# Caractérisation de filtrabilité par la filtration centrifuge
## – CEFU

Maksym Loginov, Franco Samper, Geneviève Gésan-Guiziou, Eugène Vorobiev, Titus Sobisch, Dietmar Lerche

► To cite this version:

Maksym Loginov, Franco Samper, Geneviève Gésan-Guiziou, Eugène Vorobiev, Titus Sobisch, et al. Caractérisation de filtrabilité par la filtration centrifuge – CEFU. Congrès MemPro VI Intégration des Membranes dans les procédés, Jun 2017, Saint Malo, France., 2017. hal-01539464

HAL Id: hal-01539464

https://hal.science/hal-01539464

Submitted on 14 Jun 2017

HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of sci-
entific research documents, whether they are pub-
lished or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destinée au dépôt et à la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
émanant des établissements d'enseignement et de
recherche français ou étrangers, des laboratoires
publics ou privés.

<figure><img src="image_1.png" /></figure>

Distributed under a Creative Commons Attribution - ShareAlike 4.0 International License
# CARACTÉRISATION DE LA FILTRABILITÉ DE DISPERSIONS COLLOÏDALES PAR FILTRATION CENTRIFUGE

Maksym Loginov, Geneviève Gésan-Guiziou
STLO, INRA, Agrocampus Ouest, France

Franco Samper, Université nationale de Cuyo, Argentine
Eugène Vorobiev, Université de technologie de Compiègne, France

Titus Sobisch, Dietmar Lerche
LUM GmbH, Allemagne

**Notre objectif** : développer un outil laboratoire pour analyser la filtrabilité de petits échantillons de solutions, dispersions et suspensions colloïdales.

**Pourquoi par filtration centrifuge ?** La centrifugation analytique (LumiSizer, LUM) permet de réaliser l'analyse automatique et simultanée des douze échantillons différents de petit volume (≈ 1 ml).

## Principe

a) Les cellules de filtration sont remplies par les échantillons ;

b) la centrifugation est lancée à l'accélération souhaitée ;

c) la pression transmembranaire (10...500 kPa) est créée par la force centrifuge ;

d) le volume de filtrat est mesuré par le système optique de la centrifugeuse ;

Il reste à comparer et à analyser les courbes de filtration.

<figure><img src="image_2.png" /></figure>

<figure><img src="image_3.png" /></figure>

## Comment exploiter les courbes de la filtration centrifuge?

Si vous ne voulez pas faire de calculs, vous pouvez comparer les courbes pour « classer » les échantillons du plus filtrable au moins filtrable,

Si vous êtes prêt à traiter les courbes, vous pouvez

(a) calculer la résistance hydraulique de la membrane ;

(b) calculer la résistance spécifique du gâteau formé pendant l'ultrafiltration ;

(c) observer le colmatage de la membrane pendant la microfiltration,

<figure><img src="image_4.png" /></figure>

<figure><img src="image_5.png" /><figcaption>Résistance spécifique du gâteau mesurée pendant l'ultrafiltration de solutions de BSA

(Loginov et al., JMS 2017)</figcaption></figure>

<figure><img src="image_6.png" /><figcaption>Colmatage de la membrane Millipore pendant la microfiltration de β-lactoglobuline

(étude en cours)</figcaption></figure>

**En conclusion et perspective,** la filtration centrifuge peut aider à l'étude de la filtrabilité de solutions, dispersions et suspensions colloïdales et ainsi contribuer à l'optimisation de la filtration (choix de membranes, adéquation échantillons / membranes).

<figure><img src="image_7.png" /></figure>