d ado de baja en el SIMEL , aquel instrumen to de pesaje  
nuevo  que no haya demostrado su conformidad en los términos señalados en el num eral 6.7 del 
presente reglamento técnico.  
 
6.11. Instrumentos de pe saje de funcionamiento no automátic o en servicio  
 
6.11.1. Re quisitos generales. Con indep endencia  de la  obligación que asiste a todo titular de un 
instrument o de pesaje sujeto a control met rológico,  de mantenerlo en todo momento ajustado a los 
requisitos m etrológicos, técnicos y administrat ivos establecid os en el p resente reglamento técnico, 
únicament e aque llos que sean utilizados en las actividades señaladas en el numeral 6. 9.10 de este 
reglamento t écnico están sujetos a  la inspecci ón metrológica y/o verificación  metrológica  dispuestas  
en el numeral  6.11.2. 
 
Los de más instrumentos de pesaje su jetos a contro l metrológico deberán ser calibrados con la 
periodicid ad q ue haya recomendado el fabri cante de este , para lo cual la Superintendencia d e 
Industria y Come rcio y las Alcaldías Munic ipales podrán solicitar a su tit ular, el certificado que 
demue stre que se han  realizado las calibraciones a que haya lugar en cum plimiento de lo 
establecido en e l Decreto 1074 de 2015 . Cabe indicar que, e n este c aso, el titular de l instrumento de 
pesaje de be obtener un documento emitido por el fabricante del instrume nto en el  que s e señale la 
periodicidad de calibración de dicho ins trumento. 
 
6.11.2. Control metro lógico legal  
 
6.11.2.1. Inspección metrológica  
 
La Superintendencia d e Industria y Comercio y l as Alcaldías vigilarán el cumpli miento de los 
requisitos metro lógicos a plicab les a instrumentos de pesaje de funcionamiento no au tomá tico sujetos 
a control metro lógico en servicio, según el procedimiento de verif icación metrológic a establecido en 
el numera l 6.11.2.2.2  del presente reglam ento técnico. El incumplimient o de los requis itos  13 RESOLUCI ÓN NÚMERO                DE  HOJA No. 
“Por la cual se  modifica el Capítulo Sexto en el Título VI de la Circular Única de la Super inten dencia de Industria y 
Comercio ” 
 
 
metrológicos dará lugar a la imposición de sanc iones según el artículo 61 de la  Ley 1480 de 2011, 
así como de las medidas administ rativas que corres pondan, según el artículo 59 de la mencionada 
Ley. 
 
6.11.2 .2. Verificación metrológica  
 
El contro l metr ológico también se ejercerá a través de Organismos A utorizados de Verificación 
Metro lógica (OAVM), los cuales son organismos evaluadore s de la conformida d acreditados por el 
Organ ismo  Nacional de Acreditación de  Colombia ( ONAC ) y designados por la Su perint endencia de 
Industria y Comercio de acuerdo con el  proce dimiento de selec ción objetiva q ue se adopte para tal 
fin. Los OAVM  verificarán  los instrumentos de pesaje  en la fase de instrument os de medición en 
servicio. Sus obligaciones, regiones autoriza das pa ra el ejercicio de sus funciones e instrumentos de 
medic ión autorizados p ara verificar, serán señalados en el acto administrativo de au torizac ión que 
expida esa Super intendencia.  
 
Parágra fo. La designación administr ativa de que trata el prese nte nume ral se  entiende sin perjuicio 
de las facultades  de inspección,  vigilancia y con trol a cargo de  la Superintendencia de Industria y 
Comercio y las Alc aldías Muni cipales en ma teria de control metrológico, entidades que ejerc erán sus 
funciones en cualq uier mom ento y  lugar dentro del marco de sus competencias.  
 
Las activi dade s de verifica ción metrológic a se realizan después de que el OAVM  haya cread o la 
tarjeta de co ntrol metroló gico ( TCM ) del instrumento de pesaje  en el SIMEL . 
 
Todo titular de instrumen tos de p esaje de funcionamiento no automático sujetos a cont rol 
metrol ógico que se encu entren en servi cio, deberá permitir y sufragar de manera antic ipada e l costo 
de la verificaci ón metrológica de sus instrumentos al Organismo A utorizado de Verificación 
Metrológi ca - OAVM  designado.  
 
6.11.2.2.1. Ciclo d e verificación metroló gica 
 
El ciclo de verificación metrológica está compuesto por los procedimient os de re gularizaci ón, de 
verificación metrológica periódica y de verificación met rológica de después de rep aración o 
modi ficación, los cuales constan de la realización de un exam en a dministrati vo y de un exame n 
técnico de carácter metrológico mediante la e jecución  de los en sayos que se  señalan más adelante. 
También incluye la actividad  de reparación. En este ci clo interviene n los OAVM , reparadores, 
técnicos reparadores  y titulare s de instrument os de pesaje.  
 
6.11.2.2.1.1. Regularización  
 
Se denomina regular ización  a la prime ra verifica ción metrológica de un instrumento de pesaje  que se  
encontraba en servicio con anterio ridad al 15 de mayo de 2017 . 
 
El procedimiento de regul arizaci ón se debe lle var a cabo por el OAVM , dentro  del término que se 
determine en la  convocatoria públ ica de des ignación.  
 
En el procedim iento de regularización, y siempre que el resultado se a confor me, e l OAVM  debe 
precintar los instrumentos de pesaje  en los p untos definido s por el mismo org anismo, los  cuales 
como mínimo deberán ser los que se indican en  el numeral  6.11.2.2.3. 4. 
 
Durante l a regularización, el verificador debe registrar  en el SIMEL  el númer o de serie de cada 
precinto colocado para complement ar el a cta de verificación correspon diente . Únicam ente se podrá 
modificar el número  de serie de los p recintos c omo consecuenci a de la reali zación de un 
procedimiento de verificación metrológ ica de d espués  de reparación o verificación periódica.  
 
Cabe resal tar que  para los instrumentos que se  deben someter  a la etapa de regularización , el 
OAVM  debe cargar en el SIME L el esquema de pr ecintos al mo mento en el que el mismo OAVM   14 RESOLUCI ÓN NÚMERO                DE  HOJA No. 
“Por la cual se  modifica el Capítulo Sexto en el Título VI de la Circular Única de la Super inten dencia de Industria y 
Comercio ” 
 
 
está creando el mo delo del  instrument o correspondiente  en dicho sistema . Cuando se requ iera, e n 
posteriores verificacion es se deberá  actualizar el esquema de precintos . 
 
Cuando el proce dimie nto d e verificación met rológica con fines de regularización arroje resultado NO 
CONF ORME , el OAVM no te ndrá que precintar el instrumento de pesaje. Sin e mbargo,  el titular 
deberá realiza r la reparación d el instrumento a través de un reparador inscrito  en el SIMEL, o retirar 
el inst rumento. Lo a nterior, en un término de 30 días calendario desde el  momen to en qu e no se 
supere la regularización, tiempo dentro de l cual el titular deberá infor mar al OAVM  el event o en que 
se decida el retir o del instrumento.  
 
6.11.2 .2.1.2. Verificación me trológica per iódica  
 
La verificación metrológica periódica  se realiza co n la fin alidad de comprobar y confirmar que los 
instrument os de p esaje mantienen las car acterísticas esencia les, metrológicas, técnicas  y 
administrativas  desde s u última verificación m etrológica.  
 
Sin perjuicio de la obligación del titular de l instrumento de medic ión de mantenerlo ajustado 
metrológicamente en tod o momen to, la verificación met rológica periódica d e los instrumentos de 
pesaj e se realiza cada dos (2) años a partir de su reg ularización  o verificación inicial , es decir , que 
cada ver ificació n se d ebe realizar  al cabo de veintic uatro (24) meses ; salvo que  se tra te de un 
instrume nto de  pesaje clases III y IIII cuya capacidad má xima  sea ≥ a 1 000 kg, caso en el  cual se 
deberán practicar verificaciones metrológicas cada doce (12) meses  a partir de  su re gularización  o 
verificación in icial. 
 
No obstante, e l OAVM podrá efectuar la verificación metrológica periódica de los instrumentos  de 
pesaje entre el mes  veintitr és (23) o hasta el mes veinticinco  (25) contado s a partir de la fecha en 
que se  practic ó la ú ltima verificación metrológica  (ya sea regularización, verifica ción inicial de un 
instrumento nuevo o verificación periódica) . Para  el caso de los instrumentos de pesa je clases III y 
IIII cuya capacidad máxima sea ≥ a 1 000 kg, el OAVM  podrá efectua r la verificación metrológica 
periódica de l instrumento  entre el mes once (11) o hasta el mes trece (13) contados a partir de la 
fecha en la que se practicó la última ver ificación metrológica  (ya sea regularización, verificación 
inicial de un instrumento nuevo o verificación periódica) . 
 
Cuando con posterioridad a la regularización o a la verificaci ón periódica se han puesto en 
funcionamiento  nuevos instrumentos de pesaje o re mplazado alguno de ellos en  el mismo 
establecimiento  estos podrán ser verificados junto con los  demás en la siguiente visita de verificación 
metrológica periódica del OAVM . En e ste evento el OAVM  debe crear la TCM  por c ada instrumento 
de pesaje en el SIMEL  y, para ello, el titular está obligado a presentar al verificador que realiza la 
visita, la fac tura de compraventa del instrumento de medición , junto con los documentos que 
demu estran la conformidad de este  frente al reglamento técnico de acu erdo con lo previsto en el 
numeral 6.7. 
 
Parágrafo  1. La verificación metrológica inicial de los instrument os de pesaje nuevos que hayan 
demostrado la conformidad según lo establecido en el  numeral 6.7., es decir, aquellos que 
ingresaron al mercado naciona l con poster ioridad a la entrada en vigencia del reglamento técnico, 
será realizada bajo el mismo procedimi ento de verificación  metrológica señalado en el numeral 
6.11.2.2.2 , y el precintad o se realizará conforme lo estipulado en el numeral 6.11.2.2.3.4 , siemp re 
que e l resultado sea conforme.  
 
Parágrafo 2.  La verificación metrológica  inicial de un instrumento d e pesaje nuevo que haya 
demostrado la conformidad de acuerdo con  los requisitos de l numeral 6.7.,  se deberá realizar 
máximo a los dos (2) años siguie ntes a la fecha de instalación, salvo que se trate de un instrumento 
de pesaje clases III y IIII cuya capac idad máxima sea  ≥ a 1.000 kg, caso en el cual se deberá realizar 
máximo al año sig uiente de la fecha de instalación.  
  15 RESOLUCI ÓN NÚMERO                DE  HOJA No. 
“Por la cual se  modifica el Capítulo Sexto en el Título VI de la Circular Única de la Super inten dencia de Industria y 
Comercio ” 
 
 
En caso de que el titular del i nstrumento d e pesaje no aporte evidencia documental en la que se 
refleje la fecha de instalación de dicho i nstrumento, el verificador metrológico tendrá en cuenta la 
fecha indicada en la fa ctura de compraventa del instrumento  de medición.  
 
6.11.2.2.1.3. Re para ción 
 
Cuando con ocasión de una regularización, verificación periódica, verificación inicial de un 
instrumento nuevo o por iniciativa del titular, un instrumento de pesaje deba ser some tido a 
reparación, dicha actividad deberá ser realizada por un repa rador regi strado en el SIMEL , siguiendo 
los deberes y obligaciones determinados en el numeral 6.11.2.2.7 . 
 
Si el reparador ro mpe precintos para ajustar o modificar el  instrumento de pesaje , deberá colocar sus 
precintos en los mismos puntos en que los remov ió. 
Los instrumentos de pesaje  que han sido reparados o modificados podrán ser utilizados de nuevo, 
únicament e cuando el rep arador que los intervenga haya registrado dicha reparación en el SIMEL y 
retirado la etiqueta de no conformidad de que trata el num eral 6.11.2.2 .6. 
 
La reparación que se realice luego del resultado NO CONFORME  del procedimiento de 
regulariza ción, en el cua l el OAVM  no precinta el  instrumento de pesaje , deberá ser realizad a por un 
reparador inscrito en  el SIMEL . Este será el único even to en el que se podrán cargar reparaciones 
en el SIMEL sin la ruptura de precintos.  Así mismo, es de indicar que, en  este caso el r eparador 
debe precintar el instrumento de pesaje en sus componentes  esenciales  para evitar la manipulación 
indebida de los re sultados de m edida, u na vez haya comprobado el correcto funcionamiento del 
instrumento.  
 
6.11.2.2.1. 4. Verificación metrológica des pués de reparación  
 
Verificación que se realiza después de una repa ración o modificación en la que se requirió rotura de 
precintos, con el  objeto de comprobar que el instrumento de pesaje conserva las características 
metrológicas que le son aplicables conf orme a su diseño y a su reglamentación técnica específica.  
 
Siempre  que se efectúe una reparación o modificación a un instrum ento de pesaj e que im plique la 
rotura de precintos de seguridad, el OAVM  debe realizar una verificación metrológica después de 
reparación  para comprobar que ese instrumento continúa proveyendo medic iones dentro de los 
errores máximos permitidos señalados e n este reglam ento téc nico por remisión al numeral 3.5 de la 
NTC 2031:2014 . Así mismo, el OAVM  debe registrar dicho p rocedimiento en  el SIMEL . 
 
La verificación metrológica que se efectúa después de u na reparación o modificación únicamente 
afecta el instrume nto de pesaje  que se haya requerido reparar o modificar.  
 
En esta verificación el OAVM  debe colocar sus precintos en cima de los pues tos por el reparador, 
luego de haber verificado las condiciones de  la reparación y el adecuado funcionamiento del  
instrument o. En caso de  que no sea posible colocar el pr ecinto del OAVM  encima del precinto pue sto 
por el reparador debido  a las características físicas de determinados componentes precintados en el  
instrumen to, el OAVM  procederá a quitar  el precinto pues to por el reparador y co locará su precinto 
en la parte correspondiente del instrumento de pesaje . 
 
Parágrafo.  Cuando en un mismo establecimiento de comercio estén siendo utilizados dos (2) o má s 
instrumentos de pesaje y la peri odicidad de la verificación m etrológica de lo s instru mentos es de dos 
(2) años, en el evento en que alguno de los instrumentos haya sido rep arado y la verificación de 
después de reparación se haya realizado dentro de los d oce (12) meses siguientes a  la ver ificación 
periódica o regular ización, la sigu iente ve rificación me trológica del instrumento reparado se realizará 
al mismo tiempo de los dem ás instrumentos de medición del establecimiento, en el plazo para la 
realización d e verificación periódica; y , en el caso de que el instrumento h aya sido reparad o y la 
verificación d espués de reparación se haya realizado entre los meses trece (13) a veinti cuatro (24) 
siguientes a la verificación periódica o regularización , la siguiente verificación metrológica de l  16 RESOLUCI ÓN NÚMERO                DE  HOJA No. 
“Por la cual se  modifica el Capítulo Sexto en el Título VI de la Circular Única de la Super inten dencia de Industria y 
Comercio ” 
 
 
instrumento reparado se realizará por el OAVM transcurrido  dos (2) años  más el periodo restante, 
para que coincida con la siguiente fecha de veri ficación periódica . 
 
Ahora bien, s i la periodicidad con la que se debe verificar m etrológicamente un instrume nto de 
pesaje es de un (1) año, en el evento en que  ese inst rumento  haya sido reparado y la verificación de 
después de reparación se haya realizado  dentro de los  de los seis (6) meses  siguientes a la 
verificación periódica o regu larización , la siguiente ve rificac ión metrológica del instrumen to reparado 
se realizará  al mismo tie mpo de los demás instrumentos de medición del titular (si los hubiere) , en el 
plazo para la realización de verificación periódica ; y, en el caso de que el i nstrumento haya sido 
repara do y la  verificación después de repa ración se haya r ealizado  entre los me ses siete (7) a doce 
(12) siguientes a la verificación periódica o regular ización , la siguiente verificación metrológica del 
instrumento reparado se realiza rá por el OAVM  transcurrido  un (1) año más el periodo restante,  para 
que coinci da con l a siguiente f echa de verificación periódica.  
 
Ejemplo No. 1:  El día 2 de enero de 20 21, durante la verificación metrológica periódica de varios 
instrumentos de medición en un mis mo establecimiento de com ercio, se constata que dos (2 ) de 
ellos no ap rueban s atisfactoriam ente las pruebas realizadas; los instrumentos en cuestión son 
reparados el  4 de febrero  de 20 21 y verificados por el OAVM  después de reparación el 25 de febrero 
de 2021. Estos instrumentos d e medición vuelven a ser veri ficados por el OAVM  el 2 de enero de 
2023 como parte de la verificación metrológica periódica que les correspon de. 
 
El día 2 de enero de 2021, durante la verificación metrológica periódica de v arios instrumentos de 
medición en un mismo establecimiento de c omer cio, se cons tata que  dos (2) de e llos no aprueban 
satisfactoriamente las pruebas realizadas; los instrument os en  cuestión son reparados el día 5  de 
febrero de 202 2 y verificados por el OAVM  después de reparación el 3 de mar zo de 2 022. Estos 
instrumento s de medición vu elven a ser verificad os por el OAVM  después de reparación el 2 de 
enero de 2025, como part e de la ve rificación metrológica  periódica  que les corresponde.  
 
Ejemplo No. 2:  La bás cula camionera de la Concesión Via l X es verificad a metrológica ment e por el 
OAV M el día  5 de enero d e 2021, aprobando  el procedimiento realizado con una periodicidad de un 
(1) año contado a partir de esa fecha . Con posterioridad, el día 6 de septiembre  de 2021 el titular de l 
instrumento so licita a un reparador inscrit o en  el SIMEL el aj uste y reparación de la báscula 
camion era, siendo verificad a por el OAVM  después de la reparaci ón efectuada, el 28 de septiembre  
de 20 21.  Est e instrumento de medición vuelve a ser verificado por el OAVM , como p arte de la 
verificación me trológica periódica  que le corresponde, el día 5 de enero  de 202 3. 
 
6.11.2.2. 2. Procedimiento de verificación metr ológica.  Este procedimiento es aplicable a  los 
instrumentos de pesaje de funcionam iento no automático en servicio , sujetos a control metrológi co 
en los términos estab lecidos en esta Resolución, en las etapas de regularización, verificación 
periódica y veri ficación después de reparación.  
 
6.11.2.2.2.1. Examen administrativo.  Consiste en la identificación del instrumento de pesaje y la 
comprobació n de que reúne los requi sitos para estar  válidamente en servicio, tomando como base la 
información aportada por el  OAVM  en la tarjeta de control metrológico - TCM  del SIMEL . Igualmente, 
mediante est e examen se comprobará que el  instrumento  superó satisfac toriamente la evaluaci ón de 
la conformidad o que fue sometido a regularización con los marcados correspondientes.  
 
A excepción de los instrumentos de pesaje que se encuentren en operación al 15 de no viembre de 
2016, si el OAVM encuen tra que  un instrumento de pesaje de funcionam iento no automático s ujeto a 
control metrológico ingresó al mercado nacional sin demostrar sati sfactoriamente su conformidad con 
el presente reglamento técnico, informará a la S uperintendencia de Industria y Com ercio q uien podrá 
inhab ilitarlo para el servi cio de manera prevent iva e iniciar la investigación administrativa a que haya 
lugar.  
 
i. Compro bación  de los datos contenidos en la tarjeta de control metrológico del instrument o 
de pesaje.  El OAVM  deberá compro bar y/o  complementar si  faltaran, los datos c ontenidos en la  17 RESOLUCI ÓN NÚMERO                DE  HOJA No. 
“Por la cual se  modifica el Capítulo Sexto en el Título VI de la Circular Única de la Super inten dencia de Industria y 
Comercio ” 
 
 
Tarjeta de Control Metrológico – TCM  del instrumento de medición en el Sistema d e Información de 
Metrología Legal - SIMEL . Tales datos son:  
 
a) Titular del instrument o; 
b) Marca;  
c) Modelo;  
d) Número de s erie del instrumento; y , 
e) Cara cterísticas técnicas del instrumento.  
 
La placa de características que debe poseer el instrumento de pesaje  debe cum plir los requisitos e 
inscripciones exigibles que le sean aplicables conforme a su  TCM . En cualquier caso, si faltar a la 
placa de caract erísticas, el OAVM  se la debe colocar.  
 
Tambié n se debe comprobar si las marcas e inscripciones corresponden con las que  figuran en la 
documentación que demuestra la conformidad del instrumento frente a  esta norma.  
 
ii. Comprobación de la marca de regulari zación. La regularización  es el procedimiento que lleva a 
cabo el Organismo Autorizado de Verifi cación Metrológica - OAVM , con el objeto de establecer si un 
instrumento de pesaje que se enc ontraba  en uso  al 15 de noviembre de 2016  se aju sta a los 
requisit os dispuestos en este regla mento técnico, pese a  que no se evaluó la conformidad de dicho 
instrumento de manera previa a s u entrada al mercado o puesta en servicio.  
 
Para efectos de regularizar un instrum ento de pesaje , el OAVM  deberá rea lizar el examen técnico 
previsto en el numera l 6.11.2.2.2.2  y 6.11.2.2.2.3  del presente reglamento  técnico , y en caso de 
superar satisfactor iamente las pruebas allí descritas deberá : (i) incorporar en SIMEL  la información 
que se señala en el ítem (i) del n umeral  6.11.2.2.2. 1. del presente reglamento técnico, (ii) precint ar el 
instrumento en todas aquellas partes, electrónicas o no, que puedan afectar la determinación de los 
resultados de medición , y (iii) adherir una etique ta al instrumento con las siguient es características : 
 
 
Superintendencia d e Industria y Comercio  
 
Regularización N II _______  
 
Fecha: AA/MM/DD  
 
Razón Social del OAVM: _ _______  
 
Instrumento regularizado  
 
La etiqueta debe estar confeccionada con un material  resistente a los agentes externos , tanto 
atmosférico s, como abrasivos y a  los impactos. Será de tipo adhesivo y autodestructiva al 
desprendimiento. Tendrá forma rectangular y fondo blanco , y sus dimensiones son:  sesenta (60) x 
setenta (70) milímetros, deb iéndose mantener dichas proporcion es para otros tamañ os. 
 
La realización d e es te procedimiento implic a el pago de la tarifa asociada a  la actividad de 
verificación metrológic a a cargo  del OAVM , y deberá ser asumida por el titular del instrumento . 
 
Parágraf o. El instrumento de pesaje que se  encuentre en uso a l 15 de noviembre de 2016  y que no 
logre ser reg ularizado por no estar conforme con los requisitos establecidos en este r eglamento 
técnico , no podrá ser utilizado en ninguna de las actividades sujetas a control metrológico y deberá 
ser d ado de baja en el SIMEL . 
 
Así mismo, es de indicar que el instrumento de pesaje que arroje mediciones por fuera de los errores 
máximos permitid os y que no sea reparable, no podrá ser utilizado en ninguna de las actividades 
sujetas a control metrológico y debe rá ser dado de b aja en el SIMEL .  18 RESOLUCI ÓN NÚMERO                DE  HOJA No. 
“Por la cual se  modifica el Capítulo Sexto en el Título VI de la Circular Única de la Super inten dencia de Industria y 
Comercio ” 
 
 
 
iii. Placa de características del in strumento de pesaje.  El OAVM  debe comprobar que el 
instrumento de pesaje posea una placa de características adherida al instrumento, que contenga 
como míni mo las siguientes indicaciones:  
 
a) Marca o nombre  del fabricante;  
b) Clase de exacti tud; 
c) Capacidad máxima;  
d) Capacidad mínima;  
e) División de escala de verificación (e); y 
f) División de es cala real (d). 
 
Estos datos deben ir agrupados y ser fácilmente visibles y cercanos a la visualización de los 
resultad os de med ida. Si para el mo mento de la regula rización alguno de esto s datos faltara, el 
OAVM deberá colocarlos en el instrumento de pesaje.  
 
iv. Verificación de precintos.  El OAVM  debe comprobar que los precintos que son e xigidos en la 
presente reglamentac ión garan ticen la integridad d el instrumento frente a manipulaciones  
intencionales o no, y que coincidan con los especificados en el examen de tipo o modelo  (si lo tiene) 
o en el documento de regularización, así como el nú mero  del precinto.  
 
Si el instrume nto ha si do o bjeto de reparaci ón o  modificaci ón por parte de un repa rador en los 
términos señalados en el presente reglamento técnico, el OAVM deberá verifi car e l número y la 
posición  de los precintos que fueron colocados por este último, de acuerdo con la  informac ión del 
procedimiento  de reparación o modificación consigna da en el SIMEL .  
 
El OAVM  deberá precintar el instrumento en su primera ver ificación metrológica , siempre y cuando el 
resultado haya sido conforme.  
Si el OAVM encuentra precintos rotos se en tiende  no superado el ensay o administrativo . Caso en el 
cual, la Superintendencia de Industria y Comercio y las Alcaldías Municipale s podrán  adelantar la 
investigación administrativa que consideren pertinente.  
 
Igualmente,  el OAVM  debe verificar (i) la int egrida d de  los precintos ti rando ligeramente de los 
alambres y de lo s propios precintos, como también (ii) comprobar que son funcionales.  
 
En el caso de existir precintos electrónicos se tomará nota del número correlativo de control y se 
comprobará si dich o núme ro ha cambiado entre una verificación m etrológica y otra. Se p resume que 
si el número correlativo ha cambiado es porque se efectuó una  reparación o modificación en el 
instrumento de pesaje , por lo tanto, se validará en el SIMEL  el respectivo c argue d e la r eparación.  
 
6.11.2.2. 2.2. Examen técnic o. Consiste en la obten ción de los errores indicados por el instrumento 
de pesaje.  
 
i. Equipos a utilizar para la realización de los ensayos.  Para la realización de las pruebas y 
ensayos que componen el p rocedim iento de v erificación metro lógica, el OAVM  debe utilizar un 
conjunto  de pesas patrón adecuado a la clase de precisión del instrumento a veri ficar, siguiendo los 
criterios establecidos en el numeral 3.7 de la NTC 2031:2014 . 
 
Adicionalmente, se debe dispone r de u n termohigrómetro de a mbie nte para medi r la temperatura y 
hume dad del ensayo y sus variaciones.  
 
Los patrones e instrumentos de medici ón mencionados en este numeral  deberán ser calibrados al 
menos cada dos (2) años p or laboratorios de calibración acr editad os ante el Organismo N acional de 
Acredi tación de Colombia - ONA C o calibrados  por el Insti tuto Nacional de Metrología - INM. 
 
ii. Condici ones para la realización de los ensayos.  
  19 RESOLUCI ÓN NÚMERO                DE  HOJA No. 
“Por la cual se  modifica el Capítulo Sexto en el Título VI de la Circular Única de la Super inten dencia de Industria y 
Comercio ” 
 
 
a) Condiciones ambientales:  
 
Las pruebas de ben ser efectuadas a una temperatu ra am biente estable, en g eneral a la tempera tura 
normal de funciona miento del instrumento en s u lugar de instalación, siempre que no se supe ren las 
especificaciones del fabricante  y se apliquen las indicaciones y condicion es dadas por éste cuando 
se conozc an.  
 
En los instrumentos  con dispositivo re ceptor de carga e indic ador en distintos lugares, se tomarán las 
condiciones ambientales en los dos sitios, siempre que se encuentren dentro de las especificaciones 
de uso del in strumento.  
 
Se considera que la te mperatura es estable cuan do la diferencia en tre las temperaturas ex tremas 
anotadas durante el ensayo no sobrepasa 1/5 del intervalo de tempe ratura de utilización del 
instrumento considerado, sin sobrepasar 5º C por hora, y  que la velocidad de variación no sobrepase 
los 5º  C por ho ra. 
 
b) Precarga:  
 
Antes de realizar los ensa yos a l instrumento de pesaje de funcionamiento no automático , este debe 
ser precargado  una vez a su capacidad máxima o su carga límite máxima . 
 
Para el caso de los instrumentos de pesaje cla ses III y IIII cuya capa cidad máxima sea ≥ a 1 000 kg , 
se debe realizar la precarga con una carga que esté dentro del rango de  pesaje alto o rango de 
trabajo del instrumento . 
 
6.11.2.2.2. 3. Ensayos  
 
i. Ensayo d e excentric idad. Para la realizació n de este e nsay o se deben aplicar l as instrucciones y 
especificaciones establecidas en los numerales 3.6.2 y A.4.7 d e la norma técnica NTC 2031:2014 , a 
excepción de lo relacionado con la determinaci ón de los errores de in dicación lo  cual se har á de la 
siguiente maner a: 
 
Indicación del instr umen to menos el valor verdadero de la masa.  
Si el instrumento está provisto de u n dispositivo de ajuste a cero o de bloqueo de cero, éste no debe 
operar durante l a realización del ensay o. 
 
Las ind icaciones ob tenidas al a plicar la c arga sobre las diferente s po siciones en el instrumento 
deberán estar dentro de los máximos errores permit idos para la carga considerada.  
 
Parágrafo.  El ensayo  de excentricidad  no aplica p ara instrumentos de pes aje colgant es. 
 
ii. Ens ayo de pesaj e. El ensay o de pesaje se realizará  siguiendo el procedimiento establecido en el 
numeral A.4.4.1 de la Norma Técnica  Colombiana NTC 2031:2014 , a excepción de lo relacionado 
con la determinación de l os errores de indicació n, lo cual se hará de la siguiente manera:  
 
Indicación del instrument o me nos el valor verdadero de la masa.  
 
En caso de realizar el ensayo con materia l de sustitución, éste se debe hacer según lo indicado en el 
numeral A.4.4.5 de la  NTC 2031:2014.  
En la realización  de este ensayo, se debe  comprobar que los errores obtenidos  en todo el campo de 
medida del instrumento para las cargas crecientes o decreci entes consideradas  están dentro de los 
errores máximos permitid os. 
 
iii. Ensayo d e la exactitud del disp ositivo de puesta a cero.  Para la e valuación de l error en este 
ensayo, s e deberá aplicar el procedimiento establecido en el numeral A.4.2.3 de la NTC 2 031:2014 . 
  20 RESOLUCI ÓN NÚMERO                DE  HOJA No. 
“Por la cual se  modifica el Capítulo Sexto en el Título VI de la Circular Única de la Super inten dencia de Industria y 
Comercio ” 
 
 
Nota: Para efectos de este ensayo, se deberá tener en cuenta en la fórm ula del “ error antes de l 
redondeo ” la división de escala r eal (d).  
 
iv. Ensayo de repetibilidad . Para la realización de este ensayo se deberán aplicar las instrucciones 
y esp ecificacion es establecidas en los numerales 3.6.1 y el tercer párrafo del  numeral  A.4.10 de la 
NTC 2031:2 014. 
 
La di ferencia en valor absolu to entre los  resultados de varios pes ajes con una misma carga  no 
deberá exce der el máximo error permitido para la ca rga considerada.  
 
Si durante el ensayo de pesaje se utiliza material de sustitució n, la determinación de errores de 
medición se adelantará c on arreglo a  lo establecido en el num eral A.4.4.3 de la NTC 2031:2014.  
 
v. O tros ensayos.  Se debe verificar que todos los instrumento s cumpla n con los siguientes 
requisitos: (i) medir en unidades de l sistema internacional  (SI); (ii) conocerse su carga lími te; y, (iii) 
clasificarse en una clas e de exactitud.  
 
6.11.2.2. 3. Precintos de seguridad  
 
6.11.2.2.3. 1. Requisitos m ínimos. Los precintos que sean utilizados por el OAVM y los reparadores 
de instrum entos de pesaje  en el e jercicio de  sus funciones, deberán ser de dos ( 2) clases: (i) De tipo 
cable con cierre rotativo hechos de policarbonato o resina; y (ii) de tipo etique ta de papel o material 
plástico autoadhesivo.  
 
Asimismo, deberán como mínimo cumpl ir los siguientes requi sitos: 
 
a) Debe ser durable y resisten te a ruptura  accidental, a los agente s externos tanto atmosféricos 
como abrasivos y a los impactos;  
b) Su diseño debe garantizar que sólo pueda ser utilizado una vez;  
c) Debe destruirse en sus partes e senciales cuando se abra o altere, o  que de cualquier forma 
deje rastro del acceso al instrumento  de pesaje precintado;  
d) Debe ser lo suficientemente complejo para evitar la dupl icación, y si ello no fuere posible, la 
numeración no deberá ser reproducida en un  periodo inferior a cua tro (4) año s;  
e) Debe poseer un códig o QR que per mita la captura de inform ación a través de cualquier 
dispositivo electrónico que cuente con la aplicació n adecuada para ello. La información 
mínima que debe contener el código QR es la s iguiente: (i) identific ación única , global e 
inequívoca de l OAVM, de m ínimo trece (13) números,  y; (ii) número serial del precinto de 
seguridad asignado en orden consecutivo,  compuesto por una codificación alfanumérica que 
combine máximo veinte (20) caract eres escogidos por el OAVM. 
 
Parág rafo. Se exceptúan del c umplimiento del requisito señalado en  el ítem (i) del literal e), los 
precintos de seguridad que utilicen los repara dores. No obstante, dichos precintos deberán poseer 
un número serial que deberá in iciar con la identifica ción que le  asignó el SIMEL , seguido d e una 
numeración alfanuméric a esco gida por el reparador,  que al ser unid os no exceda n veinte (20) 
caracteres . No pue de haber precintos con codificación repetida.  
 
6.11.2.2.3. 2. Registro de precinto s de seguridad. El OAVM  debe regis trar en  el SIMEL la serie d e 
nume ración de los precintos d e seguridad que utiliza en el ejercicio de sus funciones . 
 
6.11.2.2.3.3. Responsabili dad en uso de los precintos.  Cuando el  instrumento de pesaje  incorpore 
precintos d e dispositivos electrón icos como s on la asignación de nomb re de usua rio y contraseña 
para efectos de ajustar los parámetros de determinación de los resultados de medición del  
instrumento, su titular es responsable por la custodia e integridad del precinto electrónico. Del mismo 
modo, el ti tular del instrumento ta mbién es responsable de la inte gridad de los precintos que fueron 
puestos por el fabricante del  instrumento , o por e l OAVM  o reparador en ejercicio  de sus respectivas 
funciones. Asimismo, tanto el OAVM  como  los reparadore s son respo nsables de la custodia d e los 
precintos que utilizan en  el ejercicio de sus funciones.   21 RESOLUCI ÓN NÚMERO                DE  HOJA No. 
“Por la cual se  modifica el Capítulo Sexto en el Título VI de la Circular Única de la Super inten dencia de Industria y 
Comercio ” 
 
 
 
6.11.2.2.3.4. Imposición de precintos.  El OAVM  debe colocar los precintos de seguridad en el 
instrumento de pesaje en el procedimiento  de regularización, en todas las v erificaciones después de  
repar ación o modificación y en  la verificación metrológica inicial  de un instrume nto nuevo que haya 
demostrado la c onformidad de acuerdo con  los requisitos del numeral 6.7, siempre que el resultado  
en cada caso sea confo rme. 
 
Todo instrumento de pesaje de berá e star precintado en los pu ntos que se hayan definido en la fase 
de la evaluació n de la conformidad, y en caso d e efectuado un procedimiento de regularización , el 
OAVM  deberá precintar al menos los siguientes elemento s del instr umento de pesaje:  
 
• Mecan ismos de regularización y bloqu eo del acceso al modo de calibración;  
• Cajas sumadoras de señales de celdas de carga , los potenciómetros de ajuste de las celdas y 
“Switch” de ajuste; y  
• Computador elec trónico y sus conexione s, o en su defecto la carcasa exter ior. 
 
Adem ás de los elementos m encionados atrás, el OAVM  podrá precintar otros elementos del  
instrumento de pesaje  cuando lo considere necesario para garantizar los resultados de medida, 
siempre y c uando presente una just ificación t écnica al respecto.  
 
6.11.2.2 .4. Documentación del proc edim iento de verificación metrol ógica  
 
El OAVM  debe documentar a través del Sistema de Información de Metrología Legal - SIMEL  de la 
Superintendencia de Industria y Co mercio, la totalidad de l procedimi ento de verificación met rológica 
adelantado por cada instrumento de pesaje . 
 
En el acta  de verificación metrológica se deberán anotar los re sultados de los ensayos descritos en 
este reglamento técnico, indicando así mismo el error máximo permiti do en cada uno de ellos.  
 
Adicional ment e, el OAVM  deberá incorpora r en el SIMEL  todas las pruebas documentales que 
resulten de la visita de verificación e fectuada, tales como : copia del acta de verificación metrológica 
firmada tanto por  el verificador metroló gico como p or la persona quien atie nde la visita y fotografías 
de los establecimientos visitados, los instrumentos de medición verificados y sus placas  de 
características, donde conste el número serial de cada uno, los precintos inst alados, cada uno de los  
ensayos ef ectuados y sus resultado s, la medición de temperatur a en cada caso, y tod as las demás 
que resulten ser conducentes y/o pertinentes.  
 
El OAVM  debe sincronizar en línea el acta de verificación metrológica con el SIMEL  máximo  al día 
calendario sigu iente de ha ber realizado la visita de verificación.  
 
6.11.2.2 .5. Superación de la verificación metrológica   
 
Cuando se hayan superado todas las fases de la verificación  metrológica a que haya lugar , o el error 
sea a favor del consum idor o usuario , se adhe rirá en lug ar visible del instrumen to de  pesaje 
verificado, o en algún elemento de la instalación que lo soporta , la “ Etiqueta de verificación ” cuyas 
características, formato y contenido serán los siguientes:  
 
SUPERINTENDENCIA DE IND USTRIA Y COMERC IO 
CONTR OL METROLÓG ICO1 
 
Capítulo Sexto de l Título VI de la Circular Úni ca de la Superintendencia de Industria y Comercio  
NII2:  
Nombre del OAVM3: 
  Resulta do de la Verificación5: 
Código del OAVM4:    
CCCOOONNNFFFOOORRRMMMEEE     22 RESOLUCI ÓN NÚMERO                DE  HOJA No. 
“Por la cual se  modifica el Capítulo Sexto en el Título VI de la Circular Única de la Super inten dencia de Industria y 
Comercio ” 
 
 
 
Descripción de los campos : 
 
1. Encabeza do. La etiqueta de marca do de conformidad metrológica sie mpre  deberá llevar como 
encabezado el texto “ SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERC IO”, y a renglón 
seguido “ CONTROL METROLÓGICO ” en mayúscula.  
 
2. NII. Hace referencia  al número de identific ación alfan umérico del instrumento de medi ción 
registrado en el Sist ema de Información de Metrología Legal - SIMEL  (NII = Número de 
Identificación del Instrumento). Este número de identificación lo obtiene el OAVM  al momento de 
crear la tarjeta de control m etrológico  del instrumento,  necesar ia pa ra efectuar el control 
metrológico posterior  
 
3. Nombre del OAVM. Este campo contiene el nombre o razón social del  Organismo Autorizado de 
Verificación Metrológica que e fectuó la verificación del instrumento de medición . 
 
4. Código d el OAVM. Corresponde al númer o de identificación alfanum érico que fue asignado al 
OAVM una vez autorizado y designado por la Superintendenci a de Industria y Comercio. Este 
número se encuentra re gistrado en el SIMEL . 
 
5. Resultad o de la Verificación. Este c ampo s iempre deberá contener  la palabra “ CONFORME ” 
en color  verde. 
 
6. Fecha de verificación: Corresponde a la fecha exacta en que se efectuó la veri ficación 
metrológica del instrumento de medición, la cual deberá ser fijada de la siguiente manera:  
 
Año / Mes  / Día  
 
7. Firma del verificad or. En la parte inferior izquie rda de la etiqueta, deberá fijarse la firma del 
verificador al servicio del OAVM que ef ectuó el procedimiento correspondiente.  
 
8. Fecha de la próxima verificación . Corresp onde a la fecha límite en la  cual se deberá practicar 
una nueva verificación metrológic a periódica por parte del OAVM . En este campo, se deberá n 
perforar las casillas corresp ondientes al día, mes y año de la siguiente visita de verificación.  
 
Característic as de la Etiqueta. La etique ta de marcado de conformidad  del instrumento de medición 
debe estar confeccionada con un material resistente a los agentes externos, tanto atmosfé ricos como 
abrasivos y a los impactos. Será de tipo adhesivo y autodestructiva al desprendimiento; debe t ener 
forma rectangular , fondo de color amarillo y sus dimensione s deben ser suficientemente grandes 
para permitir que los consumidores y usuarios del i nstrumento se informen sobre su conformidad con 
el presente reglamento técnico.  
 
Cuando un instrumento de  medi ción s e componga de un grupo  de dispositivos que funcionen 
conjuntamente y que no tenga la condición de subconjuntos, el marcado se situará en el dispositivo 
principal del instrumento.  
 
Se deberán mantener las proporciones de la  fuente y tamaño , depen diend o del instrumento  de 
pesaje en el cual deba fijarse la etiq ueta. 
 
6.11.2.2 .6. No superación de la verificación metrológica  Fecha de Verificación6: 
Fecha de la próxima veri ficación 8 
Firma del Verificador7: DÍA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 29 30 31  
MES  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
AÑO  2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034  23 RESOLUCI ÓN NÚMERO                DE  HOJA No. 
“Por la cual se  modifica el Capítulo Sexto en el Título VI de la Circular Única de la Super inten dencia de Industria y 
Comercio ” 
 
 
 
Cuando un instrument o de pesaje no supere la verificación metrológica llevada a cabo por el OAVM , 
bien sea porque provee medi cione s por fuera de los errores m áximos permitidos o presenta erro res 
en las indicaciones en contra del consumidor, o se evidenc ie manipulaciones o rot ura de precintos, 
dicho instrumento deberá ser puesto  fuera de servicio hasta que se subsanen las fallas encon tradas , 
previa orden adminis trativa impartida por esta Superi ntendencia, y no tendrá que ser precintado por 
el OAVM . 
 
Así mismo, quedará fuera de servicio, aquel instrumento de pesaje  que no sea posible precintar en 
concordancia  con lo establecido en el nu meral 6.11.2.2.3.4.  del pres ente reglamento técnico.  
 
El OAVM  debe entregar al titular del instrumento el acta de verificación metrológica  dentro de los dos 
(2) días hábiles siguientes a la ejecución de la verificación , en la cu al consten las no confo rmida des 
encontradas y los result ados de las pruebas y los ensayos  efectuados. El acta  debe ser impresa o 
entregada dig italmente al titular del instrum ento, y debe estar firmada por el verificador metrológico y 
por quien atendió la v isita. En caso de que l a per sona q ue atiende la visita s e niegue a firmar el acta, 
se dej ará constancia de dicha circunstancia en el documento . 
 
La Superintendencia de Indust ria y Comercio podrá impartir orden administrativa de suspensión de 
uso del instru mento de pesaje, sin pe rjuicio de la investigación admin istrativa a que haya lugar por el  
incumplimiento del presente reglamento técnico.  
 
El instrumento de pesaje que no hay a superado la verificación metrológica dispuesta en este 
reglamento técnico metrol ógico  deberá llevar adh erida  una e tiqueta fijada en un l ugar visible del 
instrumento de m edición o en algún elemento de su instalación que  lo soporta,  cuyas características, 
formato y contenido, serán los siguientes:  
 
 
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMER CIO 
CONTROL METROLÓGICO1 
 
Capítulo  Sexto del Título VI  de la Circular Única de la Superin tend encia de Industria y 
Comercio  
 
NII2:  
Nombre del OAVM3: Resultado de la Verific ación5: 
 
   
NNNOOO   CCCOOONNNFFFOOORRRMMMEEE Código del OAVM4: 
Fecha de Verificación6: 
Firma o Sell o7: 
 
Descripción de l os campos:  
 
1. Encabezado.  La etiq ueta siempre deberá llevar como enca beza do el texto 
“SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO ”, y a renglón seguido “ CON TROL 
METROLÓGI CO” en mayúscula.  
 
2. NII. Hace referencia al número de identificación alfanumérico del instru mento de me dición 
registrado en  el SIMEL . Este número de identifica ción lo obtiene el OAVM  al momento de 
crear la tarjeta de control metrológico necesa ria para efectuar la verificación metrológica.  
 
3. Nombre del OAVM. Este campo conti ene el nombre o razón s ocial del O rganismo Autorizado 
de Verificación Metrológica  que efec tuó la verificación del instrumento de medición.  
  24 RESOLUCI ÓN NÚMERO                DE  HOJA No. 
“Por la cual se  modifica el Capítulo Sexto en el Título VI de la Circular Única de la Super inten dencia de Industria y 
Comercio ” 
 
 
4. Código del OAVM. Corresponde al nú mero de identificación alfanumérico que fue asignado al 
OAVM una vez autorizado y designado por la Superi ntendencia de Industria y Comer cio. Este 
número se encuen tra regist rado en el SIMEL . 
 
5. Resultado de la Verificación. Este campo siempre deberá contener la palabra “ NO 
CONFORME ”. 
 
6. Fecha de verificación: Corresponde a la fecha exacta en qu e se efectuó la verific ación 
metro lógica del instru ment o de medición, la cual deberá se r fijada de la siguiente manera:  
 
Año / Mes / Día  
 
7. Firma o sello. En la parte inferior  izquierda de la etiqueta, deberá fijarse la firma del 
verificador del OAVM  que ef ectuó el procedimiento correspondi ente.  
 
Caracterís ticas de la Etiqueta. La etiqueta de  marcado de no conformidad del instrumento de 
medición debe estar confeccionada con un material resistente a los agentes externos, tanto 
atmosféricos como abrasivos y a los impactos. Será de t ipo adhesiv o y aut odestructi va a l 
desprendimiento; debe tener fo rma rectangular, fondo de color rojo y sus dimensiones deben ser 
suficientemente grande s para permitir que los consumidores y usuarios del instrumento se informen 
sobre su no conformidad con e l presente reglame nto técnic o. 
 
Cuando un instrumento de medició n co nste de un grupo de dispositivos que funcionen 
conjuntamente y que no tenga la cond ición de subconjuntos, el marcado se situará en el dispositivo 
principal del instr umento.  
 
Se deberán man tener las p roporci ones de la  fuente y tamaño de la etiqueta depe ndiendo del 
instrumento de pesaje en el cual deba fijarse la etiqueta.  
 
6.11.2.2 .7. Reparadores.  Las reparaciones o modificaciones de los instrumentos de pesaje  que 
impliquen la rotura de precintos deben  ser realizadas p or una persona natural o jurídica in scrita como 
reparador en el registro de reparadores en el  SIMEL  de la Superintendencia de Industria y Comercio, 
conforme a lo establecido en el numeral 3.7 del Ca pítulo Ter cero del Título VI de l a Circular Única de 
la SIC. 
 
Las re paraciones de los instrume ntos de pesaje  que no superen la verificación metrológica en fase 
de regularización deben ser realizadas por reparadores inscritos en el SIMEL . 
 
Los titulares de los  instrumen tos de pesaje  deben rea lizar las r eparacio nes ya sea de ma nera 
preventiva o como cons ecuencia de la no superación de la verificación metrológica, a través de un 
reparador que  se encuentre inscrito en el SIMEL . 
 
Para efectos de las reparaciones que se propone llevar a cabo, el repar ador que se  inscriba en el 
SIMEL  deber á precisar, en es e mismo registro, la información que se detalla a continuación.  
 
6.11.2.2 .7.1. Información de carác ter administrativo y técnico. En la inscripción se deberá 
incorporar esta informac ión: 
 
a) Nombre y apellido  de la pers ona natural o razón soci al de la persona jurídica; 
b) Número de identificación (C.C. o NIT);  
c) Domicilio principal y secundarios donde realiza su s actividades de reparación o modificación 
de instrumentos de pesaje de funcionami ento no automático;  
d) La(s) marca(s) , mode lo(s) y tipo(s) de  instrumento (s) de pe saje que repara, precisando sus 
características fundamentales;  
e) Indicación de la experiencia y c onocimientos que posee e n la reparación de instrumentos de 
pesaje de funcionamient o no automático .  25 RESOLUCI ÓN NÚMERO                DE  HOJA No. 
“Por la cual se  modifica el Capítulo Sexto en el Título VI de la Circular Única de la Super inten dencia de Industria y 
Comercio ” 
 
 
 
Adici onalmente, el reparador deberá regi strar en el SIMEL  las personas natural es -técnicos 
reparadores quienes son los responsables de registrar la reparaci ón en el sistema; indicando:  
a) Nombre y apellido ; 
b) Número de identificación (C.C.);  
c) Domicilio principal;  y, 
d) Anexar todo s los documentos que sirva n de soporte p ara demo strar su idoneidad, capacidad, 
experticia y experiencia en la reparación de instrumentos de pe saje de funcionamiento no 
automático . 
 
Una vez inscrito, el SIMEL  le asignará un núme ro de identificación.  
 
6.11.2.2.7.2. Actuaciones de los r eparadores.  Cualquier intervención de un instrumento de pesaje 
de funciona miento no automático  que implique el rempl azo o sustitución de una de sus piezas, 
siempre que para acceder a ella se haya te nido que romper un prec into, está supeditada a que los 
reparadores ac túen dentro del alcance del tipo o modelo certificado o aprobad o, de manera que las 
piezas remplazadas o sustituidas sean compatibles con el tipo o modelo cuya evaluación de 
conformidad h a sido demostrada frent e a este reglamento técnico.  
 
Quien  desempeñán dose  como reparador haya intervenido un instrumento de pesaje  para repararlo o 
ajustarlo y con ello haya tenido que remover precintos de seguridad, una vez comprobado su 
correcto funciona miento y que sus medici ones se hagan dentro de los errores  máximos pe rmitidos 
(EMP ), deberá (i) dar de alta el instrumento en el SIMEL, (ii) retirar la etiqueta de no superac ión de 
la verificación metrológica de que trata el numeral 6.11.2.2.6  cuando haya lugar a ello y (iii) colocar 
nuev amente los precintos que haya tenido  que levantar para llevar a cabo la reparación o  ajuste.  
 
Una vez reparado o modificado el  instrumento de  pesaje  de manera satisfactoria, el reparador 
deberá registrar la actuación adelan tada en el SIMEL  indica ndo la naturaleza de la reparación,  los 
elemen tos sustituidos (si aplica), la fecha de la actuación, y t odo lo establecido en el numeral 2.2.4 
del Anex o del Capítulo Tercero del Título VI de la Circular Única de la SIC. Desde el SIME L se 
generará una alert a al OAVM para que efectúe la verif icación met rológica de después de reparación, 
sin perjuicio de que el  titular pueda utilizar el instrumento a partir  de ese momento.  
 
El reparador deberá poseer las herramientas y equipos idóneos y necesarios que le permi tan 
desarrollar adecuadamente su la bor, presen tando el certificado de calibración correspondiente de 
acuerdo con la frecuencia que señale el fabricante  y con errores que no superen los máximos 
permitidos en la Recomendación OIML aplicable.  
 
Si la actuación  de un reparador en un instrumento de pesaje  no implica la rotura de precintos, esta 
operación no estará  sujeta a posterior verificación por parte del OAVM , excepto cuando la reparación 
se realice como consecuencia del resultado NO C ONFORME  de un procedimi ento de regularización, 
caso en el que el repa rador inscrito en el SIMEL  debe realizar la reparación aún si n la ruptura de 
precintos, y el OAVM deberá rea lizar la verificación para completar la regularización.  
 
Parágrafo.  Con independen cia del registro del pr ocedimiento efectuado por el repara dor en el 
SIMEL , éste deberá conservar la documentación necesaria que so porte las reparaciones realizadas, 
por el mismo  término que se establece para la conservación de los papeles comerciales previsto  en 
el artículo 60 del Código de C omercio, contado a parti r de la reparación efectuada.  
 
6.11.2.2.7. 3. Régimen de responsabilid ad de los reparadores.  Los reparadores son resp onsables 
del cumplimiento de sus obligaciones dentro del marco establecido en los Capítulos Tercero  y Sex to 
del pres ente Título de la Circul ar Ún ica de la SIC. 
 
Con independencia de la imposición de sanciones administrativas a las que haya lugar, si despué s 
de verificar la información incorporada en el SIMEL  por parte del reparador se esta blece su falsedad 
o inexactitud, l a Superintendencia de In dustria y Comercio podrá adoptar medidas tendientes a 
proteger los derechos de los consumidores en el marco de la Le y 1480 de 2011.   26 RESOLUCI ÓN NÚMERO                DE  HOJA No. 
“Por la cual se  modifica el Capítulo Sexto en el Título VI de la Circular Única de la Super inten dencia de Industria y 
Comercio ” 
 
 
 
6.12.  Autoridad de inspección, vigilancia y control. La Superinte ndencia de Industria  y Comercio 
es la autoridad de inspecc ión, vigilancia y control para verificar el cumplimiento del presente 
reglamento técnico, de conformidad con lo seña lado en la Ley 1480 de 2011 y los Decretos 4886 de 
2011  y 1074 de 2015  o las norma s que los modifiquen  o sustituyan.   
 
Bajo este entendido, la Superintendencia de Industria y Comercio podrá impartir las medidas 
necesarias para evitar que se cause daño o pe rjuicio a los consumidores e i mponer las sanciones a 
que haya lugar, en el caso de  incumplimiento del presente regla mento técnico metrológic o y, así 
mismo, a través de la Dirección de Investigaciones para el Control y Verificación de Reglamentos 
Técnicos y  Metrología Legal, ejercerá in spección, vigilancia y control sobre los Organismos 
Autorizados de Verif icación Metrol ógica - OAVM  designados.  
 
Las alcaldías municipales también ejercerán facultades de control metrológico en su jurisdicción, 
según lo dispues to por el artículo 62 de la Le y 1480 de 2011.  
 
La Dirección de Impuestos y Aduanas  Nacionales - DIAN , ejercerá inspe cción, control y vigilan cia del 
cumplimiento del presente reglamento técnico metrológico en la fase de evaluación de la 
conformidad.  
 
6.13. Régimen sancionatorio. La inobservancia a lo dispuesto en el presente reglamento técnico  
dará lugar a  la imposición de las sanciones previst as en el artículo 61 de la Ley 1480 de 2011, previa 
investigación administrativa por parte de la Superintende ncia de  Industria y Comercio, o las Alcaldías 
municipales en el marco de sus competencias . 
 
ARTÍCULO 2.  El A nexo  de la pres ente Resolución , “MODELO  DE DE CLAR ACIÓN DE LA 
CONFORMIDAD PARA INSTRUMENTOS DE PESAJE DE FUNCIONAMIENTO NO 
AUTOMÁTICO ”, hace parte integral de este reglamento técnico y es obligación del productor y/o 
importador observar l as instrucciones qu e allí se estab lecen para demostrar la conformida d de sus 
instrumentos.  
 
ARTÍCULO 3. La Norma  Técnica  Colombiana NTC 2031:2014 “INSTRUMENTOS DE PESAJE DE 
FUNCIONAMIENTO NO AUTOMÁTICOS. REQUISITOS METROLÓGICOS  Y TÉCNICOS. 
PRUEBAS ”, hace p arte integral del p resente reglame nto técnico metrológico.  
 
ARTÍ CULO  4. La presente Resolución entrará a regi r seis ( 6) meses después de la fecha de su 
publicación en el Diario  Oficial  y deroga la Resolución No. 77506 del 10 de noviembre de 2016.  
 
PUBLÍQU ESE Y CÚMPLASE  
 
Dada  en Bogotá D.C., a los  
 
LA SUPERINT ENDE NTE D E INDUSTRIA Y COMERCIO , 
 
 
 
 
 
MARÍA DEL SOCORRO PIMIENTA CORBACHO  
 
Proyectó: Manuel R íos/ Lorena Amado  
Revisó: Pedro  Pérez / Gina Fernández / Juan Lozano/  Héctor Barragán   
Aprobó: Álvaro  Yáñez / Luis Eduardo Ag uiar Delgadillo    27 RESOLUCI ÓN NÚMERO                DE  HOJA No. 
“Por la cual se  modifica el Capítulo Sexto en el Título VI de la Circular Única de la Super inten dencia de Industria y 
Comercio ” 
 
 
ANEXO : 
 
MODE LO DE DE CLARACIÓ N DE LA C ONFORMIDAD PAR A INSTRUMENTOS DE PESAJ E DE 
FUNCION AMIENTO NO AUTOMÁTICO  
 
 
Declara ción de conformidad del proveedor  
 
1) No. ………………………..…..…  
 
2) Nom bre del emisor:    
 
…………………………………………………………………….  
 
Dirección del emisor:  
 
……………………… ……………………… …………………… …….    
 
3) Objeto de  la declaració n:   La present e declar ación tiene por objeto demostrar que el 
instrumento de pesaje de funcionamiento no automático con númer o de serial 
........................... es conforme con el modelo ................ ......... , marca .........................., 
cuyo certificado d e examen  de tipo y/o  aprobación de modelo No. ...... .................... hace 
parte integral de esta declaració n, y que además cumplió satisfactoriamente con los 
ensayos y exámenes establecidos  en el nu meral 6. 7.2.1 de l Reglame nto Técnico 
Metrológico aplic able a i nstrumentos de pesaje de funcionamiento no a utomático, 
expedido por la Superintendencia de Industria y Comercio.  
 
4) El objeto de la declaración anteriormente descrito está en conformidad con los 
requisito s de los  siguient es documentos:  
 
Resolución …… …….  del año ………… “ Por la cual se modifica el Capítul o Sexto del 
Título VI de la Circular Única de la Superinten dencia de Ind ustria y Comercio ”. 
 
Información adicional:  
 
5) Como soporte de esta declaraci ón de co nformida d, se adj unta a la mism a el informe de  
ensayos  o certifica do de calibración No. .......... ....... emitido por el laboratorio ........................  
con certific ado de acreditación vigente No. ..................................... ... 
 
Luga r y fech a de emi sión del informe de ens ayos o certific ado de c alibración: 
...................................  
 
6) Fecha y lugar de emisión de la declaración de confo rmidad: ..........................................  
 
7) .............................. ................. ..............  
(Firma del emisor de la declaración de co nformidad o de la persona que está autorizada por 
la dirección del emisor para firmar en su nombre).  
 
8) …………………………………………….…...........   
(Nombre completo y cargo del emisor o de la pers ona q ue firma y e stá autoriza da po r la 
dirección del emisor para firmar e n su nombre).