# Chambres Automatiques d'Evapo-Respirationdu Sol

Bartosz Zawilski

► To cite this version:

Bartosz Zawilski. Chambres Automatiques d'Evapo-Respirationdu Sol. Journées de la mesure et de la métrologie, Oct 2023, Sète, France. hal-04245718

HAL Id: hal-04245718

https://hal.science/hal-04245718v1

Submitted on 17 Oct 2023

HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of sci-
entific research documents, whether they are pub-
lished or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destinée au dépôt et à la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
émanant des établissements d'enseignement et de
recherche français ou étrangers, des laboratoires
publics ou privés.

<figure><img src="image_1.png" /></figure>

Distributed under a Creative Commons CC0 1.0 - Universal - International License
<figure><img src="image_2.png" /></figure>

# Chambres Automatiques d'Evapo Respiration du Sol

Zawilski B. M. [bartosz.zawilski@cnrs.fr](mailto:bartosz.zawilski@cnrs.fr)

Bustillo V., Remont C.

Centre d'Etudes Spatiales de la BIOSphère

18 avenue Edouard Belin, 31400 Toulouse, France

Amarouche N¹. nadir.amarouche@cnrs.fr

Amorim Rodrigues T², Frerot F. ¹, Degret G ¹.

¹ Division Technique Institut National des Sciences de l'Univers

1 Avenue de la Terrasse, 91190 GIF-SUR-YVETTE, France

² IUT Velizy, Université de Paris Saclay

10-12 Av. de l'Europe, 78140 Vélizy-Villacoublay, France

Lily J-B. [jb.lily@hotmail.fr](mailto:jb.lily@hotmail.fr)

Ingénieur en systèmes embarqués

3, rue Damain la Ville, 54280 Velaine Sous Amance, France

<figure><img src="image_3.png" /></figure>

<figure><img src="image_4.png" /></figure>

<figure><img src="image_5.png" /></figure>

INSU
Observer & comprendre

<figure><img src="image_6.png" /></figure>

<figure><img src="image_7.png" /></figure>

Université
Paul Sabatier
TOULOUSE III

<figure><img src="image_8.png" /></figure>

<figure><img src="image_9.png" /></figure>

<figure><img src="image_10.png" /></figure>

integrated
carbon
observation
system

<figure><img src="image_11.png" /></figure>

<figure><img src="image_12.png" /></figure>

<figure><img src="image_13.png" /></figure>

## Contexte & Objectifs

* Dans le contexte du réchauffement climatique global, on suit les efflux des gazes à effet de serre du sol.

L'une des techniques les plus utilisées sont les chambres d'accumulation. Cette technique présente des avantages et des défauts.

* **Avantages :**
  - Relativement peu coûteuse et simple d'utilisation.

- Permet de mesurer localement les efflux.

* **Défauts :**
  - Souffre de le variabilité spatiale.

- Technique invasive qui perturbe son environnement et vice versa.

**OBJECTIFS :** Construire des chambres d'accumulation relativement bon marché pour pouvoir multiplier les points de mesure, faciles d'utilisation et d'entretien, durables avec possibilité de corrections des données par rapport aux conditions externes.

<figure><img src="image_14.png" /></figure>

## Chambres à installation de longue durée CAERS, modèle P-Gaz

* Entièrement automatisées, colliers détachables en acier inoxydable.

* Double écrantage UV et IR.

* Sondes d'humidité relative et de température de l'air et du sol, de pression d'air, et anémométrique.

* Options : Grilles anti pincement de la végétation, GPS.

* Peut fonctionner avec un analyseur d'air et enregistreur des données externe via un multiplexeur pneumatique.

* Peut fonctionner avec des capteurs NDIR et enregistreur de données interne.

* Peut fonctionner sur batterie (rechargeable avec quelques mois d'autonomie).

* Calculs internes des efflux suivant la régression non linéaire, linéaire et polynômiale.

* Communication numérique filaire par RS-485 ou, au choix, par Lora (protocole Lora WAN).

* Auto diagnostic consigné dans un fichier log et affichable sur un écran interne.

* Interface de débogage USB.

<figure><img src="image_15.png" /></figure>

<figure><img src="image_16.png" /></figure>

<figure><img src="image_17.png" /></figure>

## Chambres portables pour analyseur de gaz externe BPC

* Chambres portables à poser sur des colliers en acier inoxydable pré-positionnées.

* Chambres conçues pour un analyseur portable externe (FTIR Gasmet GT5000).

* Totalement autonomes, fonctionnant sur batterie (autonomie de 12h en continu)

* Sondes d'humidité relative, de pression et de la température d'air.

* GPS pour une géolocalisation précise.

* Ecran d'affichage OLED.

* Transmission des données par Bluetooth.

## Chambres portables pour analyseurs de gaz internes CoOxy

* Chambres portables à poser sur des colliers en acier inoxydable pré-positionnées.

* Chambres conçues pour un analyseur NDIR interne (CO₂, O₂).

* Totalement autonomes, fonctionnant sur batterie (autonomie de 12h en continu)

* Sondes d'humidité relative, de pression et de la température d'air.

* Un GPS pour une géolocalisation précise et un enregistreur de données muni d'une horloge temps réel.

* Ecran d'affichage OLED.

* Transmission des données sur port USB.

<figure><img src="image_18.png" /></figure>

<figure><img src="image_19.png" /></figure>

## Conclusion

Les efflux de gaz à effet de serre du sol peuvent être surveillés avec précision par des chambres d'accumulation. Chaque utilisation nécessite une solution adaptée. Du fait d'un large panel d'utilisateurs, les chambres doivent être simples d'utilisation et d'entretien. De nos jours, les possibilités dérivées de la technologie IOT omniprésente permettent de réaliser des configurations entièrement automatisées robustes et relativement peu onéreuses.

## Remerciements

Ce développement instrumental est financé par l'Institut National des Sciences de l'Univers (CNRS-INSU) à travers l'AAP IIT, par CNRS Terra Forma, par ICOS France et par OSR SW.