# Le puits Résif, sa vie, son œuvre

Bertrand Delouis, Didier Brunel, Christophe Maron, Fabrice Peix, David

Ambrois, Jérôme Chèze, Diane Rivet, Xavier Martin

► To cite this version:

Bertrand Delouis, Didier Brunel, Christophe Maron, Fabrice Peix, David Ambrois, et al. Le puits Résif, sa vie, son œuvre. Rencontres scientifiques et techniques RESIF 2019, Nov 2019, Biarritz, France. hal-02445866

HAL Id: hal-02445866

https://hal.science/hal-02445866v1

Submitted on 20 Jan 2020

HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of sci-
entific research documents, whether they are pub-
lished or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destinée au dépôt et à la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
émanant des établissements d'enseignement et de
recherche français ou étrangers, des laboratoires
publics ou privés.

<figure><img src="image_1.png" /></figure>

Distributed under a Creative Commons CC BY 4.0 - Attribution - International License
# Observatoire sismologique de GEOAZUR - OCA

## Le puits Résif, sa vie, son oeuvre ...

* Bertrand Delouis, sismologue, Pr UNS

* Christophe Maron, ingénieur UNS

* David Ambrois, CDD

* Diane Rivet, physicienne adj. OCA

* Didier Brunel, ingénieur CNRS

* Fabrice Peix, ingénieur CNRS

* Jérôme Chèze, assistant-ingénieur OCA

* Xavier Martin, assistant-ingénieur CNRS

<figure><img src="image_2.png" /></figure>

<figure><img src="image_3.png" /></figure>

Un exemple typique, la station SPIF (Venanson, 06) au lieu-dit « la Crête de Spivol »

### Exemple d'utilisation du chariot d'azimutage à la station SPIF:

<figure><img src="image_4.png" /></figure>

Report du nord au pantographe

<figure><img src="image_5.png" /></figure>

Le capteur équipé du chariot

<figure><img src="image_6.png" /></figure>

Azimutage du chariot au nord

<figure><img src="image_7.png" /></figure>

PRECISION
OBTENUE
AVEC LE
CHARIOT

<table><thead><tr><td>SITE</td><td>Lieu</td><td>Cap mesuré</td><td>Déviation</td></tr></thead><tbody><tr><td>ARTF</td><td>Artigues (06)</td><td>355,397</td><td>4,603</td></tr><tr><td>ENAUX</td><td>Enaux (06)</td><td>359,98</td><td>0,02</td></tr><tr><td>MORSI</td><td>Corse (2B)</td><td>359,142</td><td>0,858</td></tr><tr><td>SPIF</td><td>Venanson (06)</td><td>2,179</td><td>2,179</td></tr><tr><td>TRIGF</td><td>Trigance (83)</td><td>358,999</td><td>1,001</td></tr></tbody></table>

### Comparaison sur 3 semaines AVANT puis APRES mise en cuve (site MLYF):

<figure><img src="image_8.png" /></figure>

Les mises en cuve ont concerné pour le moment deux sites en moyenne Durance:

BLAF (Entrevennes, 04) et MLYF (Forcalquier, 04)

Les capteurs étaient auparavant posés au sol, juste derrière la porte de l'édicule.

Leur descente dans une cuve étanche à 1,40 m de profondeur a permis de réduire de façon spectaculaire les perturbations d'origine thermique.

<figure><img src="image_9.png" /></figure>

le BRGM et la DT-INSU en action

<figure><img src="image_10.png" /></figure>

la tête

<figure><img src="image_11.png" /></figure>

armoire équipements à 100m du PDL EDF

le PDL ENEDIS - Linky

### Sablage du puits de la station TRIGF:

<figure><img src="image_12.png" /></figure>

### Comparaison sur 3 semaines AVANT puis APRES sablage (site TRIGF):

<figure><img src="image_13.png" /></figure>

### Comparaison sur 3 semaines AVANT puis APRES sablage (site ARTF):

<figure><img src="image_14.png" /></figure>