# Résif-CLB dans l'Ouest de la France : actions 2017-2019 à l'Osuna

Damien Fligiel, Mickaël Bonnin, Pierrick Gernigon, Éric Beucler, Kémi Kouadio, A. Mocquet

## ► To cite this version:

Damien Fligiel, Mickaël Bonnin, Pierrick Gernigon, Éric Beucler, Kémi Kouadio, et al., Résif-CLB dans l'Ouest de la France : actions 2017-2019 à l'Osuna. Rencontres scientifiques et techniques RESIF 2019, Nov 2019, Biarritz, France. hal-02446633

HAL Id: hal-02446633

https://hal.science/hal-02446633v1

Submitted on 12 Mar 2020

HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of sci-
entific research documents, whether they are pub-
lished or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destinée au dépôt et à la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
émanant des établissements d'enseignement et de
recherche français ou étrangers, des laboratoires
publics ou privés.

<figure><img src="image_1.png" /></figure>

Distributed under a Creative Commons CC BY 4.0 - Attribution - International License
# RESIF - CLB dans l'Ouest de la France

## Actions 2017-2019 à l'OSUNA

Damien Fligiel, Mickaël Bonnin, Pierrick Gernigon, Eric Beucler, Kémi Kouadio & Antoine Mocquet

Oct 2019

2017

<figure><img src="image_2.png" /></figure>

<figure><img src="image_3.png" /></figure>

### Analyse des glitches de la station SROF:

* Amélioration sur les composantes horizontales à longues périodes une fois enfoui.

* Amélioration à haute fréquence une fois enfoui.

* Présence de glitches peu nombreux (1 par 24h en moyenne).

* Glitches d'amplitudes importantes.

* Glitches peu visibles sur la verticale.

* Glitches multi directionnels sur le plan horizontal.

<figure><img src="image_4.png" /></figure>

PSD du test de la composante Vert. à 1m avec un T120PH sur 1 mois.

<figure><img src="image_5.png" /></figure>

PSD du T120PH de la composante Vert. à 12 m sur 1 mois.

<figure><img src="image_6.png" /></figure>

PSD du test de la composante EST à 1m avec un T120PH sur 1 mois.

<figure><img src="image_7.png" /></figure>

PSD du T120PH de la composante EST à 12 m sur 1 mois.

<figure><img src="image_8.png" /><figcaption>Schéma d'installation des différents capteurs pour les analyses.</figcaption></figure>

<figure><img src="image_9.png" /><figcaption>Glitches très visibles sur les composantes horizontales mais peu sur la verticale.</figcaption></figure>

<figure><img src="image_10.png" /><figcaption>Répartition des directions et amplitudes des glitches sur le plan horizontal sur une durée d'une semaine. Peu nombreux, mais de forte intensité.</figcaption></figure>

<figure><img src="image_11.png" /><figcaption>Tableau montrant la réaction des trois capteurs au moment d'un glitch.</figcaption></figure>