<figure><img src="image_1.png" /></figure>

HAL
open science

# Réseau de mesure de l'Observatoire des Sédiments du Rhône - Le Gardon à Remoulins

Alexandra Gruat, Hugo Lepage, Fabien Thollet, Marina Coquery, Jérôme Le Coz

► To cite this version:

Alexandra Gruat, Hugo Lepage, Fabien Thollet, Marina Coquery, Jérôme Le Coz. Réseau de mesure de l'Observatoire des Sédiments du Rhône - Le Gardon à Remoulins : Fiche station 10. [Rapport Technique] INRAE RiverLy. 2020. hal-03586259

HAL Id: hal-03586259

https://hal.science/hal-03586259

Submitted on 23 Feb 2022

HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of sci-
entific research documents, whether they are pub-
lished or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destinée au dépôt et à la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
émanant des établissements d'enseignement et de
recherche français ou étrangers, des laboratoires
publics ou privés.
# Réseau de mesure de l'Observatoire des Sédiments du Rhône - Le Gardon à Remoulins

Emma Lootgieter, Alexandra Gruat, Antoine Martelet, Hugo Lepage, Fabien Thollet, Marina Coquery, Jérôme Le Coz

► To cite this version:

Emma Lootgieter, Alexandra Gruat, Antoine Martelet, Hugo Lepage, Fabien Thollet, et al. Réseau de mesure de l'Observatoire des Sédiments du Rhône - Le Gardon à Remoulins. [Rapport Technique] INRAE RiverLy. 2025. hal-03586259v2

HAL Id: hal-03586259

https://hal.science/hal-03586259v2

Submitted on 25 Sep 2025

HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of sci-
entific research documents, whether they are pub-
lished or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destinée au dépôt et à la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
émanant des établissements d'enseignement et de
recherche français ou étrangers, des laboratoires
publics ou privés.

<figure><img src="image_1.png" /></figure>

Distributed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
## FICHE STATION

<figure><img src="image_2.png" /></figure>

Observatoire
Sédiments
du Rhône

# LE GARDON A REMOULINS

## Station active depuis juin 2017

Rédaction : Gruat A., Lepage H., Thollet F., Coquery M., Le Coz J.

Pour consulter les données acquises à cette station :

https://bdoh.irstea.fr/OBSERVATOIRE-DES-SEDIMENTS-DU-RPHONE/station/GARDON

### CHARGE EN MES (mg.L⁻¹)

Turbidimètre INRAE à Remoulins, étalonné avec des prélèvements automatiques et réguliers.
Pas de temps : 10 minutes

### DEBIT (m³. s⁻¹)

Débit issu de la station CNR à Remoulins (V7194005).
Pas de temps : 1 heure

### CONTAMINANTS

Prélèvement de MES à Remoulins par piège à particules - PAP - (≈ 1 mois d'exposition immergée) ; puis analyse des différents contaminants.

## LOCALISATION DE LA STATION

Coordonnées géographiques du nouveau PAP (WGS84) : 43.905728, 4.584211

<figure><img src="image_3.png" /></figure>

Légende :

<figure><img src="image_4.png" /></figure>

Stations permanentes principales (Rhône)

<figure><img src="image_5.png" /></figure>

Stations permanentes (Rhône et affluents)

<figure><img src="image_6.png" /></figure>

<figure><img src="image_7.png" /></figure>

<figure><img src="image_8.png" /></figure>

<figure><img src="image_9.png" /></figure>

<figure><img src="image_10.png" /></figure>

<figure><img src="image_11.png" /></figure>

<figure><img src="image_12.png" /></figure>

## INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Pour plus d'informations : rapports sur le réseau d'observation des flux et notes techniques associées

Superficie du bassin : 1855 km²

Seuil de crue*: 402 m³/s

<footnote>*Pour chaque station le seuil de crue est défini comme la moitié du débit de crue de période de retour 2 ans</footnote>
# LE GARDON A REMOULINS

## Station active depuis 2017

Emma Lootgieter ¹, Alexandra Gruat ¹, Antoine Martelet², Hugo Lepage ³, Fabien Thollet ¹, Marina Coquery ¹, Jérôme Le Coz ¹
1- INRAE, RiverLy ; 2-CEREGE ; 3- ASNR

Pour consulter les données acquises à cette station :

https://bdoh.inrae.fr/OBSERVATOIRE-DES-SEDIMENTS-DU-RPHONE/nos-donnees?site=R%C3%A9seau+de+mesure+des+flux+de+I%27OSR

## Localisation de la station

Coordonnées géographiques de la station MES et contaminants (WGS84) : 43.939083, 4.555944.

<figure><img src="image_2.png" /></figure>

## Paramètres étudiés

### CHARGE EN MES (mg.L⁻¹)

Turbidimètre INRAE à Remoulins, étalonné avec des prélèvements manuels réguliers. Pas de temps : 10 minutes.

### DEBIT (m³.s⁻¹)

Débit mesuré à la station SPC Grand Delta à Sauze. Pas de temps : 1 heure.

### CONTAMINANTS

Prélèvement de MES à Remoulins par piège à particules - PAP - (≈ 1 mois d'exposition immergée) ; puis analyse du carbone organique (COP) et des autres contaminants (éléments traces métalliques, radionucléides, ...).

## Informations complémentaires :

Pour plus d'informations : sur le réseau d'observation des flux ainsi que sur les rapports associés.

Superficie du bassin : 1 855 km² - Seuil de crue*: 402 m³/s.

* Pour chaque station le seuil de crue est défini comme la moitié du débit de crue de période de retour 2 ans.
## FICHE STATION

<figure><img src="image_13.png" /></figure>

Observatoire
Sédiments
du Rhône

# LE GARDON A REMOULINS

## Station active depuis juin 2017

## MESURE EN CONTINU DE LA TURBIDITE

Le signal de turbidité est collecté sur une centrale d'acquisition pour établir une chronique avec un pas de temps de 10 minutes. La fenêtre de mesure est nettoyée par essuie-glace toutes les 4h pour éviter son encrassement.

La chaîne d'acquisition de mesure est constituée des éléments suivants :

- Turbidimètre Hach lange SC200 (1)

- Sonde Solitax HSLine 0-50 g/L (2)

- Centrale d'acquisition Ott Duosens (3)

<figure><img src="image_14.png" /></figure>

(1)

<figure><img src="image_15.png" /></figure>

(2)

<figure><img src="image_16.png" /></figure>

(3)

Sur le Gardon, la sonde mesure la lumière diffusée à 90° selon la norme EN ISO 7027 dans une gamme de 0 à 4000 NTU, 1 mg/L équivalent approximativement à 1 NTU.

## OBTENTION DE CHRONIQUES DE MES

Le signal de turbidité est converti en chroniques de MES par application d'une loi de conversion. Cette loi est construite au moyen d'échantillonnages d'eau brute pour des valeurs de turbidité explorant la gamme la plus large possible et pour lesquels sont analysées les concentrations en MES.

Sur le Gardon à Remoulins, des échantillonnages d'eau brute sont réalisés manuellement lors d'interventions sur site, afin de construire la courbe de conversion (turbidité ; MES). Actuellement, la station ne recense pas suffisamment de couples (turbidité ; MES) pour construire la courbe de conversion. Le coefficient de conversion est fixé à 1 pour obtenir la chronique de concentration en MES.

<figure><img src="image_17.png" /></figure>

## FLUX DE MES ET DE CONTAMINANTS

Chronique de flux de Hg à la station du Gardon à Remoulins (source : BDOH):

<figure><img src="image_18.png" /></figure>

La mesure du débit, de la concentration en MES et des concentrations en contaminants associés aux particules permettent le calcul de flux horaires de MES et de contaminants sur le Gardon à Remoulins.

$$ \text{Flux(MES)} = \text{Débit} \times \text{Conc.}(\text{MES}) $$

$$ \text{Flux}(\text{contaminant}) = \text{Débit} \times \text{Conc.}(\text{MES}) \times \text{Conc.}(\text{contaminant}) $$

Les chroniques de concentrations et les flux calculés dans le cadre de l'OSR sont consultables et téléchargeables sur la Base de Données des Observatoires en Hydrologie (BDOH).
# LE GARDON A REMOULINS

## Station active depuis 2017

## MESURE EN CONTINU DE LA TURBDITE

Le signal de turbidité est collecté sur une centrale d'acquisition pour établir une chronique avec un pas de temps de 10 minutes. La sonde est nettoyée minimum tous les mois pour éviter l'encrassement de la fenêtre de mesure.

La chaîne d'acquisition de mesure est constituée des éléments suivants :

<figure><img src="image_3.png" /><figcaption>Turbidimètre Hach
lange SC200</figcaption></figure>

<figure><img src="image_4.png" /><figcaption>Sonde Solitax HSLine
gamme 0-4000 NTU</figcaption></figure>

<figure><img src="image_5.png" /><figcaption>Centrale d'acquisition
OTT Duosens</figcaption></figure>

Sur le Gardon, la sonde mesure la lumière diffusée à 90° selon la norme EN ISO 7027 dans une gamme de 0 à 4000 NTU, 1 mg/L équivalent approximativement à 1 NTU.

## OBTENTION DE CHRONIQUES DE MES

Le signal de turbidité est converti en chroniques de MES par application d'une loi de conversion. Cette loi est construite au moyen d'échantillonnages d'eau brute pour des valeurs de turbidité explorant la gamme la plus large possible et pour lesquels sont analysées les concentrations en MES.

Sur le Gardon, un échantillonneur automatique ISCO 3700 doté de 24 flacons est utilisé, en particulier pour construire la courbe pour la mesure des événements extrêmes. L'échantillonneur, est asservi au turbidimètre. Lors d'un événement, sur élévation de la turbidité et donc franchissement d'une valeur de consigne déterminée par l'opérateur, l'échantillonneur entre en fonctionnement à un pas de temps fixe (défini par l'opérateur).

<figure><img src="image_6.png" /></figure>

## FLUX DE MES ET DE CONTAMINANTS

<figure><img src="image_7.png" /><figcaption>Chronique de flux de MES à la station du Gardon à
Remoulins (source BDOH)</figcaption></figure>

Les mesures du débit, de la concentration en MES et des concentrations en contaminants associés aux particules permettent le calcul de flux horaires de MES et de contaminants sur le Gardon à Remoulins.

$$Flux(MES) = D\acute{e}bit \times C(MES)$$

$$Flux(contaminant) = D\acute{e}bit \times C(MES) \times C(contaminant)$$

$$\text{Avec } C = \text{la concentration}$$

Les chroniques de concentrations et les flux calculés dans le cadre de l'OSR sont consultables et téléchargeables sur la Base de Données des Observatoires en Hydrologie (BDOH).
<figure><img src="image_8.png" /></figure>

Observatoire
des Sédiments
du Rhône

## Dispositifs scientifiques cadres

OHM
VALLÉE DU RHÔNE

<figure><img src="image_9.png" /></figure>

Zone
Atelier
LTSER FRANCE BASSIN DU RHÔNE

## Partenaires scientifiques

<figure><img src="image_10.png" /></figure>

<figure><img src="image_11.png" /></figure>

EVS

École d'Hôtellerie
et de Tourisme
du Rhône

<figure><img src="image_12.png" /></figure>

UNIVERSITE
DE LYON

<figure><img src="image_13.png" /></figure>

MINTPE

INRAO

<figure><img src="image_14.png" /></figure>

<figure><img src="image_15.png" /></figure>

RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fédéralisme

<figure><img src="image_16.png" /></figure>

<figure><img src="image_17.png" /></figure>

## Partenaires techniques et financiers

<figure><img src="image_18.png" /></figure>

<figure><img src="image_19.png" /></figure>

PRÉFÈTE
DE LA RÉGION
AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES

Liberté
Égalité
Fédéralisme

<figure><img src="image_20.png" /></figure>

RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fédéralisme

<figure><img src="image_21.png" /></figure>

<figure><img src="image_22.png" /></figure>

La Région
Auvergne-Rhône-Alpes

<figure><img src="image_23.png" /></figure>

Cofinancé par
l'Union européenne

<figure><img src="image_24.png" /></figure>

<figure><img src="image_25.png" /></figure>

RÉGION
SUD

<figure><img src="image_26.png" /></figure>

PROVENCE
ALPES
CÔTE D'AZUR

<figure><img src="image_27.png" /></figure>