<figure><img src="image_1.png" /></figure>

HAL
open science

# Présentation du projet ECOLOGGING en WEBINAIRE pour le RTCE 14 04 2025

Pierre Bordenave, Chaumeil Philippe

<figure><img src="image_2.png" /></figure>

## To cite this version:

Pierre Bordenave, Chaumeil Philippe. Présentation du projet ECOLOGGING en WEBINAIRE pour le RTCE 14 04 2025. INRAe UEFP. 2025. hal-05253935

HAL Id: hal-05253935

https://hal.inrae.fr/hal-05253935v1

Submitted on 15 Sep 2025

HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of sci-
entific research documents, whether they are pub-
lished or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destinée au dépôt et à la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
émanant des établissements d'enseignement et de
recherche français ou étrangers, des laboratoires
publics ou privés.

Public Domain
# ECOLOGGING : une station instrumentée connectée, fiable et évolutive

Contact : [pierre.bordenave@inrae.fr](mailto:pierre.bordenave@inrae.fr) et [philippe.chaumeil@inrae.fr](mailto:philippe.chaumeil@inrae.fr)

hal-05253935 et DOI : [10.17180/9m6z-fw28](https://wwwHAL.inrae.fr/10.17180/9m6z-fw28)

<figure><img src="image_3.png" /></figure>
☐ Contexte et Historique.

☐ Présentation, Détail et descriptif de la station.

☐ Déploiement dans différents écosystèmes (milieux) en 4G.

☐ Installation

☐ Transmission des données en 4G

☐ Monitoring

☐ Enregistrement des données

☐ Conclusion et amélioration

☐ Validation des données et étude de la dérive.

☐ Coût du développement d'une station météorologique.

☐ ECOLOGGING station instrumentée évolutive et modulable.

☐ Transmission des données en LoRaWAN.

☐ Acquisition et Capteurs

☐ Point AnaEE 2024.

☐ Conclusion et Perspectives.

<figure><img src="image_4.png" /></figure>
# Contexte et historique | Les stations instrumentées pour l'étude des écosystèmes.

* Sur le marché, il existe différents types de stations météorologiques :

* ✓ stations grand public (précision et fiabilité insuffisantes pour des projets de recherche),

* ✓ stations adaptées à l'utilisation en recherche mais relativement onéreuses !

* Ces stations de recherche sont soit non évolutives, coûtant environ 3 500€, soit évolutives avec un prix pouvant atteindre jusqu'à 15 000€.

<figure><img src="image_5.png" /><figcaption>Station météo de recherche Campbell Scientifique 15 000€ évolutive</figcaption></figure>

<figure><img src="image_6.png" /><figcaption>Station météo de recherche HOBBO 3 500€ non évolutive</figcaption></figure>

<figure><img src="image_7.png" /><figcaption>Station météo 100€</figcaption></figure>

<figure><img src="image_8.png" /></figure>
# Contexte et historique | Le projet Ecologging enjeux, innovation.

C'est une station instrumentée qui peut acquérir des données météorologiques, de Gaz à Effet de Serre, de suivi du sol et de niveau d'eau.

**ENJEUX :** autonome en énergie, bon rapport qualité/prix et une transmission de données fiable sur tout type de site, y compris des sites isolés et devant répondre à un besoin scientifique.

Elle devra être évolutive, modulable et déplaçable.

C'est un projet innovant qui a démarré en 2022.

Financement auprès du département ECODIV en 2023 avec un montant de 5000euros.

Financement de l'Infrastructure de Recherche AnaEE en 2024 avec un montant de 21000euros.

Ce financement à permis de développer quatre prototypes pour l'acquisition de la météorologique, des Gaz à Effet de serre, du water level, de mesurer la température et l'humidité du sol, de valider des capteurs et de mettre en place une transmission des données en 4G (sécurisée).

**Encadrement :**

* Un projet tuteuré avec l'IUT GEII licence SARI (Collaboration S.BOUTER) : Connected Garden 4G.

* Un projet tuteuré avec Sup Agro Montpellier (Collaboration A. DUCANCHEZ) : choix et validation d'un capteur de CO2.

* Stage IUT GEII 2ème année (Collaboration S.BOUTER, F.DEMONTOUX et Co encadrement F.RASPAIL) : ECOLOGGING mise en place d'une transmission de donnée en 4G.

* Stage licence 3 Université de Bordeaux EEA (Collaboration L.LASNE) : mise en place d'une transmission de donnée en LoRaWAN.

**Valorisation :**

* En cours de rédaction d'un article dans NOVAE pour ECOLOGGING météorologie et 4G.

* Un rapport sur les capteurs météorologiques : https://doi.org/10.17180/wmmr-n514 ; https://hal.inrae.fr/hal-04980464

* Un rapport sur les capteurs Suivi Sol et niveau d'eau : https://doi.org/10.17180/wmmr-n514 ; https://hal.inrae.fr/hal-04966987

* Un rapport sur le développement de la station Gaz à Effet de Serre : https://doi.org/10.17180/f3nr-fw27 ; https://hal.inrae.fr/hal-04967053

* Un rapport LoRaWAN sur le station ECOLOGGING : https://doi.org/10.57745/IVTWZH

* Diverses présentations pour : le réseau TEMPO (WEBINAIRE), Département ECODIV, CSU et COPIL XYLOSYLVE.

* Poster AG AnaEE à Sète : hal-04966905.

<figure><img src="image_9.png" /></figure>

INRAE
Contexte et historique | Ecologging Positionnement.

Le positionnement d'ECOLOGGING

<figure><img src="image_10.png" /></figure>
# Le projet | Ecologging → météorologie.

<figure><img src="image_11.png" /><figcaption>Microcontrôleur Arduino</figcaption></figure>

<figure><img src="image_12.png" /></figure>

<figure><img src="image_13.png" /><figcaption>Anémomètre et girouette Davis</figcaption></figure>

<figure><img src="image_14.png" /><figcaption>Température & Humidité</figcaption></figure>

<figure><img src="image_15.png" /></figure>

ou

<figure><img src="image_16.png" /></figure>
# Le projet | Ecologging → Station météorologique détail du fonctionnement.

<figure><img src="image_17.png" /></figure>

Utilisation QoS 2 (Quality of Service)
# Le projet | Ecologging → Station météorologique détail du fonctionnement.

**Acquisition des données et moyenne:** nous nous sommes appuyés sur les bonnes pratiques et la méthodologie similaire des centrales de grandes marques et des infrastructures de recherche.

- acquisitions 10secondes ou 20secondes,

- moyennes heure ou demi-heure.

<figure><img src="image_18.png" /></figure>

Utilisation QoS 2 (Quality of Service)
Le projet | Ecologging → Station météorologique détail du fonctionnement.

<figure><img src="image_19.png" /></figure>

Utilisation QoS 2 (Quality of Service)
Le projet | Ecologging → Station météorologique détail du fonctionnement.

<figure><img src="image_20.png" /></figure>
# Le projet | Avant chaque déploiement important.

## Choix de l'opérateur :

réalisation d'une étude de terrain avec le site internet CARTORADIO qui donnera des informations sur l'état du réseau avant le déploiement.

Ceci peut nous informer pour le bon choix de l'opérateur GSM : https://www.cartoradio.fr/

## Choix du fournisseur :

Nous passons par la société AIRMOB qui délivre des cartes SIM IoT.

Nous prenons du 20giga.

Il faut que les cartes SIM soient sans code PIN.

En règle générale nous passons par SFR mais il y a la possibilité de passer chez orange juste en faisant un mail ou un appel téléphonique à AIRMOB.

Après il faudra attendre 10min et redémarrer l'équipement.

**Attention** avec les cartes SIM SMS+DATA+voix illimitées, ceci fonctionne mais au bout d'un certain moment votre carte SIM sera black lister car les fournisseurs pensent que c'est du piratage.

Contact INRAe : Sonia DOBIE et service-client@airmob.net

<figure><img src="image_21.png" /></figure>

INRAE
# Le projet | Comment récupérer les données et fonctionnement de la transmission en 4G.

## Protocole MQTT → Choix MQTTs sécurisé.

Nous avons inséré dans le shield SIM7600 ARDUINO des clés de cryptage. Nous envoyons les données avec Login et mdp sur un BROKER MQTTS installé sur un serveur de l'université. Puis nous récupérons les moyennes à l'heure avec le logiciel NODE_RED (administrateur) sur un PC technique.

<figure><img src="image_22.png" /></figure>

Utilisation QoS 2 (Quality of Service)

<figure><img src="image_23.png" /></figure>

Nod_RED nous permet d'avoir un monitoring (visualisation temps réel), d'avoir une sauvegarde sur le PC technique et sur le serveur (l'utilisateur aura accès à un fichier.csv avec un login et mdp).
# Le projet | Comment récupérer les données et fonctionnement de la transmission en 4G complètement détaillé

<figure><img src="image_24.png" /></figure>

Utilisation QoS 2 (Quality of Service)

Biogeco-p.synology.me

* LOGIN+MDP

* Récupérer les données en .csv

<figure><img src="image_25.png" /></figure>

Utilisateurs

<figure><img src="image_26.png" /></figure>
Le projet | Ecologging → Les différents Déploiements et retour d'expérience.

<figure><img src="image_27.png" /></figure>

INRAÉ
# Le projet | Ecologging → Les différents Déploiements.

Nous avons déployé la station Ecologging sur différents sites ayant différentes caractéristiques environnementales

<table><thead><tr><td>Nom des sites</td><td>Caractéristiques du terrain</td><td>Environnement</td><td>Tmax en °C</td><td>Tmin en °C</td></tr></thead><tbody><tr><td>Parc météo de Cestas (33)</td><td>Totalement dégagé</td><td>Dégagé</td><td>40°C</td><td>-6°C</td></tr><tr><td>Xylosylve (33)</td><td>Pinède Landaise</td><td>Sous couvert</td><td>32°C</td><td>-5°C</td></tr><tr><td>Cadouin (24)</td><td>Colline</td><td>Brumeux</td><td>35°C</td><td>-8°C</td></tr><tr><td>Theix (63)</td><td>Plateau moyenne montagne</td><td>Dégagé</td><td>30°C</td><td>-10,8°C</td></tr><tr><td>OPTMmix Gien (45)</td><td>Chênes et Pins</td><td>Sous couvert</td><td></td><td>-2°C</td></tr><tr><td>Kourou Guyane</td><td>Dégagé</td><td>Très humide</td><td>35°C</td><td>25°C</td></tr><tr><td>Fontblanche Aubagne (13)</td><td>Forêt méditerranéenne</td><td>Sur une tour à Flux</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>

<figure><img src="image_28.png" /></figure>
# Le projet | Ecologging → Déploiement sur site isolé.

Déploiement de la station météorologique sur le site **INRAe de CADOUIN** = site isolé → depuis le 16 Décembre 2023.

## Problématique d'émission :

Travail sur la communication 4G.

- Mise en tampon des données,

- Reconnexion au réseau,

- En cours relance reset SIM 7600 (module 4G).

<figure><img src="image_29.png" /></figure>
# Le projet | Ecologging → Déploiement sur site isolé.

Déploiement de la station météorologique sur le site **INRAe de CADOUIN** = site isolé → depuis le 16 Décembre 2023.

<figure><img src="image_30.png" /></figure>

## Donnees meteo Cadouin_secu_Fac

### Température en °C

<figure><img src="image_31.png" /></figure>

### Humidité Relative en %

<figure><img src="image_32.png" /></figure>

### Rayonnement en Lux

<figure><img src="image_33.png" /></figure>

### Vitesse du vent en km/h

<figure><img src="image_34.png" /></figure>

### Direction du vent en Deg

<figure><img src="image_35.png" /></figure>

### Cumul de Pluie en mm

<figure><img src="image_36.png" /></figure>
# Le projet | Ecologging → Déploiement sur site plateau montagneux.

Déploiement de la station météorologique sur le site **INRAe de THEIX** = site INRAe plateau de moyenne montagne le 16/10/2024.

<figure><img src="image_37.png" /></figure>

<figure><img src="image_38.png" /></figure>

<figure><img src="image_39.png" /></figure>

## Problématique climatique :

- Résistance au froid,

- Neige,

- Développement de nouveaux capteurs.

<figure><img src="image_40.png" /></figure>
# Le projet | Ecologging → Déploiement sur site Pinède Landaise de XYLOSYLVE.

Déploiement de la station météorologique sur le site **INRAe de Pierroton** = site INRAe pinède Landaise le 04/11/2024.

<figure><img src="image_41.png" /></figure>

<figure><img src="image_42.png" /></figure>

## **Problématique forestière (pins maritimes) :**

- Couvert forestier landais (transmission des données),

- Proximité pour le développement.

**Solution :** Antenne déportée.

<figure><img src="image_43.png" /></figure>
# Le projet | Ecologging → Déploiement sur site OPTMix forêt de chênes et pins sylvestres.

Déploiement de la station météorologique sur le site **INRAe de OPTMix (Orléans)** = le 29/01/2025.

<figure><img src="image_44.png" /></figure>

## Problématique forestière (chênes et pins sylvestres) :

- Couvert forestier dense (transmission des données),

- Travail sur la recharge solaire.

**Solutions** : Une étude de terrain avant déploiement, un troisième panneau solaire et une batterie avec une plus grande capacité.

<figure><img src="image_45.png" /></figure>

<figure><img src="image_46.png" /></figure>
# Le projet | Ecologging → Déploiement sur site Fontblanche forêt méditerranéenne.

Déploiement de la station météorologique sur le site **INRAe de Fontblanche (Aubagne)** = le 12/03/2025.

<figure><img src="image_47.png" /></figure>

## Problématique forestière (chênes verts et les pins d'Alep) :

- Installation sur une tour à flux,

- Electricité disponible.

**Solutions** : modification du châssis de la station et mise en place d'une alimentation électrique en ligne avec du secouru.

<figure><img src="image_48.png" /></figure>

<figure><img src="image_49.png" /></figure>

donnees meteo Fontblanche cesu FAC

Temperature en °C

Temperature en °C

<figure><img src="image_50.png" /></figure>

Humidité Relative en %

Humidité Relative en %

<figure><img src="image_51.png" /></figure>

Rayonnement en Lux

Rayonnement en Lux

<figure><img src="image_52.png" /></figure>

Vitesse du Vent en km/h

Vitesse du vent en km/h

<figure><img src="image_53.png" /></figure>

Direction du Vent en Deg

Direction du Vent en deg

<figure><img src="image_54.png" /></figure>

Cumul de Pluie en mm/h

Cumul de Pluie en mm/Heure

<figure><img src="image_55.png" /></figure>

TimeZone

TimeZone

1

Heure UTC

Heure UTC

2025-03-18 16:00:00

Time Station sur site

Time Station sur site
2025/03/18
17:00:00
# Le projet | Ecologging → Déploiement sur site lointain.

Déploiement de la station météorologique sur le site **INRAe de Kourou Guyane** 06/11/2024 étude de la réception des données depuis un site distant de 6800km.

<figure><img src="image_56.png" /></figure>

<figure><img src="image_57.png" /></figure>

## **Problématique :**

- Distance,

- Fuseau horaire,

- Milieu tropical.

**Solutions :** modification packaging de la station, récupération du Time Zone, de l'heure UTC et recalage de l'horloge RTC de la station sur un serveur de temps.

<figure><img src="image_58.png" /></figure>
# Le projet | Ecologging → Conclusion des différents déploiements.

Suite aux différents déploiements, Les contraintes du territoire et du lieu d'implantation, nous ont amené à améliorer de façon constante le système.

Nous avons été amené à améliorer de façon constante le système :

- Amélioration de la transmission en 4G,

- Durabilité, précision et amélioration de la station,

- Développement de nouveaux capteurs,

- Amélioration recharge et énergie,

- Amélioration du packaging des capteurs.

<figure><img src="image_59.png" /></figure>

<figure><img src="image_60.png" /></figure>

<figure><img src="image_61.png" /></figure>

<figure><img src="image_62.png" /></figure>

<figure><img src="image_63.png" /></figure>

<figure><img src="image_64.png" /></figure>
Le projet | Ecologging → Les dernières évolutions, validations des données et étude de la dérive.

<figure><img src="image_65.png" /></figure>
# Le projet | Ecologging → Les dernières évolutions.

<figure><img src="image_66.png" /></figure>

Mise en place d'une base de données.

<figure><img src="image_67.png" /></figure>

Mise en place d'une visualisation avec Grafana.

<figure><img src="image_68.png" /></figure>

Time Station sur site

Time Station sur site
2025/01/23
07:00:00

Heure UTC

Heure UTC
2025-01-23 06:00:00

Time Zone

Time Zone
1

<figure><img src="image_69.png" /></figure>
# Le projet | Ecologging → Validation des données et étude de la dérive des capteurs.

Déploiement le 25/10/2023 de la station ECOLOGGING dans le parc météorologique **de CESTAS Pierroton**
→ Intercomparaison de la station ECOLOGGING à la station météorologique AGROClimatik

→ Etude de la dérive des capteurs dans le temps

<figure><img src="image_70.png" /></figure>

<figure><img src="image_71.png" /></figure>

## Données Agro Clim Pierroton

### Temperature en °C

<figure><img src="image_72.png" /></figure>

### Humidité Relative en %

<figure><img src="image_73.png" /></figure>

### Rayonnement en Lux

<figure><img src="image_74.png" /></figure>

### Vitesse du Vent en km/h

<figure><img src="image_75.png" /></figure>

### Direction du Vent en Deg

<figure><img src="image_76.png" /></figure>

### Cumul de Pluie en mm/heure

<figure><img src="image_77.png" /></figure>
# Le projet | Ecologging → Validation des données et étude de la dérive des capteurs.

<figure><img src="image_78.png" /><figcaption>Diagramme de dispersion : tests de cumul de pluie ECOLO et TRwS405 Juillet à Novembre 2024</figcaption></figure>

<figure><img src="image_79.png" /><figcaption>Cumul de pluies Octobre 2023/ Juillet 2024</figcaption></figure>

<figure><img src="image_80.png" /><figcaption>Cumul de pluies Juillet à Novembre 2024</figcaption></figure>

<figure><img src="image_81.png" /></figure>

<figure><img src="image_82.png" /></figure>

<figure><img src="image_83.png" /></figure>

<figure><img src="image_84.png" /></figure>

Le TRwS405 est un pluviomètre gravimétrique.
# Le projet | Ecologging → Validation des données, étude de la dérive des capteurs et influence du packaging.

Différents packaging pour le capteur de T&H ont été testé : **présentation des packaging**.

<figure><img src="image_85.png" /></figure>

Les packaging pour les capteurs de T&H sont des maquettes, qui seront démultipliés avec une imprimante 3D, <u>dès qu'ils seront validés.</u>
# Le projet | Ecologging → Validation des données, étude de la dérive des capteurs et influence du packaging. Différents packaging pour le capteur de T&H ont été testé : Les résultats.

<figure><img src="image_86.png" /><figcaption>T ECOLOGGING et T AGROCLIM en DegC</figcaption></figure>

<figure><img src="image_87.png" /><figcaption>HR ECOLOGGING et HR Agroclim en %</figcaption></figure>

<figure><img src="image_88.png" /></figure>

<figure><img src="image_89.png" /><figcaption>T ECOLOGGING et T AGROCLIM en DegC</figcaption></figure>

<figure><img src="image_90.png" /><figcaption>HR ECOLOGGING et HR AGROCLIM en %</figcaption></figure>

<figure><img src="image_91.png" /></figure>

<figure><img src="image_92.png" /><figcaption>T ECOLOGGING et T AGROCLIM en DegC</figcaption></figure>

<figure><img src="image_93.png" /><figcaption>HR ECOLOGGING et HR AGROCLIM en %</figcaption></figure>

<figure><img src="image_94.png" /></figure>

<table><thead><tr><th>Etude ECOLOGGING VS AGROCLIM</th><th>Octobre 2023 à Mars 2024</th><th>Novembre 2024 à Janvier 2025</th><th>Janvier 2025 à Février 2025</th></tr></thead><tbody><tr><th scope="row">R² Température</th><td>0,6195</td><td>0,8695</td><td>0,9535</td></tr><tr><th scope="row">R² Humidité</th><td>0,3297</td><td>0,5304</td><td>0,8177</td></tr></tbody></table>
## Le projet | Ecologging → Cout de l'installation ECOLOGGING météorologie.

Le coût est estimé à :

- Anémomètre girouette : DAVIS 190,83eurosHT

- Lextronic : le pluviomètre 16,44eurosHT + Godet impression 3D 12euros

- Gotronic : capteurs, instrumentation 600,13eurosHT

- Leroy Merlin : 100,11eurosTTC

- Rs components : 70,60eurosHT

- Batteries environ 70euros.

- Carte SIM IoT 20euros/mois + démarrage abonnement 20euros.

En utilisant un autre fournisseur pour le microcontrôleur et les capteurs vous pouvez descendre le coût de la station ECOLOGGING.

<figure><img src="image_95.png" /></figure>
Le projet | Ecologging → Station Evolutive et Modulable.

<figure><img src="image_96.png" /></figure>

INRAO
# Le projet | Ecologging → Evolutive / Modulable : Transmission de données en LoRaWAN (longue distance) pour sortir des zones blanches (stage Ambre Jarrier).

<figure><img src="image_97.png" /></figure>

Zone blanche

<figure><img src="image_98.png" /></figure>

Station météo en
LoRaWAN

Zone GSM/4G

<figure><img src="image_99.png" /></figure>

Passerelle
LoRaWAN/4G

Zone internet

<figure><img src="image_100.png" /></figure>

Serveurs

©JarrierA

<figure><img src="image_101.png" /></figure>

Shield dragino LA66

<figure><img src="image_102.png" /></figure>

Dragino Outdoor
DLOS8N-4G

<table><thead><tr><td>Autonomie avec pile Li-ion 38,48Wh</td><td>Temps en heure</td></tr></thead><tbody><tr><td>Station météorologique 4G</td><td>57</td></tr><tr><td>Station météorologique LoRaWAN</td><td>73</td></tr></tbody></table>

https://doi.org/10.57745/IVTWZH

Pour répondre à un besoin de non transmission des données en Zone blanche, nous avons développé la station instrumentée avec une transmission des données en LoRaWAN.

<figure><img src="image_103.png" /></figure>

THE THINGS
NETWORK

Logo The Things
Network

<figure><img src="image_104.png" /></figure>
Le projet | Ecologging → Evolutive / Modulable : type de capteurs.

<figure><img src="image_105.png" /></figure>

<figure><img src="image_106.png" /></figure>

<figure><img src="image_107.png" /></figure>

<figure><img src="image_108.png" /><figcaption>Coefficient de Corrélation R² entre les deux piézomètres étudiés : le KIT0139 et le CS451 de la cabane C6 en mm</figcaption></figure>

<figure><img src="image_109.png" /><figcaption>Boite à moustache KIT0139 et Piézomètre CS451 de la cabane C6 en mm</figcaption></figure>

<figure><img src="image_110.png" /></figure>
Le projet | Ecologging → Bilan / Conclusion et Perspectives.

<figure><img src="image_111.png" /></figure>
# Le projet | Ecologging → AnaEE 2024 et installation dans d'autres ECOSYSTEMES.

L'idée du projet ECOLOGGING pour ANAEE 2024 était de :

- Partie météorologique : Tester, déployer et intercomparer sur d'autres sites.

- Partie GES : Concevoir, Développer, tester, déployer

- Partie Water Level : testée, déployée et intercomparer

- Partie Suivi du sol : testée, déployée et intercomparer

Nous possédons **six prototypes fonctionnels pour la partie météorologie, 2 stations GES, 1 water Level et 2 suivi du sol** pour fin 2024.

Développement de la transmission des données en **4G sécurisée (collaboration et gros travail de Philippe Chaumeil BIOGECO)** et en LoRaWAN.

## Déployés :

- Cadouin Dordogne (24) site isolé forestier et dégagé.

- Hermitage (Cestas 33) étude dérive des capteurs dans le temps.

- Site XYLOSYLVE (Cestas 33) : Hermitage Pinède.

- Site plateau Auvergne : THEIX (63).

- Site Kourou UMR ECOFOG : Forêt très humide et grande distance d'envoie de données.

- Site OPTMix (Val de Loire 45) : forêt couverte (Pin sylvestre et Chêne (30m de haut)).

- Site de Font Blanche météorologie (13) : Forêt mélangée méditerranéenne le 12/03/2025.

<figure><img src="image_112.png" /></figure>
Juste pour rappel on n'est pas là pour **concurrencer les gros équipements comme les LiCor, les stations Agroclim et les stations CAMPBELL**.

L'idée serait d'amener des points complémentaires de mesures et de pouvoir répondre à un besoin financier.

<figure><img src="image_113.png" /></figure>
Après plusieurs années de tests, validation et suite aux divers déploiements, nous pouvons dire que le système est fiable pour les capteurs. Que les composants sont facilement interchangeable en cas de détérioration.

La transmission des données est fiable et sécurisée.

Les stations sont évolutives, modulables et déplaçables ralliant une qualité coût de la donnée pour une adaptabilité optimale à certains besoins scientifiques.

Nous sommes en train de finaliser le développement de l'équipement pour qu'il soit totalement autonome sans interaction humaine, sauf de la maintenance.

Nous mettons à disposition des protocoles, tutoriels et bases de données pour faciliter l'adoption par d'autres institutions (partage des ressources).

Le déploiement en Guyane nous a permis de valider notre système : c'est-à-dire que les stations peuvent être envoyées à l'autre bout du monde (Guyane) et il faut juste un technicien pour l'installer.

<figure><img src="image_114.png" /></figure>
Les avancées technologiques réalisées dans ce projet offrent un potentiel considérable pour le futur. Ces stations pourraient fournir des données en temps réel, précieuses pour :

- L'étude des écosystèmes

- La prévention des risques (ex. : inondations)

- Le suivi et l'étude du réchauffement climatique.

Un développement à grande échelle pourrait permettre la mise en place d'un maillage territorial, à l'image du réseau d'antennes RTK développé par Julien Ancelin pour Centipède.

Une étude théorique technique sur les composants électroniques de la station a également été réalisée pour l'adaptation à différents contexts (étranger) d'un point de vue transmission des données en 4G. Il faudra pour ceci changer de carte SIM et d'antennes en fonction des spécificités locales.

Nous souhaiterions valider ces hymothèses en déployant quelques stations dans différents écosystèmes extremes tels que : le Canada, l'Afrique, les deserts, l'asie ou tout autre region présentant des conditions uniques.

Merci pour votre attention...

...des questions ?!

<figure><img src="image_115.png" /></figure>
# Remerciements

Ce projet a bénéficié de financements de la part du département ECODIV dans le cadre de son appel incitatif Transitions Techniques, Technologiques ou méthodologiques ainsi de l'infrastructure nationale AnaEE France au travers du programme d'actions initiatives des infrastructures nationales de l'AllEnvi en lien avec le Ministère chargé de la recherche (MESRI) pouvant me permettre de continuer de développer ce projet.

Je tiens aussi à remercier Frédéric Bernier, Alexia Mathou et Pierre Trichet qui m'ont poussé, encouragé, soutenu pour faire évoluer ce projet.

Je remercie l'ensemble des interlocuteurs et des soutiens techniques : Philippe Chaumeil, Frédéric Raspail, Franck Salin, Régis Burlett, Céline Meredieu, Loïc Kerdraon et Frédéric Lagane de l'UMR Biogeco ; Thierry Labbé, Frédérique Générale, Stéphanie Dechery, Annie Raffin, Bernard Dokhelar et Bernard Issenhuth de l'UEFP ; Luc Lasne du CREEA ; Olivier Marloie de l'URFM ; Thierry Balette du Lycée GYNEMER ; Allan Uguet U3E ; Cédric Goby UMR1334 ; Franck Perret de l'UMR5600 ; Georges Chollon du LCTS ; Guillaume Laduye, Catherine Bourdier et Daniel Geoffroy de chez Air Liquide ; Olivier Ravel et Clément Piel de l'Ecotron de Montpellier ; le lycée A. KASTLER de Talence.

Je remercie aussi les collègues qui ont montré un intérêt pour ce travail et ont souhaité installer une station ECOLOGGING, me permettant de poursuivre également mes tests : Jean-Yves Goret (ECOFOG), Julie Bossu (CNRS), David Colosse UREP, Frédérique Louault UREP, Guillaume Simioni URFM, Nathalie Korboulewsky et Stéphane Matz de l'INRAe OPTMix UREFNO.

Je remercie les étudiants des projets tuteurés de Sup Agro Montpellier, co-encadrés par Arnaud Ducanchez ; Lucas Larrode, étudiant à l'IUT GEII pour son stage et les divers co-encadrements de projets tuteurés avec Mr Bouter et Mr Demontoux. Je remercie particulièrement Oumar Mahamat et Ambre Jarrier pour leur travail lors de leurs stages (respectivement étudiant du MASTER II ISE en EEA et étudiante de Licence 3ème année ISE en EEA).

Enfin je remercie Mr Amiet, Mme Grandjean et Mr Bourgain de la société CHROMATOTEC pour l'appui à la valorisation, Florent Mary de la société Gotronic, Laurent Georget de chez Météoshopping et la société Dgmeca pour les supports techniques.

<figure><img src="image_116.png" /></figure>
FIN

<figure><img src="image_117.png" /></figure>

INRAO