# Réseau de mesure de l'Observatoire des Sédiments du Rhône - L'Ardèche à Saint-Martin-d'Ardèche

Alexandra Gruat, Hugo Lepage, Fabien Thollet, Marina Coquery, Jérôme Le Coz

► To cite this version:

Alexandra Gruat, Hugo Lepage, Fabien Thollet, Marina Coquery, Jérôme Le Coz. Réseau de mesure de l'Observatoire des Sédiments du Rhône - L'Ardèche à Saint-Martin-d'Ardèche : Fiche station 9. [Rapport Technique] INRAE RiverLy. 2020. hal-03388915v2

HAL Id: hal-03388915

https://hal.science/hal-03388915v2

Submitted on 25 Feb 2022

HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of sci-
entific research documents, whether they are pub-
lished or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destinée au dépôt et à la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
émanant des établissements d'enseignement et de
recherche français ou étrangers, des laboratoires
publics ou privés.
# Réseau de mesure de l'Observatoire des Sédiments du Rhône - L'Ardèche à Saint-Martin-d'Ardèche

Emma Lootgieter, Alexandra Gruat, Antoine Martelet, Hugo Lepage, Fabien

Thollet, Marina Coquery, Jérôme Le Coz

► To cite this version:

Emma Lootgieter, Alexandra Gruat, Antoine Martelet, Hugo Lepage, Fabien Thollet, et al. Réseau de mesure de l'Observatoire des Sédiments du Rhône - L'Ardèche à Saint-Martin-d'Ardèche. [Rapport Technique] INRAE RiverLy. 2025. hal-03388915v3

HAL Id: hal-03388915

https://hal.science/hal-03388915v3

Submitted on 25 Sep 2025

HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of sci-
entific research documents, whether they are pub-
lished or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destinée au dépôt et à la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
émanant des établissements d'enseignement et de
recherche français ou étrangers, des laboratoires
publics ou privés.

<figure><img src="image_1.png" /></figure>

Distributed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
## FICHE STATION

<figure><img src="image_1.png" /></figure>

Observatoire
Sédiments
du Rhône

# L'ARDECHE A SAINT-MARTIN

## Station active depuis janvier 2016

Rédaction : Gruat A., Lepage H., Thollet F., Coquery M., Le Coz J.

Pour consulter les données acquises à cette station :

https://bdoh.irstea.fr/OBSERVATOIRE-DES-SEDIMENTS-DU-RPHONE/station/ARDECHE

### CHARGE EN MES (mg.L⁻¹)

Turbidimètre INRAE à Saint-Martin-d'Ardèche, étalonné avec des prélèvements automatiques et réguliers.
Pas de temps : 10 minutes

### DEBIT (m³. s⁻¹)

Débit issu de la station SPC Grand Delta à Sauze (station V5064010)
Pas de temps : 1 heure

### CONTAMINANTS

Prélèvement de MES à Saint-Martin-d'Ardèche par piège à particules - PAP - (≈ 1 mois d'exposition immergée) ; puis analyse des différents contaminants.

## LOCALISATION DE LA STATION

Coordonnées géographiques de la station contaminants (WGS84) : 44.299977, 4.569605

<figure><img src="image_2.png" /><figcaption>Légende :
Stations permanentes principales (Rhône)
Stations permanentes (Rhône et affluents)</figcaption></figure>

## INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Pour plus d'informations : rapports sur le réseau d'observation des flux et notes techniques associées

Superficie du bassin : 2258 km²

Seuil de crue*: 845 m³/s

<footnote>* Pour chaque station le seuil de crue est défini comme la moitié du débit de crue de période de retour 2 ans</footnote>
# L'ARDECHE A SAINT-MARTIN

## Station active depuis 2016

Emma Lootgieter¹, Alexandra Gruat¹, Antoine Martelet², Hugo Lepage³, Fabien Thollet¹, Marina Coquery¹, Jérôme Le Coz¹
1- INRAE, RiverLy ; 2-CEREGE ; 3- ASNR

Pour consulter les données acquises à cette station :

https://bdoh.inrae.fr/OBSERVATOIRE-DES-SEDIMENTS-DU-RPHONE/nos-donnees?site=R%C3%A9seau+de+mesure+des+flux+de+I%27OSR

## Localisation de la station

Coordonnées géographiques de la station MES et contaminants (WGS84) : 44.299977, 4.569605.

<figure><img src="image_2.png" /></figure>

**Légende :**

* Station MES/contaminant principale

* Station MES/contaminant permanente

* Station MES/contaminant temporaire

* Station MES permanente sur le Rhône et affluents

* Station MES permanente en mer

(2013...) Année de suivi des flux

## Paramètres étudiés

### CHARGE EN MES (mg.L⁻¹)

Turbidimètre INRAE à Saint-Martin-d'Arèche, étalonné par INRAE avec des prélèvements manuels et automatiques réguliers. Pas de temps : 10 minutes.

### DEBIT (m³.s⁻¹)

Débit mesuré à la station SPC Grand Delta à Sauze. Pas de temps : 1 heure.

### CONTAMINANTS

Prélèvement de MES à Saint-Martin-d'Arèche par piège à particules - PAP - (≈ 1 mois d'exposition immergée) ; puis analyse du carbone organique (COP) et des autres contaminants (éléments traces métalliques, radionucléides, ...).

## Informations complémentaires

Pour plus d'informations : sur le réseau d'observation des flux ainsi que sur les rapports associés.

Superficie du bassin : 2 258 km². Seuil de crue*: 845 m³/s.

* Pour chaque station le seuil de crue est défini comme la moitié du débit de crue de période de retour 2 ans.
<figure><img src="image_3.png" /></figure>

Observatoire
Sédiments
du Rhône

## MESURE EN CONTINU DE LA TURBIDITE

Le signal de turbidité est collecté sur une centrale d'acquisition pour établir une chronique avec un pas de temps de 10 minutes. La fenêtre de mesure est nettoyée par essuie-glace toutes les 4h pour éviter son encrassement.

La chaîne d'acquisition de mesure est constituée des éléments suivants :

- Turbidimètre Hach lange SC200 (1)

- Sonde Solitax HSLine 0-50 g/L (2)

- Centrale d'acquisition Ott Duosens (3)

<figure><img src="image_4.png" /></figure>

(1)

<figure><img src="image_5.png" /></figure>

(2)

<figure><img src="image_6.png" /></figure>

(3)

Sur l'Ardèche, la sonde mesure la lumière diffusée à 90° selon la norme EN ISO 7027 dans une gamme de 0 à 4000 NTU, 1 mg/L équivalent approximativement à 1 NTU.

## OBTENTION DE CHRONIQUES DE MES

Le signal de turbidité est converti en chroniques de MES par application d'une loi de conversion. Cette loi est construite au moyen d'échantillonnages d'eau brute pour des valeurs de turbidité explorant la gamme la plus large possible et pour lesquels sont analysées les concentrations en MES.

Sur l'Ardèche, un échantillonneur automatique ISCO 3700 doté de 24 flacons est utilisé, en particulier pour construire la courbe pour la mesure des événements extrêmes. L'échantillonneur, doté de 24 flacons, est mis en fonctionnement par l'opérateur qui définit lui-même le pas de temps de prélèvement selon l'évènement.

<figure><img src="image_7.png" /></figure>

## FLUX DE MES ET DE CONTAMINANTS

Chronique de flux de Zn à la station de l'Ardèche à Saint-Martin-d'Ardèche – source : BDOH – (prélèvements par CFI) :

<figure><img src="image_8.png" /></figure>

La mesure du débit, de la concentration en MES et des concentrations en contaminants associés aux particules permettent le calcul de flux horaires de MES et de contaminants sur l'Ardèche à Saint-Martin-d'Ardèche.

$$ \text{Flux(MES)} = \text{Débit} \times \text{Conc.}(\text{MES}) $$

$$ \text{Flux}(\text{contaminant}) = \text{Débit} \times \text{Conc.}(\text{MES}) \times \text{Conc.}(\text{contaminant}) $$

Les chroniques de concentrations et les flux calculés dans le cadre de l'OSR sont consultables et téléchargeables sur la Base de Données des Observatoires en Hydrologie (BDOH).
# L'ARDECHE A SAINT-MARTIN

## Station active depuis 2016

## MESURE EN CONTINU DE LA TURBDITE

Le signal de turbidité est collecté sur une centrale d'acquisition pour établir une chronique avec un pas de temps de 10 minutes.

La chaîne d'acquisition de mesure est constituée des éléments suivants :

<figure><img src="image_3.png" /><figcaption>Turbidimètre Hach
lange SC200</figcaption></figure>

<figure><img src="image_4.png" /><figcaption>Sonde Solitax HSLine
0-4000 NTU</figcaption></figure>

<figure><img src="image_5.png" /><figcaption>Centrale d'acquisition
OTT Duosens</figcaption></figure>

Sur l'Ardèche, la sonde mesure la lumière diffusée à 90° selon la norme EN ISO 7027 dans une gamme de 0 à 4000 NTU, 1 mg/L équivalent approximativement à 1 NTU.

## OBTENTION DE CHRONIQUES DE MES

Le signal de turbidité est converti en chroniques de MES par application d'une loi de conversion. Cette loi est construite au moyen d'échantillonnages d'eau brute pour des valeurs de turbidité explorant la gamme la plus large possible et pour lesquels sont analysées les concentrations en MES.

Sur l'Ardèche, un échantillonneur automatique ISCO 3700 doté de 24 flacons est utilisé, en particulier pour construire la courbe pour la mesure des événements extrêmes. En 2025, l'échantillonneur éloigné de la station turbidimétrique, a été connecté à un dispositif de pilotage à distance (pilotage via SMS par un opérateur qui définit lui-même le pas de temps de prélèvement selon l'évènement).

<figure><img src="image_6.png" /></figure>

## FLUX DE MES ET DE CONTAMINANTS

<figure><img src="image_7.png" /><figcaption>Chronique de flux de MES à la station de l'Ardèche à Saint-Martin-d'Ardèche (source BDOH)</figcaption></figure>

Les mesures du débit, de la concentration en MES et des concentrations en contaminants associés aux particules permettent le calcul de flux horaires de MES et de contaminants sur l'Ardèche à Saint-Martin-d'Ardèche.

$$Flux(MES) = \text{Débit} \times C(MES)$$

$$Flux(contaminant) = \text{Débit} \times C(MES) \times C(contaminant)$$

Avec $C = \text{la concentration}$

Les chroniques de concentrations et les flux calculés dans le cadre de l'OSR sont consultables et téléchargeables sur la Base de Données des Observatoires en Hydrologie (BDOH).
<figure><img src="image_8.png" /></figure>

Observatoire
des Sédiments
du Rhône

## Dispositifs scientifiques cadres

OHM
VALLÉE DU RHÔNE

<figure><img src="image_9.png" /></figure>

Zone
Atelier

BASSIN DU RHÔNE

## Partenaires scientifiques

<figure><img src="image_10.png" /></figure>

<figure><img src="image_11.png" /></figure>

EVS

UNIVERSITÉ DE LYON

<figure><img src="image_12.png" /></figure>

<figure><img src="image_13.png" /></figure>

MINTPE

INRAO

<figure><img src="image_14.png" /></figure>

ASNR

<figure><img src="image_15.png" /></figure>

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

<figure><img src="image_16.png" /></figure>

Ifremer

<figure><img src="image_17.png" /></figure>

## Partenaires techniques et financiers

<figure><img src="image_18.png" /></figure>

<figure><img src="image_19.png" /></figure>

PRÉFÉTE
DE LA RÉGION
AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES

Liberté
Égalité
Fraternité

<figure><img src="image_20.png" /></figure>

RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

<figure><img src="image_21.png" /></figure>

<figure><img src="image_22.png" /></figure>

La Région
Auvergne-Rhône-Alpes

<figure><img src="image_23.png" /></figure>

Cofinancé par
l'Union européenne

<figure><img src="image_24.png" /></figure>

<figure><img src="image_25.png" /></figure>

eDF

RÉGION
SUD

<figure><img src="image_26.png" /></figure>

PROVENCE
ALPES
CÔTE D'AZUR

<figure><img src="image_27.png" /></figure>