<figure><img src="image_1.png" /></figure>

UNIVERSITÄT BAYREUTH

Abt. Mikrometeorologie

Dokumentation des Experiments VOITEX-99

28.06.99 bis 30.07.1999

Thomas Foken

Unter Mitwirkung von:

Bodo Wichura,
Jörg Gerchau,
Mathias Göckede,
Marion Mertens,
Jens-Arne Subke

Arbeitsergebnisse

Nr. 12

Bayreuth, Dezember 2000
Arbeitsergebnisse, Universität Bayreuth, Abt. Mikrometeorologie, Print, ISSN 1614-8916

Arbeitsergebnisse, Universität Bayreuth, Abt. Mikrometeorologie, Internet, ISSN 1614-8924

http://www.bayceer.uni-bayreuth.de/mm/

Eigenverlag: Universität Bayreuth, Abt. Mikrometeorologie

Vervielfältigung: Druckerei der Universität Bayreuth

Herausgeber: Prof. Dr. Thomas Foken

Universität Bayreuth, Abteilung Mikrometeorologie

D-95440 Bayreuth

Die Verantwortung über den Inhalt liegt beim Autor.
# 1. Einleitung

Das Experiment VOITEX-99 diente der Untersuchung von Prozessen des Austausches von Energie, Wasser und Kohlendioxid zwischen der Atmosphäre und der Unterlage. Dabei sollen Modellvorstellungen mit der Realität verglichen werden. Die experimentellen Daten dienen dann der Verbesserung der Modelle, wobei von besonderer Bedeutung Fragestellung nach der Wechselwirkung zwischen Verdunstung und Bodenfeuchte sind. Daneben wurden neue messtechnische Verfahren erprobt.

Das Experiment fand nahe der Dörfer Voitsumra (VOITEX-99) und Schönlind im oberen Egertal nahe der Egerquelle statt. Beide Orte gehören zur Stadt Weißenstadt. Die Messfläche befand sich auf den Wiesen von Herrn Purrucker südlich der Eger zwischen Voitsumra und Schönlind (Flurstücknummer 819/820). Die Messungen fanden auf der Wiese zwischen Wald und Alter Eger statt. Vom Wald aus gesehen ca. 100 m Richtung NW.

Die Auswertung der Turbulenzdaten erfolgte mit dem 'Bayreuther Turbulenzknecht' (Foken, 1999) unter Zugrundelegung der integralen Turbulenzcharakteristiken nach Foken et al. (1997).

# Literatur

Foken, Th.: 1999, 'Der Bayreuther Turbulenzknecht', Universität Bayreuth, Abt. Mikrometeorologie, Arbeitsergebnisse, Nr. 1, 14 S.

Foken, Th., Jegede, O. O., Weisensee, U., Richter, S. H., Handorf, D., Görsdorf, U., Vogel, G., Schubert, U., Kirzel, H.-J. und Thiermann, V.: 1997, 'Results of the LINEX-96/2 Experiment', Deutscher Wetterdienst, Geschäftsbereich Forschung und Entwicklung, Arbeitsergebnisse, Nr. 48, 75S.

# Achtung!

Korrekturen, die auf alle gespeicherten Messdaten anzuwenden sind:

Windgeschwindigkeiten gemessen mit Climatronic-Anemometer:

Multiplikation mit Faktor 0,878!

Latenter Wärmestrom gemessen mit Krypton-Hygrometer:

Multiplikation mit Faktor 1,005!
## 2. Allgemeine Angaben

<table><tr><td>Standort</td><td>Flurstück 819/820 der Gemeinde Schönlind (Stadt Weißenstadt)</td></tr><tr><td>Koordinaten</td><td>50° 05' 25" N, 11° 51' 25" E</td></tr><tr><td>Höhe über NN</td><td>624 m</td></tr><tr><td>Bewuchs</td><td>Molinio-Arrhenathereum<br>Dominante Arten: Taraxacum officinale, Rumex acetosa, Anthriscus sylvestris</td></tr><tr><td>Zeitangaben</td><td>MEZ</td></tr><tr><td>Synoptische Beobachtungen</td><td>06-22 Uhr, stündlich</td></tr><tr><td>Vergleichsmessungen (Assmann)</td><td>07-22 Uhr, 3stündlich</td></tr><tr><td>Bodenfeuchtemessungen</td><td>10 Uhr, täglich, 0-5 cm<br>Gerätetyp:Theta-Probe, ML2</td></tr></table>

<table><thead><tr><td>Datum</td><td>Zeit</td><td>Bestandeshöhe</td><td>Verschiebungshöhe</td></tr></thead><tbody><tr><td>29.07.1999</td><td>00.00</td><td>0,15 m</td><td>0,10 m</td></tr><tr><td>12.07.1999</td><td>15.30</td><td>0,22 m</td><td>0,15 m</td></tr><tr><td>19.07.1999</td><td>07.15</td><td>0,30 m</td><td>0,20 m</td></tr><tr><td>25.07.1999</td><td>10.15</td><td>0,37 m</td><td>0,25 m</td></tr></tbody></table>

Bei den Messgerätehöhen ist angegeben, wenn sie oberhalb der Verschiebungshöhe (aerodynamisch) gelten.
# 3. Eingesetzte Messkomplexe

## 3.1. Zeiträume des Messgeräteeinsatzes

<table><thead><tr><th>Nr.</th><th>Bezeichnung</th><th>Geräte</th><th>Einsatzzeitraum</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Profilmast</td><td>Windrichtung<br>7 Windgeschwindigkeiten<br>5 Psychrometer<br>Drucksensor</td><td>19.06.99, 18.00 –<br>28.07.99, 13.20</td></tr><tr><td>2</td><td>Bodenmessfeld</td><td>2 Wärmestromplatten<br>6 Bodenthermometer<br>1 Thermometer in 5 cm Höhe<br>Minimum-Thermometer 5cm<br>Hellmann-Niederschlagsmesser</td><td>19.06.99, 18.00 –<br>28.07.99, 13.20</td></tr><tr><td>3</td><td>Strahlungsbock</td><td>Albedometer (kurzwellig)<br>Albedometer (langwellig)<br>Strahlungsbilanzmesser<br>PAR-Strahlungsmesser (unten)<br>IR-Thermometer</td><td>19.06.99, 18.00 –<br>28.07.99, 13.20</td></tr><tr><td>4</td><td>Eddy-Covarianz-Referenzgerät</td><td>Ultraschallanemometer CSAT3<br>Krypton-Hygrometer KH20<br>schneller Temperatursensor<br>Temperatur-Feuchte-Sensor<br>Inklinometer</td><td>30.06.99, 09.10 –<br>28.07.99, 13.00</td></tr><tr><td>5</td><td>Modified Bowen-Ratio System</td><td>Ultraschallanemometer USA1<br>2 Psychrometer</td><td>01.07.99, 10.00 –<br>28.07.99, 20.30</td></tr><tr><td>6</td><td>Relaxed-Eddy-Accumulation System</td><td>Ultraschallanemometer USA1<br>UBT-MM-REA-Anlage<br>LiCor 6262</td><td>07.07.99 –<br>23.7.99, 11.00</td></tr><tr><td>7</td><td>EUROFLUX-System</td><td>Ultraschallanemometer Solent R2<br>LiCor 6262</td><td>05.07.99, 19.00 –<br>19.07.99<br>06.07.99, 5:30 –<br>07.07.99</td></tr><tr><td>8</td><td>Ultraschallanemometer test</td><td>Ultraschallanemometer Young</td><td>08.07.99, 20.00 –<br>28.07.99, 20.30</td></tr></tbody></table>
## 3.2. Geräteeinsatz

<table><caption>Messkomplex 1: Profilmast</caption><thead><tr><th>Höhe [m]</th><th>Gerätetyp</th><th>Nr.</th><th>Kalibrierung/Referenz</th></tr></thead><tbody><tr><td>9,30</td><td></td><td>4524</td><td></td></tr><tr><td>6,00</td><td rowspan="3">Windgeschwindigkeit:<br/>Climatronics F460<br/>wind speed sensor</td><td>4529</td><td>Climatronics User's Manual F460</td></tr><tr><td>4,00</td><td>4534</td><td>Wind Speed Sensor</td></tr><tr><td>2,00")</td><td>4713</td><td>P/N M100075 Rev D</td></tr><tr><td>1,00")</td><td></td><td>4505</td><td></td></tr><tr><td>0,50")</td><td></td><td>4522</td><td></td></tr><tr><td>0,25")</td><td></td><td>4719</td><td></td></tr><tr><td>9,30</td><td>Windrichtung:<br/>Climatronics F460 wind direction<br/>sensor</td><td>76 3806</td><td>Climatronics User's Manual F460<br/>Wind Direction Sensor P/N<br/>M100076 Rev C</td></tr><tr><td>8,70</td><td rowspan="5">Temperatur und<br/>Feuchte<br/>Frankenberger<br/>Aspirations-<br/>Psychrometer<br/>3010.000 BG</td><td>trockenes Th.<br/>GÖ01</td><td>feuchtes Th.<br/>8849</td><td rowspan="5">Bedienungsanleitung<br/>Frankenberger,<br/>elektrisch ventiliertes<br/>Aspirations-<br/>Psychrometer<br/>Ausg. 10, 10/97</td></tr><tr><td>2,00")</td><td>GÖ02</td><td>9018</td></tr><tr><td>1,00")</td><td>91181</td><td>91141</td></tr><tr><td>0,50")</td><td>580068 91311</td><td>580067 91301</td></tr><tr><td>0,25")</td><td>100 009 9028</td><td>8839</td></tr></tbody></table>

*) Höhen über der Verschiebungshöhe

<table><caption>Messkomplex 2: Bodenmessfeld</caption><thead><tr><th>Höhe [m]</th><th>Gerätetyp</th><th>Nr.</th><th>Kalibrierung/Referenz</th></tr></thead><tbody><tr><td>- 0,05</td><td rowspan="2">Bodenwärmestrom<br/>Rimco HP3 heat flux plate</td><td>HP3<br/>65658</td><td rowspan="2">Rimco HP3 heat flux plate,<br/>application note, Calibration<br/>certificates HP3178 (2/97) +<br/>HP3082 (1/94)</td></tr><tr><td>- 0,05</td><td>HP3<br/>69813</td></tr><tr><td>- 0,70")</td><td rowspan="6">Bodentemperaturen<br/>Platinthermometer</td><td>TF13</td><td rowspan="6">1/3 DIN</td></tr><tr><td>- 0,50</td><td>TF06</td></tr><tr><td>- 0,20</td><td>TF05</td></tr><tr><td>- 0,10</td><td>TF04</td></tr><tr><td>- 0,05</td><td>TF03</td></tr><tr><td>- 0,02</td><td>TF02</td></tr><tr><td>0,05</td><td>Min.-Temperatur in Bodennähe<br/>Platinthermometer</td><td>TF01</td><td>1/3 DIN</td></tr></tbody></table>

*) Grundwasserniveau
Meßkomplex 3: Strahlungsbock

<table><thead><tr><td>Höhe [m]</td><td>Gerätetyp</td><td>Nr.</td><td>Messgröße</td><td>Kalibrierung/Referenz</td></tr></thead><tbody><tr><td>2,0</td><td>Kipp & Zonen<br>Pyranemometer<br>CM 14</td><td>970106</td><td>KW oben<br>KW unten</td><td>Kipp & Zonen:<br>Bedienungsanleitung<br>Pyranemometer CM 11/14, Kipp &<br>Zonen Calibration Certificate (09.<br>Juni 1997)</td></tr><tr><td>2,0</td><td>Kipp & Zonen CNR1<br>Net-Radiometer</td><td>970059</td><td>KW oben<br>KW unten<br>LW oben<br>LW unten<br>Gehäuse-<br>temp.</td><td>Kipp & Zonen: Instruction manual<br>CNR1 net radiometer, Kipp &<br>Zonen Calibration Certificate (20.<br>November 1997)</td></tr><tr><td>2,0</td><td>Eppley double<br>direction precision<br>infrared radiometer</td><td>32006F3<br>32007F3</td><td>LW oben<br>LW unten<br>Gehäuse-<br>Temp.<br>(o+u)<br>3 Dom-<br>temp</td><td>Instruction sheet for the Eppley PIR<br>(2/95), Standardization of the<br>Eppley PIR (25. September 1997)</td></tr><tr><td>2,0</td><td>Schenk<br>Pyrradiometer</td><td>7.1415.<br>20.000</td><td>LW oben<br>LW unten</td><td>Thies Clima: Gebrauchsanweisung<br>Pyrradiometer</td></tr><tr><td>2,0</td><td>LI-COR Quantum<br>Sensor</td><td>LI-190SZ</td><td>PAR</td><td>LI-COR: Certificate of calibration<br>(July 9, 1997)</td></tr><tr><td>2,0</td><td>Heitronics KT 15.82<br>D</td><td>2244</td><td>IR-Temp.</td><td>Heitronics Werks-Kalibrierzertifikat<br>(20.Okt. 1997)</td></tr><tr><td>2,0</td><td>AMMONIT,<br>Piezoresistiver<br>Drucksensor P6520</td><td></td><td>Luftdruck</td><td>AMMONIT Luftdruckgeber P6520,<br>technische Daten (06.03.95)</td></tr></tbody></table>
## Meßkomplex 4: Eddy-Covarianz-Referenz-Gerät

<table><thead><tr><th>Höhe</th><th>Gerätetyp</th><th>Nr.</th><th>Kalibrierung/Referenz</th></tr></thead><tbody><tr><td>2,5 m</td><td>Ultraschallanemometer CSAT3</td><td>S/N<br>0235-2</td><td>Campbell Sci. Ltd.<br>'User Guide' - 02.04.1998<br>Ausrichtung W</td></tr><tr><td>2,5 m</td><td>Kryptonhygrometer KH20</td><td>SN1312</td><td>'User Guide' und<br>Kalibrierzertifikat vom<br>28.03.1995<br>30 cm nach S, 10 cm nach E</td></tr><tr><td>2,5 m</td><td>Schneller Temperatursensor<br>AIR150</td><td>Nr. 3, 4</td><td>Foken et al. (1997)</td></tr><tr><td>2,7 m</td><td>Temperatur-Feuchtegeber<br>HMP45A</td><td>T<br>4650012</td><td>Operating Manual - Vaisala<br>11.02.1997<br>Kalibrierzertifikat Vaisala<br>09.10.1997</td></tr><tr><td>2,5 m</td><td>Inklinometer LCI-360</td><td>701146</td><td>Sensor Specification</td></tr><tr><td></td><td>Data-Logger CR23X</td><td>SN 1047</td><td>Campbell Sci. Ltd.<br>'Operator's Manual' - Januar<br>1998</td></tr></tbody></table>

## Meßkomplex 5: Modified Bowen-Ratio System

<table><thead><tr><th>Höhe</th><th>Gerätetyp</th><th>Nr.</th><th>Korrektur</th><th>Kalibrierung/Referenz</th></tr></thead><tbody><tr><td>2,75 m *)</td><td>Ultraschallanemometer USA1</td><td>9905007</td><td></td><td>User Manual 02/99</td></tr><tr><td rowspan="2">2,0 m *)</td><td>Frankenberger<br>Psychrometer</td><td>Tr. 9139</td><td>± 0,00 K</td><td rowspan="2">1/3 DIN</td></tr><tr><td></td><td>Feu. 9149</td><td>- 0,14 K</td></tr><tr><td rowspan="2">0,25 m *)</td><td>Frankenberger<br>Psychrometer</td><td>Tr. 9119</td><td>+ 0,12 K</td><td rowspan="2">1/3 DIN</td></tr><tr><td></td><td>Feu. 9129</td><td>+ 0,02 K</td></tr></tbody></table>

<footnote>*) Höhen über Verschiebungshöhe</footnote>
## Meßkomplex 6: Relaxed-Eddy-Accumulation System

<table><thead><tr><th>Höhe</th><th>Gerätetyp</th><th>Nr.</th><th>Kalibrierung/Referenz</th></tr></thead><tbody><tr><td>2,65 m</td><td>Ultraschallanemometer USA -1A</td><td>9812004</td><td>User Manual 10/98</td></tr><tr><td>2,45 m</td><td>Ansaugstutzen für LICOR-Eddy-Covarianz-System<br>d.h. 0,2 m Abstand vom Sensorkopf (unter Sensorkopf)</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2,45 m</td><td>Ansaugstutzen für Relaxed-Eddy-Accumulation-System<br>d.h. 0,2 m Abstand vom Sensorkopf (unter Sensorkopf)</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>LICOR 6262</td><td>IRG3-593<br>(Leihgerät<br>DWD)</td><td>LICOR 6262 CO<sub>2</sub>/H<sub>2</sub>O Analyzer<br>Instruction Manual 1991;<br>Kalibrierung vom 6.7.99 (Waldstein)</td></tr><tr><td></td><td>REA-Anlage</td><td>UBT 01/99</td><td>BITÖK A7 - Projektbericht 1998</td></tr><tr><td></td><td>Data-Logger CR23X</td><td>SN 1361</td><td>Campbell Sci. Ltd.<br>'Operator's Manual' - Mai 1998</td></tr></tbody></table>

## Meßkomplex 7: EUROFLUX-System

<table><thead><tr><th>Höhe [m]</th><th>Gerätetyp</th><th>Nr.</th><th>Kalibrierung/Referenz</th></tr></thead><tbody><tr><td>2,0</td><td>Solent R2</td><td>0225</td><td>Certificate of Conformance<br>0102.1996</td></tr><tr><td></td><td>LICOR 6262</td><td>IRG3-289</td><td>LICOR 6262 CO<sub>2</sub>/H<sub>2</sub>O Analyzer<br>Instruction Manual 1991;<br>Kalibrierung vom 30.6.99<br>(Waldstein)</td></tr></tbody></table>

## Meßkomplex 8: Ultraschallanemometer test

<table><thead><tr><th>Höhe [m]</th><th>Gerätetyp</th><th>Nr.</th><th>Kalibrierung/Referenz</th></tr></thead><tbody><tr><td>2,5</td><td>Ultraschallanemometer Young<br>Model No. 81000</td><td>00203</td><td>EMail, 06.07.1999</td></tr></tbody></table>
# 4. Anschlussbelegungen (variabel eingesetzte Messsysteme)

## 4.1 Eddy-covarianz-Referenzgerät (CR23X-Logger)

<table><thead><tr><th>Kanal</th><th>Sensor</th><th>Farbe</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="3">Wheatstone-Brücke</td></tr><tr><td>1H</td><td></td><td>H-Brücke</td></tr><tr><td>1L</td><td></td><td>L-Brücke</td></tr><tr><td>Erde</td><td></td><td>G-Brücke</td></tr><tr><td>Ex1</td><td></td><td>schwarz</td></tr><tr><td colspan="3">Temperaturfühler Pt150</td></tr><tr><td>L Wheatst.</td><td></td><td>braun (weiß)</td></tr><tr><td>G Wheatst.</td><td></td><td>grün (gelb)</td></tr><tr><td>2H</td><td></td><td>weiß (braun)</td></tr><tr><td>2L</td><td></td><td>gelb (grün)</td></tr><tr><td colspan="3">KH 20</td></tr><tr><td>3H</td><td></td><td>weiß</td></tr><tr><td>3L</td><td></td><td>schwarz</td></tr><tr><td>Erde</td><td></td><td>transparent</td></tr><tr><td colspan="3">dessen Stromversorgung</td></tr><tr><td>Power / G</td><td></td><td>schwarz</td></tr><tr><td>Power / 12V</td><td></td><td>rot</td></tr><tr><td colspan="3">Temperatur- und Feuchtefühler</td></tr><tr><td>4H (7)</td><td></td><td>gelb</td></tr><tr><td>4L (8)</td><td></td><td>braun</td></tr><tr><td>Erde</td><td></td><td>lila</td></tr><tr><td colspan="3">dessen Stromversorgung</td></tr><tr><td>Power / G</td><td></td><td>rot</td></tr><tr><td>Power / 12V</td><td></td><td>blau</td></tr><tr><td colspan="3">CSAT3</td></tr><tr><td>G (zw. Power und Control I/O</td><td></td><td>schwarz und transparent</td></tr><tr><td>C1</td><td></td><td>grün</td></tr><tr><td>C2</td><td></td><td>weiß</td></tr><tr><td>C3</td><td></td><td>braun</td></tr><tr><td colspan="3">dessen Stromversorgung</td></tr><tr><td>Power / G</td><td></td><td>transp + schwarz</td></tr><tr><td>Power / 12V</td><td></td><td>rot</td></tr><tr><td colspan="3">Drucksensor</td></tr><tr><td>5H (9)</td><td></td><td>Signal</td></tr><tr><td>Erde</td><td></td><td>Masse</td></tr><tr><td colspan="3">Inklinometer (zeitweise in Betrieb)</td></tr><tr><td>6H (11)</td><td>x-Komponente</td><td>weiß</td></tr><tr><td>6L (12)</td><td>y-Komponente</td><td>braun</td></tr><tr><td>Erde</td><td></td><td>Schirm</td></tr></tbody></table>
## 4.2 Anschlußbelegung REA-Anlage (CR23X-Logger)

<table><thead><tr><td>Kanal</td><td>Sensor</td></tr></thead><tbody><tr><td>1H</td><td>T<sub>ak</sub> USA-1A (Spannungsteiler), single ended</td></tr><tr><td>1L</td><td>u USA-1A (Spannungsteiler), single ended</td></tr><tr><td>Erde</td><td>Gnd T<sub>ak</sub>, u</td></tr><tr><td>2H</td><td>v USA-1A (Spannungsteiler), single ended</td></tr><tr><td>2L</td><td>w USA-1A (Spannungsteiler), single ended</td></tr><tr><td>Erde</td><td>Gnd v, w</td></tr><tr><td>3H</td><td>CO<sub>2</sub>_fast LICOR 6262 Signal (differentiell)</td></tr><tr><td>3L</td><td>CO<sub>2</sub>_fast LICOR 6262 Signal Gnd (differentiell)</td></tr><tr><td>Erde</td><td></td></tr><tr><td>4H</td><td>H<sub>2</sub>O_fast LICOR 6262 Signal (differentiell)</td></tr><tr><td>4L</td><td>H<sub>2</sub>O_fast LICOR 6262 Signal Gnd (differentiell)</td></tr><tr><td>Erde</td><td></td></tr><tr><td>5H</td><td>CO<sub>2</sub>_rea LICOR 6262 Signal (differentiell)</td></tr><tr><td>5L</td><td>CO<sub>2</sub>_rea LICOR 6262 Signal Gnd (differentiell)</td></tr><tr><td>Erde</td><td></td></tr><tr><td>6H</td><td>H<sub>2</sub>O_rea Signal LICOR 6262 Signal (differentiell)</td></tr><tr><td>6L</td><td>H<sub>2</sub>O_rea Gnd LICOR 6262 Signal (differentiell)</td></tr><tr><td>Erde</td><td></td></tr><tr><td>12H</td><td>Massflowmeter 1 (single)</td></tr><tr><td>12L</td><td>Massflowmeter 2 (single)</td></tr><tr><td>Erde</td><td>(nicht erforderlich, da MFM Gnd auf gleichem Gnd wie Logger)</td></tr><tr><td>C1</td><td>digital Out für Ventil 1</td></tr><tr><td>C2</td><td>digital Out für Ventil 2</td></tr><tr><td>C3</td><td>digital Out für Ventil 3</td></tr><tr><td>C4</td><td>digital Out für Ventil 4</td></tr></tbody></table>
# 4. Berechnungen im Vaisala-Loggersystem

(Profil-, Boden- und Strahlungsmessungen)

## 4.1. Berechnung der Windgeschwindigkeit

$$ [u] = \left( \frac{[ru]}{9,511} + 0,3 \right) / 1,965 $$

$$ [mu] = \text{AVG}([u], 300) $$

Mit: [ru]=Roh-Meßwert der Windgeschwindigkeit

[u]=Endwert der Windgeschwindigkeit

[mu]=5-Minuten-Mittelwert der Windgeschwindigkeit

Alle Daten sind nachträglich mit Faktor 0,878 zu korrigieren!

## 4.2. Berechnung von Luftfeuchte und Dampfdruck

$$ [svpt] = \frac{6,1078 \cdot e^{17,08085 \cdot [tptrock]}}{234,175 + [tptrock]} $$

$$ [svpf] = \frac{6,1078 \cdot e^{17,08085 \cdot [tpfeucht]}}{234,175 + [tpfeucht]} $$

$$ [cz] = 0,00066 \cdot (1 + 0,00115 \cdot [tpfeucht]) $$

$$ [e] = svpf - cz \cdot [mp] \cdot ([tptrock] - [tpfeucht]) $$

$$ [rf] = 100 \cdot \frac{e}{[svpt]} $$

Mit: [tptrocken]=Rohwerte der Trockentemperatur

[tpfeucht]=Rohwerte der Feuchttemperatur

[svpt], [svpf], [cz]=Zwischenwerte

[mp]=5-Minuten-Mittel des Luftdrucks

[e]=Dampfdruck

[rf]=relative Feuchte

Die Mittelung zu 5-Minuten-Werten erfolgt anschließend durch folgende Funktionen:

[mtptrock]=AVG([tptrock], 300)

[mtpfeucht]=AVG([tpfeucht], 300)

[me]=AVG([e], 300)

[mrf]=AVG([rf], 300)
### 4.3. Berechnung der Bodenwärmeströme

Bodenplatte Nord:

$$[bodplat1] = \frac{[rbodplat1]}{0,234 \cdot 10000}$$

$$[mbodplat1] = AVG([bodplat1],300)$$

Mit: [rbodplat1]=Roh-Meßwert des Bodenwärmestroms (Nord)

[bodplat1]=Endwert des Bodenwärmestroms (Nord)

[mbodplat1]=5-Minuten-Mittelwert des Bodenwärmestroms (Nord)

Bodenplatte Süd:

$$[bodplat2] = \frac{[rbodplat2]}{0,227 \cdot 10000}$$

$$[mbodplat2] = AVG([bodplat2],300)$$

Mit: [rbodplat2]=Roh-Meßwert des Bodenwärmestroms (Süd)

[bodplat2]=Endwert des Bodenwärmestroms (Süd)

[mbodplat2]=5-Minuten-Mittelwert des Bodenwärmestroms (Süd)

### 4.4. Berechnung der Luft- und Bodentemperaturen

$$[mbodtemp] = AVG([bodtemp],300)$$

$$[mlufttemp] = AVG([lufttemp],300)$$

Mit [mbodtemp]=5-Minuten-Mittelwert der Bodentemperatur

[bodtemp]=Messwert der Bodentemperatur

[mlufttemp]=5-Minuten-Mittelwert der Lufttemperatur

[lufttemp]=Messwert der Lufttemperatur

### 4.5. Berechnung der Strahlungswerte

Kipp & Zonen CM14:

$$[mKWSOCM14] = \frac{AVG([KWSOCM14],300)}{4,87 \cdot 1000000}$$

$$[mKWSUCM14] = \frac{AVG([KWSUCM14],300)}{4,87 \cdot 1000000}$$

mit: [KWSOCM14]=Roh-Meßwerte der kurzwelligen Strahlung von oben

[KWSUCM14]=Roh-Meßwerte der kurzwelligen Strahlung von unten

[mKWSOCM14]=5-Minuten-Mittel der kurzwelligen Strahlung von oben

[mKWSUCM14]=5-Minuten-Mittel der kurzwelligen Strahlung von unten
Kipp & Zonen CRN1:

$$ [mKWSOCHRN1] = \frac{AVG([KWSOCHRN1],300)}{9,91 \cdot 1000000} $$

mit: [KWSOCHRN1]=Roh-Meßwerte der kurzwelligen Strahlung von oben

[mKWSOCHRN1]=5-Minuten-Mittel der kurzwelligen Strahlung von oben

Analoge Berechnungen werden mit den Roh-Meßwerten der kurzwelligen Strahlung von unten sowie mit den Roh-Meßwerten der langwelligen Strahlung durchgeführt.

Eppley-PIR:

$$ [tr\_r] = \frac{15000 \cdot [tr\_raw]}{11,996 - [tr\_raw]} $$

$$ [\ln mtr] = \ln([tr\_r]) $$

$$ [tr] = \frac{1}{0,0010295 + 0,0002391 \cdot [\ln mtr] + \frac{0,1568 \cdot [\ln mtr]^3}{1000000}} $$

$$ [mtr] = AVG([tr],300) $$

$$ [mLWSOEPPLEY] = AVG([LWSOEPPLEY],300) \cdot 100000 $$

$$ [mLWSUEPPLEY] = AVG([LWSUEPPLEY],300) \cdot 100000 $$

mit: [tr_raw]=Roh-Meßwerte der Gehäuse- bzw. Domtemperaturen

[tr_r], [lnmtr]=Zwischenwerte

[tr]=Endwerte der Gehäuse- bzw. Domtemperaturen

[mtr]=5-Minuten-Mittel der Gehäuse- bzw. Domtemperaturen

[LWSOEPPLEY]=Roh-Meßwerte der langwelligen Strahlung von oben

[LWSUEPPLEY]=Roh-Meßwerte der langwelligen Strahlung von unten

[mLWSOEPPLEY]= 5-Minuten-Mittel der langwelligen Strahlung von oben

[mLWSUEPPLEY]= 5-Minuten-Mittel der langwelligen Strahlung von unten

Schenk-Pyrradiometer:

$$ [mSCHENKOBEN] = \frac{AVG([SCHENKOBEN],300)}{\frac{5,995 \cdot 1000}{0,00618}} $$

$$ [mSCHENKU] = \frac{AVG([SCHENKU],300)}{\frac{5,995 \cdot 1000}{0,0065}} $$

mit: [SCHENKOBEN]=Roh-Meßwerte der langwelligen Strahlung von oben
[mSCHENKOBEN]=5-Minuten-Mittel der langwelligen Strahlung von oben

[SCHENKU]=Roh-Meßwerte der langwelligen Strahlung von unten

[mSCHENKU]=5-Minuten-Mittel der langwelligen Strahlung von unten

PAR-Sensor:

$$ [mPAR] = \frac{AVG([PAR],300)}{0,000003279} $$

mit: [PAR]=Roh-Meßwerte der photosynthetisch aktiven Strahlung

[mPAR]=5-Minuten-Mittel der photosynthetisch aktiven Strahlung

Heitronics IR-Thermometer:

$$ [mIR\_TMP] = \{AVG([IR-TMP],300) \cdot 55\} - 50 $$

mit: [IR_TMP]=Roh-Meßwerte der IR-Temperatur

[mIR_TMP]=5-Minuten-Mittel der IR-Temperatur

AMMONIT Luftdrucksensor:

$$ [P] = 800 + ([Druck] \cdot 60) $$

mit: [Druck]=roh-Meßwert des Luftdruck

[P]=Endwert des Luftdrucks
# 5. Spezielle Kalibrierungen

## 5.1. Einsatz der AIR150-Platindrahtfühler

<table><thead><tr><td>Fühler-Nr</td><td>Datum</td><td>Zeit</td><td>R (Ohm)</td><td>Temp. (°C)</td></tr></thead><tbody><tr><td>3</td><td>30.06.99</td><td>09.10</td><td>150,6</td><td>20,0</td></tr><tr><td>4</td><td>15.07.99</td><td>09.00</td><td>150,0</td><td>22,2</td></tr></tbody></table>

## 5.2. Kalibrierungen Krypton-Hygrometer

<table><thead><tr><td>Datum</td><td>Zeit</td><td>path-Länge</td><td>Art der Einstellung</td></tr></thead><tbody><tr><td>30.06.99</td><td>09.10</td><td>13,0</td><td>äußeres Anlegen der 13 mm Lehre</td></tr><tr><td>09.07.99</td><td>16.00</td><td>13,0</td><td>inneres Anlegen der 2 mm Lehre, auf 13 mm ausgefahren</td></tr><tr><td>15.06.99</td><td>09.00</td><td>13,0</td><td>äußeres Anlegen der 4 mm Lehre, auf 13 mm ausgefahren</td></tr></tbody></table>

Kalibrierdaten:

path von 5 bis 20 mm

21 Messpunkte

1 s Messdauer pro Punkt

Tabelle der Kalibrierdaten (in die Berechnung geht die doppelte path-Länge ein, s. Beschreibung der Kalibrierprozedur).

<table><thead><tr><th>Datum</th><th>Zeit</th><th>e [hP T[°C] a [g/m3]</th><th>Xkw</th><th>Vo</th><th>Xkw</th><th>Vo</th></tr></thead><tbody><tr><td>10.07.99</td><td>11:25</td><td>18,5 18,5</td><td>13,74</td><td>-0,1875</td><td>10,375</td><td>-0,1875</td><td>10,38</td></tr><tr><td>10.07.99</td><td>11:28</td><td>18,5 18,5</td><td>13,74</td><td>-0,19145</td><td>10,412</td><td>-0,1915</td><td>10,41</td></tr><tr><td>10.07.99</td><td>12,59</td><td>17,2 20,3</td><td>12,70</td><td>-0,1925</td><td>10,281</td><td>-0,1925</td><td>10,28</td></tr><tr><td>10.07.99</td><td>14:27</td><td>17,1 20,4</td><td>12,62</td><td>-0,19365</td><td>10,393</td><td>-0,1937</td><td>10,39</td></tr><tr><td>10.07.99</td><td>16:27</td><td>19,2 20,4</td><td>14,17</td><td>-0,17655</td><td>10,197</td><td>-0,1766</td><td>10,20</td></tr><tr><td>10.07.99</td><td>20:04</td><td>16,6 20,0</td><td>12,27</td><td>-0,19305</td><td>10,269</td><td>-0,1931</td><td>10,27</td></tr><tr><td>11.07.99</td><td>09:02</td><td>16,4 19,9</td><td>12,12</td><td>-0,18835</td><td>10,198</td><td>-0,1884</td><td>10,20</td></tr><tr><td>11.07.99</td><td>12:30</td><td>17,5 21,0</td><td>12,89</td><td>-0,18305</td><td>10,189</td><td>-0,1831</td><td>10,19</td></tr><tr><td>15.07.99</td><td>08:56</td><td>12,3 13,0</td><td>9,31</td><td>-0,22105</td><td>10,058</td><td></td><td></td></tr><tr><td>16.07.99</td><td>13:55</td><td>13,5 19,3</td><td>10,00</td><td>-0,2331</td><td>10,625</td><td></td><td></td></tr><tr><td>18.07.99</td><td>18:56</td><td>14,0 22,6</td><td>10,26</td><td>-0,19085</td><td>9,841</td><td>-0,1909</td><td>9,84</td></tr><tr><td>19.07.99</td><td>06:56</td><td>14,8 15,4</td><td>11,11</td><td>-0,18355</td><td>10,074</td><td>-0,1836</td><td>10,07</td></tr><tr><td>20.07.99</td><td>07:56</td><td>16,0 18,9</td><td>11,87</td><td>-0,1977</td><td>10,232</td><td>-0,1977</td><td>10,23</td></tr><tr><td>21.07.99</td><td>13:55</td><td>18,4 20,0</td><td>13,60</td><td>-0,1788</td><td>10,251</td><td>-0,1788</td><td>10,25</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Mittel</td><td></td><td>-0,1881</td><td>10,23</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Streu.</td><td></td><td>0,0064</td><td>0,16</td></tr></tbody></table>

## 5.3. Bodenfeuchtemessgerät (TDR)

$$H_2O-\text{Gehalt [Vol \%]} = -0.071 + 0.054 * \text{Messwert [mV]}$$
# 6. Archivierung von Dateien

## 6.1. Turbulenzmeßkomplex

fett: *.zip

<table><thead><tr><td>Datei</td><td>1. Speicherung</td><td>2. Speicherung</td><td>Bemerkungen</td></tr></thead><tbody><tr><td>V_16_00.dat</td><td>Disk 3</td><td></td><td></td></tr><tr><td>V_16_01.dat</td><td></td><td>Disk 5</td><td></td></tr><tr><td>V_16_02.dat</td><td>Disk 1, Disk 3</td><td>Disk 5</td><td></td></tr><tr><td>V_16_03.dat</td><td>Disk 3</td><td>Disk 5</td><td></td></tr><tr><td>V_18_01.dat</td><td>Disk 4</td><td>Disk 5</td><td></td></tr><tr><td>V_18_02.dat</td><td>Disk 1</td><td>Disk 5</td><td></td></tr><tr><td>V_18_03.dat</td><td>Disk 1</td><td>Disk 5</td><td></td></tr><tr><td>V_18_04.dat</td><td>Disk 1</td><td>Disk 5</td><td></td></tr><tr><td>V_18_05.dat</td><td>Disk 1</td><td>Disk 5</td><td></td></tr><tr><td>V_18_06.dat</td><td>Disk 1</td><td>Disk 5</td><td></td></tr><tr><td>V_18_07.dat</td><td>Disk 3</td><td>Disk 5</td><td></td></tr><tr><td>V_18_08.dat</td><td>Disk 3</td><td>Disk 5</td><td></td></tr><tr><td>V_18_09.dat</td><td>Disk 3</td><td>Disk 5</td><td></td></tr><tr><td>V_18_10.dat</td><td>Disk 3</td><td>Disk 5</td><td></td></tr><tr><td>V_18_11.dat</td><td>Disk 3</td><td>Disk 5</td><td></td></tr><tr><td>V_18_12.dat</td><td>Disk 4, Disk 7</td><td>Disk 5</td><td></td></tr><tr><td>V_18_13.dat</td><td>Disk 4, Disk 7</td><td>Disk 5</td><td></td></tr><tr><td>V_18_14.dat</td><td>Disk 4, Disk 7</td><td>Disk 5</td><td></td></tr><tr><td>V_18_15.dat</td><td>Disk 7</td><td>Disk 6</td><td>Disk 6 Zeiten unklar</td></tr><tr><td>V_18_16.dat</td><td>Disk 7</td><td>Disk 6</td><td>Disk 6 Zeiten unklar</td></tr><tr><td>V_18_17.dat</td><td>Disk 7</td><td>Disk 6</td><td>Disk 6 Zeiten unklar</td></tr><tr><td>V_18_18.dat</td><td>Disk 7</td><td>Disk 6</td><td>Disk 6 Zeiten unklar</td></tr><tr><td>V_18_19.dat</td><td>Disk 7</td><td>Disk 6</td><td>Disk 6 Zeiten unklar</td></tr><tr><td>V_18_20.dat</td><td>Disk 9</td><td>Disk 10</td><td></td></tr><tr><td>V_18_21.dat</td><td>Disk 9</td><td>Disk 10</td><td></td></tr><tr><td>V_18_22.dat</td><td>Disk 9</td><td>Disk 10</td><td></td></tr><tr><td>V_18_23.dat</td><td>Disk 11</td><td>Disk 15</td><td></td></tr><tr><td>V_18_24.dat</td><td>Disk 11</td><td>Disk 15</td><td></td></tr></tbody></table>
<table><tr><td>V_18_25.dat</td><td>Disk 11</td><td>Disk 15</td><td></td></tr><tr><td>V_18_26.dat</td><td>Disk 15</td><td>Disk 17</td><td></td></tr><tr><td>V_18_27.dat</td><td>Disk 16</td><td>Disk 17</td><td></td></tr><tr><td>V_18_28.dat</td><td>Disk 17</td><td>Disk 19</td><td></td></tr><tr><td>V_18_29.dat</td><td>Disk 18</td><td>Disk 19</td><td></td></tr></table>

## 6.2 Mast- und Strahlungsdaten

fett: *.zip

Rohdaten:

<table><thead><tr><th>Datei</th><th>1. Sicherung</th><th>2. Sicherung</th><th>3. Sicherung</th></tr></thead><tbody><tr><td>V990629.csv</td><td>Disk 1</td><td>Disk 10</td><td></td></tr><tr><td>V990630a.csv</td><td>Disk 1</td><td>Disk 10</td><td></td></tr><tr><td>V990630b.csv</td><td>Disk 1</td><td>Disk 10</td><td></td></tr><tr><td>V990630z.csv</td><td>Disk 1</td><td>Disk 10</td><td></td></tr><tr><td>V990701a.csv</td><td>Disk 1</td><td>Disk 10</td><td></td></tr><tr><td>V990701b.csv</td><td>Disk 1</td><td>Disk 10</td><td></td></tr><tr><td>V990702a.csv</td><td>Disk 1</td><td>Disk 10</td><td></td></tr><tr><td>V990703c.csv</td><td>Disk 1</td><td>Disk 10</td><td></td></tr><tr><td>V990705a.csv</td><td>Disk 1</td><td>Disk 10</td><td></td></tr><tr><td>V990705b.csv</td><td>Disk 1</td><td>Disk 10</td><td></td></tr><tr><td>V990705c.csv</td><td>Disk 1</td><td>Disk 10</td><td></td></tr><tr><td>V990706a.csv</td><td>Disk 1</td><td>Disk 10</td><td></td></tr><tr><td>V990706b.csv</td><td>Disk 1</td><td>Disk 10</td><td></td></tr><tr><td>V990707a.csv</td><td>Disk 3</td><td>Disk 10</td><td></td></tr><tr><td>V990707b.csv</td><td>Disk 3</td><td>Disk 10</td><td></td></tr><tr><td>V990708a.csv</td><td>Disk 3</td><td>Disk 10</td><td></td></tr><tr><td>V990709a.csv</td><td>Disk 3</td><td>Disk 10</td><td></td></tr><tr><td>V990709n.csv</td><td>Disk 3</td><td>Disk 10</td><td></td></tr><tr><td>V990710a.csv</td><td>Disk 6</td><td>Disk 10</td><td>Disk 6 Zeiten unklar</td></tr><tr><td>V990711c.csv</td><td>Disk 6</td><td>Disk 10</td><td>Disk 6 Zeiten unklar</td></tr><tr><td>V990712d.csv</td><td>Disk 6</td><td>Disk 10</td><td>Disk 6 Zeiten unklar</td></tr><tr><td>V990712f.csv</td><td>Disk 6</td><td>Disk 10</td><td>Disk 6 Zeiten unklar</td></tr><tr><td>V990713a.csv</td><td>Disk 6</td><td>Disk 10</td><td>Disk 6 Zeiten unklar</td></tr><tr><td>V990713b.csv</td><td>Disk 6</td><td>Disk 10</td><td>Disk 6 Zeiten unklar</td></tr><tr><td>V990713y.csv</td><td>Disk 10</td><td>Disk 11</td><td></td></tr></tbody></table>
<table><tr><td>V990713z.csv</td><td>Disk 6, Disk 10</td><td>Disk 11</td><td>Disk 6 Zeiten unklar</td></tr><tr><td>V990715b.csv</td><td>Disk 10</td><td>Disk 11</td><td></td></tr><tr><td>V990715z.csv</td><td>Disk 10</td><td>Disk 11</td><td></td></tr><tr><td>V990716a.csv</td><td>Disk 10</td><td>Disk 11</td><td></td></tr><tr><td>V990716f.csv</td><td>Disk 10</td><td>Disk 11</td><td></td></tr><tr><td>V990718s.csv</td><td>Disk 10</td><td>Disk 11</td><td></td></tr><tr><td>V990720a.csv</td><td>Disk 11</td><td>Disk 15</td><td></td></tr><tr><td>V990721a.csv</td><td>Disk 11</td><td>Disk 15</td><td></td></tr><tr><td>V990721b.csv</td><td>Disk 11</td><td>Disk 15</td><td></td></tr><tr><td>V990724a.csv</td><td>Disk 15</td><td>Disk 16</td><td></td></tr><tr><td>V990725s.csv</td><td>Disk 16</td><td>Disk 17</td><td></td></tr><tr><td>V990726s.csv</td><td>Disk 18</td><td>Disk 19</td><td></td></tr></table>

Profildaten:

<table><thead><tr><td>Datei</td><td>1. Sicherung</td><td>2. Sicherung</td><td>Bemerkungen</td></tr></thead><tbody><tr><td>mast_0629.xls</td><td>Disk 1</td><td>Disk 10</td><td></td></tr><tr><td>mast_0630.xls</td><td>Disk 1</td><td>Disk 10</td><td></td></tr><tr><td>mast_0701.xls</td><td>Disk 10</td><td>Disk 15</td><td></td></tr><tr><td>mast_0702.xls</td><td>Disk 10</td><td>Disk 15</td><td></td></tr><tr><td>mast_0703.xls</td><td>Disk 1</td><td>Disk 10</td><td></td></tr><tr><td>mast_0704.xls</td><td>Disk 1</td><td>Disk 10</td><td></td></tr><tr><td>mast_0705.xls</td><td>Disk 1</td><td>Disk 10</td><td></td></tr><tr><td>mast_0706.xls</td><td>Disk 1</td><td>Disk 10</td><td></td></tr><tr><td>mast_0707.xls</td><td>Disk 1, Disk 10</td><td>Disk 3</td><td></td></tr><tr><td>mast_0708.xls</td><td>Disk 3</td><td>Disk 10</td><td></td></tr><tr><td>mast_0709.xls</td><td>Disk 3, Disk 10</td><td>Disk 6</td><td></td></tr><tr><td>mast_0710.xls</td><td>Disk 6, Disk 8</td><td>Disk 10</td><td></td></tr><tr><td>mast_0711.xls</td><td>Disk 6, Disk 8</td><td>Disk 10</td><td></td></tr><tr><td>mast_0712.xls</td><td>Disk 6, Disk 8</td><td>Disk 10</td><td></td></tr><tr><td>mast_0713.xls</td><td>Disk 6, Disk 8</td><td>Disk 10</td><td></td></tr><tr><td>mast_0714.xls</td><td>Disk 6, Disk 8</td><td>Disk 10</td><td></td></tr><tr><td>mast_0715.xls</td><td>Disk 8</td><td>Disk 10</td><td></td></tr><tr><td>mast_0716.xls</td><td>Disk 8</td><td>Disk 10</td><td></td></tr><tr><td>mast_0717.xls</td><td>Disk 8</td><td>Disk 10</td><td></td></tr><tr><td>mast_0718.xls</td><td>Disk 10</td><td>Disk 11</td><td></td></tr><tr><td>mast_0719.xls</td><td>Disk 11</td><td>Disk 15</td><td></td></tr></tbody></table>
<table><tr><td>mast_0720.xls</td><td>Disk 11</td><td>Disk 15</td><td></td></tr><tr><td>mast_0721.xls</td><td>Disk 11</td><td>Disk 15</td><td></td></tr><tr><td>mast_0722.xls</td><td>Disk 16</td><td>Disk 17</td><td></td></tr><tr><td>mast_0723.xls</td><td>Disk 16</td><td>Disk 17</td><td></td></tr><tr><td>mast_0724.xls</td><td>Disk 16</td><td>Disk 17</td><td></td></tr><tr><td>mast_0725.xls</td><td>Disk 16</td><td>Disk 17</td><td></td></tr><tr><td>mast_0726.xls</td><td>Disk 18</td><td>Disk 19</td><td></td></tr><tr><td>mast_0727.xls</td><td>Disk 18</td><td>Disk 19</td><td></td></tr><tr><td>mast_0728.xls</td><td>Disk 18</td><td>Disk 19</td><td></td></tr></table>

Strahlungsdaten:

<table><thead><tr><td>Datei</td><td>1. Sicherung</td><td>2. Sicherung</td><td>Bemerkungen</td></tr></thead><tbody><tr><td>stra_0629.xls</td><td>Disk 1</td><td>Disk 10</td><td></td></tr><tr><td>stra_0630.xls</td><td>Disk 1</td><td>Disk 10</td><td></td></tr><tr><td>stra_0701.xls</td><td>Disk 1</td><td>Disk 10</td><td></td></tr><tr><td>stra_0702.xls</td><td>Disk 1</td><td>Disk 10</td><td></td></tr><tr><td>stra_0703.xls</td><td>Disk 1</td><td>Disk 10</td><td></td></tr><tr><td>stra_0704.xls</td><td>Disk 1</td><td>Disk 10</td><td></td></tr><tr><td>stra_0705.xls</td><td>Disk 1</td><td>Disk 10</td><td></td></tr><tr><td>stra_0706.xls</td><td>Disk 1</td><td>Disk 10</td><td></td></tr><tr><td>stra_0707.xls</td><td>Disk 1</td><td>Disk 10</td><td></td></tr><tr><td>stra_0708.xls</td><td>Disk 1</td><td>Disk 3</td><td></td></tr><tr><td>stra_0709.xls</td><td>Disk 3, Disk 10</td><td>Disk 10</td><td></td></tr><tr><td>stra_0710.xls</td><td>Disk 3, Disk 8, Disk 10</td><td>Disk 6</td><td></td></tr><tr><td>stra_0711.xls</td><td>Disk 6, Disk 8</td><td>Disk 10</td><td></td></tr><tr><td>stra_0712.xls</td><td>Disk 6, Disk 8</td><td>Disk 10</td><td></td></tr><tr><td>stra_0713.xls</td><td>Disk 6, Disk 8</td><td>Disk 10</td><td></td></tr><tr><td>stra_0714.xls</td><td>Disk 6, Disk 8</td><td>Disk 10</td><td></td></tr><tr><td>stra_0715.xls</td><td>Disk 10</td><td>Disk 8</td><td></td></tr><tr><td>stra_0716.xls</td><td>Disk 10</td><td>Disk 8</td><td></td></tr><tr><td>stra_0717.xls</td><td>Disk 10</td><td>Disk 11</td><td></td></tr><tr><td>stra_0718.xls</td><td>Disk 10</td><td>Disk 11</td><td></td></tr><tr><td>stra_0719.xls</td><td>Disk 11</td><td>Disk 16</td><td></td></tr><tr><td>stra_0720.xls</td><td>Disk 11</td><td>Disk 16</td><td></td></tr><tr><td>stra_0721.xls</td><td>Disk 11</td><td>Disk 16</td><td></td></tr><tr><td>stra_0722.xls</td><td>Disk 16</td><td>Disk 17</td><td></td></tr></tbody></table>
<table><tr><td>stra_0723.xls</td><td>Disk 16</td><td>Disk 17</td><td></td></tr><tr><td>stra_0724.xls</td><td>Disk 16</td><td>Disk 17</td><td></td></tr><tr><td>stra_0725.xls</td><td>Disk 16</td><td>Disk 17</td><td></td></tr><tr><td>stra_0726.xls</td><td>Disk 18</td><td>Disk 19</td><td></td></tr><tr><td>stra_0727.xls</td><td>Disk 18</td><td>Disk 19</td><td></td></tr><tr><td>stra_0728.xls</td><td>Disk 18</td><td>Disk 19</td><td></td></tr></table>

## 6. 3. REA-Meßkomplex

fett: *.zip

<table><thead><tr><th>Datei</th><th>1. Sicherung</th><th>2. Sicherung</th><th>3. Sicherung</th></tr></thead><tbody><tr><td>Voitex01.dat</td><td>Disk 1</td><td>Disk 2, Disk 5</td><td></td></tr><tr><td>Voitex02.dat</td><td>Disk 1</td><td>Disk 2, Disk 5</td><td></td></tr><tr><td>Voitex03.dat</td><td>Disk 1</td><td>Disk 2, Disk 5</td><td></td></tr><tr><td>Voitex04.dat</td><td>Disk 1</td><td>Disk 5</td><td></td></tr><tr><td>Voitex05.dat</td><td>Disk 12</td><td>Disk 5</td><td></td></tr><tr><td>Voitex06.dat</td><td>Disk 12</td><td>Disk 5</td><td></td></tr><tr><td>Voitex07.dat</td><td>Disk 3</td><td>Disk 5</td><td>Disk 12</td></tr><tr><td>Voitex08.dat</td><td>Disk 3</td><td>Disk 5</td><td></td></tr><tr><td>Voitex09.dat</td><td>Disk 4, Disk 8</td><td>Disk 5</td><td></td></tr><tr><td>Voitex10.dat</td><td>Disk 4, Disk 8</td><td>Disk 5</td><td></td></tr><tr><td>Voitex12.dat</td><td>Disk 4, Disk 6, Disk 8</td><td>Disk 5</td><td></td></tr><tr><td>Voitex13.dat</td><td>Disk 6</td><td>Disk 8</td><td></td></tr><tr><td>Voitex14.dat</td><td>Disk 6</td><td>Disk 8</td><td></td></tr><tr><td>Voitex15.dat</td><td>Disk 6</td><td>Disk 8</td><td></td></tr><tr><td>Voitex16.dat</td><td>Disk 6</td><td>Disk 8</td><td></td></tr><tr><td>Voitex17.dat</td><td>Disk 6</td><td>Disk 8</td><td></td></tr><tr><td>Voitex18.dat</td><td>Disk 6</td><td>Disk 8</td><td></td></tr><tr><td>Voitex19.dat</td><td>Disk 6</td><td>Disk 8</td><td></td></tr><tr><td>Voitex20.dat</td><td>Disk 6</td><td>Disk 8</td><td></td></tr><tr><td>Voitex21.dat</td><td>Disk 6</td><td>Disk 8</td><td></td></tr><tr><td>Voitex22.dat</td><td>Disk 10</td><td>Disk 9</td><td></td></tr><tr><td>Voitex23.dat</td><td>Disk 10</td><td>Disk 11</td><td></td></tr><tr><td>Voitex24.dat</td><td>Disk 10</td><td>Disk 12</td><td></td></tr><tr><td>Voitex25.dat</td><td>Disk 13</td><td>Disk 14</td><td></td></tr></tbody></table>
<table><tr><td>Voitex26.dat</td><td>Disk 13</td><td>Disk 14</td><td></td></tr><tr><td>Voitex27.dat</td><td>Disk 13</td><td>Disk 14</td><td></td></tr><tr><td>Voitex28.dat</td><td>Disk 13</td><td>Disk 14</td><td></td></tr><tr><td>Voitex29.dat</td><td>Disk 13</td><td>Disk 14</td><td></td></tr><tr><td>Voitex30.dat</td><td>Disk 13</td><td>Disk 14</td><td></td></tr><tr><td>Voitex31.dat</td><td>Disk 13</td><td>Disk 14</td><td></td></tr><tr><td>Voitex32.dat</td><td>Disk 13</td><td>Disk 14</td><td></td></tr><tr><td>Voitex33.dat</td><td>Disk 13</td><td>Disk 14</td><td></td></tr><tr><td>Voitex34.dat</td><td>Disk 13</td><td>Disk 14</td><td></td></tr></table>

## 6.4. Modified-Bowen-ratio-System

fett: *.zip

(jeweils kompletter Tagesatz)

<table><thead><tr><th>Datei</th><th>1. Sicherung</th><th>2. Sicherung</th><th>3. Sicherung</th></tr></thead><tbody><tr><td>0701xxxx.dat</td><td>Disk 2</td><td>Disk 5</td><td>ab 10.00</td></tr><tr><td>0702xxxx.dat</td><td>Disk 2</td><td>Disk 5</td><td></td></tr><tr><td>0703xxxx.dat</td><td>Disk 2</td><td>Disk 5</td><td></td></tr><tr><td>0704xxxx.dat</td><td>Disk 2</td><td>Disk 5</td><td></td></tr><tr><td>0705xxxx.dat</td><td>Disk 2</td><td>Disk 5</td><td>07052100 fehlt</td></tr><tr><td>0706xxxx.dat</td><td>Disk 2</td><td>Disk 5</td><td>ab 07060458.dat</td></tr><tr><td>0707xxxx.dat</td><td>Disk 2</td><td>Disk 5</td><td></td></tr><tr><td>0708xxxx.dat</td><td>Disk 2</td><td>Disk 5</td><td>4-15 Uhr, ab 21 Uhr fehlt</td></tr><tr><td>0709xxxx.dat</td><td>Disk 3 und Disk 4</td><td>Disk 5</td><td>ab 21 Uhr auf Disk 4</td></tr><tr><td>0710xxxx.dat</td><td>Disk 4</td><td>Disk 5</td><td>Disk 10</td></tr><tr><td>0711xxxx.dat</td><td>Disk 10</td><td>Disk 12</td><td></td></tr><tr><td>0712xxxx.dat</td><td>Disk 10</td><td>Disk 12</td><td></td></tr><tr><td>0713xxxx.dat</td><td>Disk 10</td><td>Disk 12</td><td></td></tr><tr><td>0714xxxx.dat</td><td>Disk 10</td><td>Disk 12</td><td></td></tr><tr><td>0715xxxx.dat</td><td>Disk 10</td><td>Disk 12</td><td></td></tr><tr><td>0716xxxx.dat</td><td>Disk 10</td><td>Disk 14</td><td>Disk 13</td></tr><tr><td>0717xxxx.dat</td><td>Disk 10</td><td>Disk 14</td><td>Disk 13</td></tr><tr><td>0718xxxx.dat</td><td>Disk 10</td><td>Disk 14</td><td>Disk 13</td></tr><tr><td>0719xxxx.dat</td><td>Disk 15</td><td>Disk 14</td><td>Disk 13</td></tr><tr><td>0720xxxx.dat</td><td>Disk 15</td><td>Disk 14</td><td>Disk 13</td></tr></tbody></table>
<table><tr><td>0721xxxx.dat</td><td>Disk 14</td><td>Disk 14</td><td></td></tr><tr><td>0722xxxx.dat</td><td>Diask16</td><td>Disk 17</td><td></td></tr><tr><td>0723xxxx.dat</td><td>Disk 16</td><td>Disk 17</td><td></td></tr><tr><td>0724xxxx.dat</td><td>Disk 16</td><td>Disk 17</td><td></td></tr><tr><td>0725xxxx.dat</td><td>Disk 19</td><td>Disk 17</td><td></td></tr><tr><td>0726xxxx.dat</td><td>Disk 17</td><td>Disk 18</td><td></td></tr><tr><td>0727xxxx.dat</td><td>Disk 19</td><td>Disk 18</td><td></td></tr><tr><td>0728xxxx.dat</td><td>Disk 19</td><td>Disk 18</td><td></td></tr></table>

## 6.5. Young Ultraschallanemometer

fett: *.zip

(jeweils kompletter Tagesatz)

<table><thead><tr><td>Datei</td><td>1. Sicherung</td><td>2. Sicherung</td><td>Bemerkung</td></tr></thead><tbody><tr><td>0708xxxx.dat</td><td>Disk 3</td><td>Disk 5</td><td>0 - 20 Uhr fehlt</td></tr><tr><td>0709xxxx.dat</td><td>Disk 3 und Disk 4</td><td>Disk 5</td><td>21 - 23 Uhr auf Disk 4</td></tr><tr><td>0710xxxx.dat</td><td>Disk 4, Disk 8</td><td>Disk 5, Disk 10</td><td></td></tr><tr><td>0711xxxx.dat</td><td>Disk 10</td><td>Disk 8</td><td></td></tr><tr><td>0712xxxx.dat</td><td>Disk 10</td><td>Disk 8</td><td></td></tr><tr><td>0713xxxx.dat</td><td>Disk 10</td><td>Disk 8</td><td>nur bis 16 Uhr</td></tr><tr><td>0714xxxx.dat</td><td>Disk 10</td><td>Disk 8</td><td>nur 14 bis 14 Uhr</td></tr><tr><td>0715xxxx.dat</td><td>Disk 10</td><td>Disk 8</td><td></td></tr><tr><td>0716xxxx.dat</td><td>Disk 10</td><td>Disk 8</td><td></td></tr><tr><td>0717xxxx.dat</td><td>Disk 10</td><td>Disk 8</td><td></td></tr><tr><td>0718xxxx.dat</td><td>Disk 10</td><td>Disk 11</td><td></td></tr><tr><td>0719xxxx.dat</td><td>Disk 12</td><td>Disk 13</td><td>Disk 14</td></tr><tr><td>0720xxxx.dat</td><td>Disk 12</td><td>Disk 13, Disk 15</td><td>Disk 14</td></tr><tr><td>0721xxxx.dat</td><td>Disk 12</td><td>Disk 14, Disk 15</td><td>Disk 14</td></tr><tr><td>0722xxxx.dat</td><td>Disk 16</td><td>Disk 17</td><td></td></tr><tr><td>0723xxxx.dat</td><td>Disk 16</td><td>Disk 17</td><td></td></tr><tr><td>0724xxxx.dat</td><td>Disk 16</td><td>Disk 17</td><td></td></tr><tr><td>0725xxxx.dat</td><td>Disk 16</td><td>Disk 17</td><td></td></tr><tr><td>0726xxxx.dat</td><td>Disk 17</td><td>Disk 19</td><td></td></tr><tr><td>0727xxxx.dat</td><td>Disk 18</td><td>Disk 19</td><td></td></tr><tr><td>0728xxxx.dat</td><td>Disk 18</td><td>Disk 19</td><td></td></tr></tbody></table>
6.6. Programme

<table><thead><tr><th>Programm</th><th>1. Speicherung</th><th>2. Speicherung</th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>T_18_csat.exe/for</td><td>Disk 17</td><td>Disk 18</td><td></td></tr><tr><td>Turbulenzknecht</td><td></td><td></td><td>Standardvariante</td></tr><tr><td>Dokumentation</td><td></td><td></td><td>Diskette</td></tr><tr><td>Kalibrierung</td><td></td><td></td><td>Diskette</td></tr></tbody></table>
## 7. Erste Auswahl der Zeiträume, der für weitere Auswertung geeigneten Windrichtung

Folgende Zeiträume haben die Windrichtung 180 – 340°. Es wurden nur die Zeiträume erwähnt, die länger als 3 Stunden waren. Unterbrechungen durch Datenauslesen wurden nicht berücksichtigt.

<table><tr><td>29.06.99</td><td>keine geeigneten 3 Stunden</td></tr><tr><td>30.06.99</td><td>keine geeigneten 3 Stunden</td></tr><tr><td>01.07.99</td><td>10:25 - 23:55</td></tr><tr><td>02.07.99</td><td>00:00 - 02:45, 02:55 - 03:20; 04:05 - 20:15, 20:25 - 23:55</td></tr><tr><td>03.07.99</td><td>16:25 - 19:55; 20:30 - 23:55</td></tr><tr><td>04.07.99</td><td>keine geeigneten 3 Stunden</td></tr><tr><td>05.07.99</td><td>8:55 - 20:10</td></tr><tr><td>06.07.99</td><td>13:40 - 23:55</td></tr><tr><td>07.07.99</td><td>00:00 - 09:45</td></tr><tr><td>08.07.99</td><td>keine geeigneten 3 Stunden</td></tr><tr><td>09.07.99</td><td>keine geeigneten 3 Stunden</td></tr><tr><td>10.07.99</td><td>keine geeigneten 3 Stunden</td></tr><tr><td>11.07.99</td><td>keine geeigneten 3 Stunden</td></tr><tr><td>12.07.99</td><td>keine geeigneten 3 Stunden</td></tr><tr><td>13.07.99</td><td>10:30 - 18:55, ab 19.00 keine Daten</td></tr><tr><td>14.07.99</td><td>vor 10.35 keine Daten, 10.35 - 22:40, 22:55 - 23:55</td></tr><tr><td>15.07.99</td><td>00:00 - 23:55</td></tr><tr><td>16.07.99</td><td>00:00 - 03:15; 07:10 - 14:40, 14:55 - 17:35; 21:00 - 23:55</td></tr><tr><td>17.07.99</td><td>00:00 - 06:30; 18:15 - 19:30, 19:45 - 23:55</td></tr><tr><td>18.07.99</td><td>00:00 - 03:55, 04:05 - 06:25; 19:15 - 20:25, 20:35 - 22:25, 22:40 - 23:55</td></tr><tr><td>19.07.99</td><td>16:00 - 19:20; 21:10 - 23:55</td></tr><tr><td>20.07.99</td><td>02:20 - 05:15; 07:00 - 23:55</td></tr><tr><td>21.07.99</td><td>00:00 - 23:55</td></tr><tr><td>22.07.99</td><td>00:00 - 23:55</td></tr><tr><td>23.07.99</td><td>00:00 - 12:10; 19:05 - 23:55</td></tr><tr><td>24.07.99</td><td>00:15 - 04:05, 7:40 - 15:15, 15:25 - 20:05</td></tr><tr><td>25.07.99</td><td>20:30 - 23:55</td></tr><tr><td>26.07.99</td><td>0:00 - 6:40 (nur 6:15 179°)</td></tr><tr><td>27.07.99</td><td>nicht geeignet</td></tr><tr><td>28.07.99</td><td>nicht geeignet</td></tr></table>
# 8. Standorte der Messsysteme

## 8.1. Gesamtmessfeld mit einheitlichen Oberflächeneigenschaften

(Richtung SSE und NNE ist das Messfeld weiterhin flach und mit annähernd gleichem Bewuchs, an der Alten Eger befinden sich Büsche, nach E ein Waldstück und nach SE steigt das Gelände an)

<figure><img src="image_2.png" /></figure>

## 8.2. Aufstellung der Messgeräte

<figure><img src="image_3.png" /></figure>
Bisher erschienene Arbeiten der Reihe 'Universität Bayreuth, Abt. Mikrometeorologie, Arbeitsergebnisse'

<table><thead><tr><td>Nr</td><td>Name</td><td>Titel</td><td>Datum</td></tr></thead><tbody><tr><td>01</td><td>Foken</td><td>Der Bayreuther Turbulenzknecht</td><td>01/99</td></tr><tr><td>02</td><td>Foken</td><td>Methode zur Bestimmung der trockenen De-position von Bor</td><td>02/99</td></tr><tr><td>03</td><td>Liu</td><td>Error analysis of the modified Bowen ratio method</td><td>02/99</td></tr><tr><td>04</td><td>Foken et al.</td><td>Nachtfrostgefährdung des ÖBG</td><td>03/99</td></tr><tr><td>05</td><td>Hierteis</td><td>Dokumentation des Expertimentes Dlouha Louka</td><td>03/99</td></tr><tr><td>06</td><td>Mangold</td><td>Dokumentation des Experiments am Standort Weidenbrunnen, Juli/August 1998</td><td>07/99</td></tr><tr><td>07</td><td>Heinz, Handorf, Foken</td><td>Strukturanalyse der atmosphärischen Turbulenz mittels Wavelet-Verfahren zur Bestimmung von Austauschprozessen über dem antarktischen Schelfeis</td><td>07/99</td></tr><tr><td>08</td><td>Foken</td><td>Comparison of the sonic anemometer Young Model 81000 during VOITEX-99</td><td>10/99</td></tr><tr><td>09</td><td>Foken et al.</td><td>Lufthygienisch-Bioklimatische Kennzeichnung des oberen Egertales, Zwischenbericht 1999</td><td>11/99</td></tr><tr><td>10</td><td>Sodemann</td><td>Stationsdatenbank zum BStMLU-Projekt Lufthygienisch-Bioklimatische Kennzeichnung des oberen Egertales</td><td>03/00</td></tr><tr><td>11</td><td>Neuner</td><td>Dokumentation zur Erstellung der meteorologischen Eingabedateien für das Modell BEKLIMA</td><td>10/00</td></tr><tr><td>12</td><td>Foken et al.</td><td>Dokumentation des Experimentes VOITEX-99</td><td>12/00</td></tr></tbody></table>