Sismob, état des lieux

Coralie Aubert, Sandrine Roussel, Axel Jung, Florent Brenguier, David

Wolyniec, Olivier Charade, Vanessa Martray

► To cite this version:

Coralie Aubert, Sandrine Roussel, Axel Jung, Florent Brenguier, David Wolyniec, et al. Sismob, état des lieux. Rencontres scientifiques et techniques RESIF 2019, Nov 2019, Biarritz, France. hal-02414053

HAL Id: hal-02414053

https://hal.science/hal-02414053v1

Submitted on 20 Jan 2020

HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of sci-
entific research documents, whether they are pub-
lished or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destinée au dépôt et à la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
émanant des établissements d'enseignement et de
recherche français ou étrangers, des laboratoires
publics ou privés.

<figure><img src="image_1.png" /></figure>

Distributed under a Creative Commons CC BY 4.0 - Attribution - International License
# SisMob, Etat des lieux

Aubert C., Roussel S., Brenguier F., Jung A., Wolyniec D., Charade O., Martray V., Equipe Resif-DC

## L'équipe et organisation

**Florent Brenguier**
Supervision
scientifique
Choix stratégiques

**Coralie Aubert**
Supervision
Instrumentation
& Dev

**David Wolyniec**
Supervision
Gestion de données

**Sandrine Roussel**
Supervision
Plateforme &
Logistique

**Axel Jung**
Maintenance &
Tests
instruments

**Vanessa Martray**
Gestion financière
Olivier Charade
Infrastructure Resif

<figure><img src="image_2.png" /><figcaption>ISTerre, Grenoble</figcaption></figure>

<figure><img src="image_3.png" /><figcaption>DT INSU, Meudon</figcaption></figure>

## Le parc d'instruments

<table><thead><tr><th></th><th>Type</th><th>Nbre</th><th>Total</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="3">Numérateurs</td><td>Nanometrics Centaur-3S</td><td>56</td><td rowspan="3">147</td></tr><tr><td>Nanometrics Taurus</td><td>91</td></tr><tr><td>Nanometrics Trillium 120QA</td><td>35</td></tr><tr><td rowspan="2">Vélocimètres LB</td><td>Streckheisen STS2-2</td><td>22</td><td rowspan="2">62</td></tr><tr><td>Güralp CMG3-ESP</td><td>2</td></tr><tr><td>Vélocimètres</td><td>Nanometrics TC 20 PH</td><td>10</td><td rowspan="2">79</td></tr><tr><td>Moyenne Bande</td><td>Güralp CMG40 (30s ou 60s)</td><td>69</td></tr><tr><td>Accéléromètres</td><td>Güralp CMG5T</td><td>15</td><td></td></tr><tr><td>Modems routeurs</td><td>Netmodule NB1600</td><td>75</td><td>75</td></tr><tr><td rowspan="2">Panneaux solaires</td><td>45W structure rigide</td><td>106</td><td rowspan="2">126</td></tr><tr><td>50W souples</td><td>20</td></tr><tr><td>Nodes</td><td>Fairfield Zland 3C 5Hz</td><td>65</td><td>65</td></tr><tr><td>Stations post sismique</td><td>Nanometrics Taurus + CMG40</td><td>5</td><td>5</td></tr></tbody></table>

<figure><img src="image_4.png" /><figcaption>T120QA</figcaption></figure>

<figure><img src="image_5.png" /><figcaption>Centaur 3S</figcaption></figure>

<figure><img src="image_6.png" /><figcaption>Trillium Compact
20s PH</figcaption></figure>

<figure><img src="image_7.png" /></figure>

<figure><img src="image_8.png" /><figcaption>Modem</figcaption></figure>

<figure><img src="image_9.png" /><figcaption>Panneau solaire
souple</figcaption></figure>

Un parc de 65 nodes
depuis juin 2017

<figure><img src="image_10.png" /><figcaption>Node 3C 5Hz
MagSeis Fairfield</figcaption></figure>

<figure><img src="image_11.png" /></figure>

<figure><img src="image_12.png" /></figure>

Tablette:
Déploiement des
Nodes sur le terrain

<figure><img src="image_13.png" /></figure>

Serveur et rack: configuration, recharge
batteries et déchargement des données

Documentations en accès sur https://sismob.resif.fr/
Formations aux utilisateurs à ISTerre

## Réservation du matériel et quelques exemples de campagnes de mesure

<figure><img src="image_14.png" /></figure>

34 publications en 2018

<figure><img src="image_15.png" /></figure>

Expérience Icewaveguide archipel des Svalbard

c) Réseau de 247 nodes déployé entre le 28/02 et le 27/03/2019.

Points rouges : géophones 1C – 5Hz (SAE)

Points bleus : géophones 3C – 5Hz (SisMob)

Objectif: montrer que l'épaisseur et les
propriétés mécaniques de la banquise
peuvent être surveillés avec le bruit
sismique.

<figure><img src="image_16.png" /></figure>

d) Géophone déployé dans la glace

<figure><img src="image_17.png" /></figure>

87 stations (instruments SisMob)
Données transmises en temps réel ou quasi temps réel au nœud A SisMob

entre janvier 2018 et octobre 2019

<figure><img src="image_18.png" /></figure>

Monitoring des stations
avec Synapse

<table><tr><td>A177A</td><td>CENTAUR3-STD (S/N: 2851)</td><td>13.53</td><td>12.14 GB</td><td>35.4</td><td>6</td><td>168</td><td>36</td><td>-49</td></tr><tr><td>A178B</td><td>CENTAUR3-STD (S/N: 2851)</td><td>13.53</td><td>12.14 GB</td><td>35.4</td><td>6</td><td>168</td><td>36</td><td>-49</td></tr><tr><td>A179A</td><td>CENTAUR3-STD (S/N: 2704)</td><td>13.50</td><td>10.21 GB</td><td>31.7</td><td>8</td><td>456</td><td>29</td><td>-440</td></tr><tr><td>80A</td><td>CENTAUR3-STD (S/N: 2853)</td><td>13.54</td><td>14.08 GB</td><td>28.3</td><td>7</td><td>582</td><td>-1580</td><td>2169</td></tr><tr><td>81A</td><td>CENTAUR3-STD (S/N: 2802)</td><td>12.26</td><td>1.02 GB</td><td>30.7</td><td>8</td><td>-541</td><td>-517</td><td>-352</td></tr><tr><td>82A</td><td>CENTAUR3-STD (S/N: 2703)</td><td>13.54</td><td>12.42 GB</td><td>27.8</td><td>5</td><td>-266</td><td>339</td><td>-150</td></tr><tr><td>83A</td><td>CENTAUR3-STD (S/N: 2712)</td><td>13.54</td><td>9.50 GB</td><td>34.2</td><td>8</td><td>-302</td><td>-148</td><td>-291</td></tr><tr><td>A184A</td><td>TAURUS (S/N: 2389)</td><td>13.46</td><td>3.03 GB</td><td>22.6</td><td>4</td><td>-1619</td><td>-1019</td><td>-531</td></tr><tr><td>A187A</td><td>CENTAUR3-STD (S/N: 2710)</td><td>13.49</td><td>9.12 GB</td><td>28.8</td><td>8</td><td>256</td><td>566</td><td>486</td></tr><tr><td>A188A</td><td>TAURUS (S/N: 2220)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>A190A</td><td>CENTAUR3-STD (S/N: 2709)</td><td>12.71</td><td>9.77 GB</td><td>23.9</td><td>8</td><td>-638</td><td>-523</td><td>1590</td></tr><tr><td>A191A</td><td>CENTAUR3-STD (S/N: 2707)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>A192B</td><td>TAURUS (S/N: 2381)</td><td>13.55</td><td></td><td>21.7</td><td>5</td><td>-1995</td><td>1589</td><td>17</td></tr><tr><td>A194A</td><td>CENTAUR3-STD (S/N: 2854)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>A195A</td><td>CENTAUR3-STD (S/N: 2708)</td><td>13.38</td><td>11.13 GB</td><td>28.4</td><td>5</td><td>-461</td><td>1150</td><td>-875</td></tr><tr><td>A196A</td><td>TAURUS (S/N: 2894)</td><td>13.61</td><td>3.21 GB</td><td>28.0</td><td>6</td><td>1702</td><td>-12</td><td>417</td></tr><tr><td>A198A</td><td>CENTAUR3-STD (S/N: 2711)</td><td>13.52</td><td>9.66 GB</td><td>30.5</td><td>8</td><td>62</td><td>-147</td><td>-436</td></tr><tr><td>A204A</td><td>TAURUS (S/N: 2233)</td><td>12.41</td><td>7.73 GB</td><td>23.1</td><td>7</td><td>-691</td><td>756</td><td>680</td></tr><tr><td>A206A</td><td>TAURUS (S/N: 2931)</td><td>12.49</td><td>5.41 GB</td><td>25.4</td><td>5</td><td>1529</td><td>-3067</td><td>3938</td></tr></table>

## PLATEFORME DE TEST

<figure><img src="image_19.png" /></figure>

Cette plateforme permet de vérifier, tester, configurer les instruments sismologiques du parc SisMob.

* Programmes développés par l'EOST pour la plateforme instrumentale sismologique nationale (Resif-CLB)

* Uniformisation des procédures de test pour tous les instruments sismologiques : SisMob, SNOs (Resif-CLB, RAP, OMIV)

* Liens étroits avec la plateforme sismologique nationale à l'EOST

## Développements en cours

<figure><img src="image_20.png" /></figure>

## GESTION DU MATERIEL

<figure><img src="image_21.png" /></figure>

### Nouvelle plateforme de gestion du matériel

* Logiciel libre GLPI

* Plugin dédié à la gestion d'instruments (Gestion d'Objets)

### Nouveau formulaire de réservation en ligne

* avec création automatique de tickets dans la base GLPI

* Mail automatique à la liste sismob