# ANNEXE B

<table><caption>Tableau B1. Récapitulatif des conditions de la méthode d'analyse de COVSi par GC-FID.</caption><thead><tr><td>Injecteur</td><td>Four</td><td>Détecteur FID</td></tr></thead><tbody><tr><td>260°C (split 10 ml/min)<br/>He : 60 kPa</td><td>80°C pendant 5 min puis jusqu'à 130°C à 5°C/min</td><td>260°C (Gain 12)<br/>Air : 50 kPa<br/>H<sub>2</sub> : 50 kPa</td></tr></tbody></table>
# ANNEXE C

<table><caption>Tableau C1. Récapitulatif des résultats obtenus de l'analyse des COVSi de la bouteille-étalon « F » avec la méthode développée pour les biogaz d'ISDND de l'appareil A.</caption><thead><tr><th rowspan="2">Dilution</th><th colspan="2">L2 (ppmv)</th><th rowspan="2">Ecart-type (%)</th><th rowspan="2">Biais (%)</th></tr><tr><th>Cible</th><th>Mesurée</th></tr></thead><tbody><tr><td>50</td><td>0,51</td><td>0,67</td><td>89,30</td><td>31,8</td></tr><tr><td>10</td><td>2,55</td><td>2,74</td><td>23,88</td><td>7,4</td></tr><tr><td>5</td><td>5,1</td><td>5,10</td><td>11,77</td><td>0,0</td></tr><tr><td>1</td><td>25,5</td><td>24,23</td><td>4,00</td><td>-5,0</td></tr></tbody></table><table><thead><tr><th rowspan="2">Dilution</th><th colspan="2">D4 (ppmv)</th><th rowspan="2">Ecart-type (%)</th><th rowspan="2">Biais (%)</th></tr><tr><th>Cible</th><th>Mesurée</th></tr></thead><tbody><tr><td>50</td><td>0,478</td><td>0,70</td><td>76,79</td><td>46,6</td></tr><tr><td>10</td><td>2,39</td><td>2,48</td><td>22,75</td><td>3,7</td></tr><tr><td>5</td><td>4,78</td><td>4,60</td><td>12,72</td><td>-3,7</td></tr><tr><td>1</td><td>23,9</td><td>21,07</td><td>5,46</td><td>-11,8</td></tr></tbody></table><table><thead><tr><th rowspan="2">Dilution</th><th colspan="2">D5 (ppmv)</th><th rowspan="2">Ecart-type (%)</th><th rowspan="2">Biais (%)</th></tr><tr><th>Cible</th><th>Mesurée</th></tr></thead><tbody><tr><td>50</td><td>0,1</td><td>0,14</td><td>79,64</td><td>37,8</td></tr><tr><td>10</td><td>0,5</td><td>0,48</td><td>28,96</td><td>-3,5</td></tr><tr><td>5</td><td>1</td><td>0,89</td><td>9,30</td><td>-11,4</td></tr><tr><td>1</td><td>5</td><td>3,8</td><td>3,42</td><td>-24,0</td></tr></tbody></table><table><thead><tr><th rowspan="2">Dilution</th><th colspan="2">Si total (mg/m³)</th><th rowspan="2">Ecart-type (%)</th><th rowspan="2">Biais (%)</th></tr><tr><th>Cible</th><th>Mesurée</th></tr></thead><tbody><tr><td>50</td><td>3,93</td><td>5,77</td><td>78,53</td><td>46,7</td></tr><tr><td>10</td><td>19,65</td><td>20,49</td><td>23,79</td><td>4,3</td></tr><tr><td>5</td><td>39,31</td><td>37,88</td><td>12,00</td><td>-3,6</td></tr><tr><td>1</td><td>196,53</td><td>176,83</td><td>4,31</td><td>-10,0</td></tr></tbody></table>
<table><caption>Tableau C2. Récapitulatif des résultats obtenus de l'analyse des COVSi de la bouteille-étalon « F » avec la méthode développée pour les biogaz de digesteur de l'appareil A.</caption><thead><tr><th rowspan="2">Dilution</th><th colspan="2">D4 (ppmv)</th><th rowspan="2">Ecart-type (%)</th><th rowspan="2">Biais (%)</th></tr><tr><th>Cible</th><th>Mesurée</th></tr></thead><tbody><tr><td>50</td><td>0,478</td><td>0,61</td><td>3,30</td><td>27,4</td></tr><tr><td>10</td><td>2,39</td><td>2,51</td><td>3,88</td><td>5,1</td></tr><tr><td>5</td><td>4,78</td><td>4,90</td><td>3,52</td><td>2,4</td></tr></tbody></table><table><thead><tr><th rowspan="2">Dilution</th><th colspan="2">D5 (ppmv)</th><th rowspan="2">Ecart-type (%)</th><th rowspan="2">Biais (%)</th></tr><tr><th>Cible</th><th>Mesurée</th></tr></thead><tbody><tr><td>50</td><td>0,1</td><td>0,11</td><td>39,25</td><td>7,7</td></tr><tr><td>10</td><td>0,5</td><td>0,50</td><td>3,01</td><td>0,3</td></tr><tr><td>5</td><td>1</td><td>0,97</td><td>1,64</td><td>-3,0</td></tr></tbody></table><table><thead><tr><th rowspan="2">Dilution</th><th colspan="2">Si total (mg/m³)</th><th rowspan="2">Ecart-type (%)</th><th rowspan="2">Biais (%)</th></tr><tr><th>Cible</th><th>Mesurée</th></tr></thead><tbody><tr><td>50</td><td>3,93</td><td>4,55</td><td>1,51</td><td>15,7</td></tr><tr><td>10</td><td>19,65</td><td>19,40</td><td>3,51</td><td>-1,3</td></tr><tr><td>5</td><td>39,31</td><td>37,81</td><td>3,00</td><td>-3,8</td></tr></tbody></table>

<table><caption>Tableau C3. Résultats obtenus de l'analyse direct des COVSi de la bouteille-étalon « f » avec l'appareil C. Les valeurs pour le L2 (en gris) sont sous-estimées.</caption><thead><tr><th rowspan="2">Composé</th><th colspan="2">Concentration (ppmv)</th><th rowspan="2">Ecart-type (%)</th><th rowspan="2">Biais (%)</th></tr><tr><th>Cible</th><th>Mesurée</th></tr></thead><tbody><tr><td>L2</td><td>0,105</td><td>0,13</td><td>17,6</td><td>21,9</td></tr><tr><td>L3</td><td>0,100</td><td>0,11</td><td>18,7</td><td>5,9</td></tr><tr><td>D4</td><td>0,098</td><td>0,09</td><td>9,1</td><td>-7,5</td></tr><tr><td>D5</td><td>0,099</td><td>0,09</td><td>3,1</td><td>-8,4</td></tr><tr><td>TMSol</td><td>0</td><td>0,65</td><td>29,3</td><td>x</td></tr></tbody></table>